EM-4055 - Terrômetro Digital - highmed Fale Conosco:(11) 2717-77602081-7160(11) 94192-5460vendas@highmed.com.brBuscar no siteBuscarTodo o siteAnálise de gasesEletro-EletrônicaEnsaios ElétricosLaboratórioMecânicaMetrologiaSegurança do TrabalhoServiçosToggle navigationAnálise de GasesAnálise de gasesPortáteis MarcaKaneTestoOs Mais VendidosCarrosselGases
ou 3x de R$ 62,36
R$ 2.063,43
ou 6x de R$ 343,90
Solicitar cotação Comprar com calibração 490
ou 5x de R$ 51,23
Solicitar cotação Comprar com calibração 494
Solicitar cotação Comprar com calibração 529
ou 6x de R$ 5.583,33
Solicitar cotação Comprar com calibração 142
ou 6x de R$ 1.075,00
Solicitar cotação Comprar com calibração 321
Solicitar cotação Comprar com calibração 328
Solicitar cotação Comprar com calibração 318
ou 6x de R$ 564,16
ou 6x de R$ 224,50
Ensaios ElétricosTerrômetros
EM-4055 - Terrômetro DigitalOpinião dos Consumidores:0
CODIGO 30.160.003
ComprarProduto Esgotado Solicitar cotação Comprar com calibração Ficha TécnicaFicha TécnicaO EM-4055 é um terrômetro digital controlado por microprocessador que permite a medição de resistência de aterramento e de resistividade do terreno (pelo método de Wenner), além de detectar correntes parasitas presentes no solo. Totalmente automático e fácil de operar, o EM-4055é adequado para a medição de sistemas de aterramento em subestações de energia, indústrias, redes de distribuição, etc., de acordo com aIEC 61557-5, ou para a medição da resistividade de um terreno visando otimizar a capacidade do sistema de aterramento quando este for instalado.
Antes de iniciar cada medição, o EM-4055 verificará se as condições estão dentro dos limites apropriados e notificará o operador caso haja alguma anormalidade - corrente de interferência muito alta, muita resistência nas estacas, corrente de teste muito baixa, etc.
Não havendo nenhum problema, o aparelho selecionará automaticamente a escala adequada para a medição e mostrará os resultados no display alfanumérico.
Para testar convenientemente os sistemas de aterramento, o EM-4055 permite medições usando corrente de teste com frequência de 270 Hzou 1470 Hz, selecionada pelo operador. A frequência de 270 Hz permite analisar o comportamento do sistema em relação a correntes elétricas de frequência industrial, enquanto medições realizadas com a frequência mais alta mostrarão melhor o comportamento de tomadas de terra em contato com correntes elétricas causadas por raios.
Além disso, medições executadas com o aparelho operando na frequência de 1470 Hz oferecem alta imunidade a correntes parasitas presentes no solo, o que permite um resultado mais preciso em condições desfavoráveis.
O EM-4055 possui memória suficiente para armazenar até 4000 medições, uma impressora incorporada (opcional) e uma porta de saída de dados que permite transferir os valores medidos para um computador ou data logger para análise posterior. Portátil, leve e resistente, o EM-4055 é adequado para uso externo ou mesmo sob condições climáticas severas.
É alimentado por uma bateria recarregável com um carregador bivolt, e acompanha todos os acessórios necessários para as medições numa maleta auxiliar que facilita o transporte.
Frequência de Operação: 270 Hz (medição de resistência ou resistividade) ou 1470 Hz (medição de resistência), com variação máxima de ± 1 Hz em ambos os casos.
Voltímetro: Na função de voltímetro, o equipamento opera como um voltímetro convencional, possibilitando a medição da voltagem gerada por correntes parasitas.
Resistência: de 0 a 20 kΩ (auto-escala). Resistividade: de 0 a 50 kΩm (auto-escala). Tensão: de 0 a 60 V~.
Precisão: Medições de resistência e resistividade: ±(2% do valor medido ± 2 dígitos). Medição de voltagem: ±(3% do valor medido ± 2 dígitos).
Resolução da Leitura:
0,01 Ω na medição de resistência. 0,01 Ωm na medição de resistividade. 0,1 V na medição de voltagem.
Corrente de Saída: A corrente é limitada a menos de 3.5 mA R.M.S. (de acordo com IEC 61557-5 - 4.5 ).
Imunidade À Interferência Das Tensões Espúrias: Durante as medições, permite a presença de tensões espúrias de até 7 V~, com erro menor que 10%.
Resistência Nas Estacas Auxiliares: Durante as medições, permite de Raux = 100R até Raux ≤ 50 kΩ, com erro menor que 30%.
Verificação Da Bateria: Permite verificar o status da carga da bateria do aparelho.
Funções Avançadas: Detecção automática de condições anormais que possam causar erros excessivos (bateria fraca, muita interferência, resistência muito alta nas estacas) CÁLCULO DA
RESISTIVIDADE DO TERRENO
Quando executando medições de resistividade do terreno, basta ao operador informar o equipamento a distância entre as estacas e o valor da resistividade será automaticamente calculado.
Conforme com IEC 61010-1:1990, IEC 61010-1:1992 emenda 2.
Compatibilidade Eletromagnética (E.M.C.): Conforme com IEC 61326-1.
Imunidade Ás Radiações Eletromagnéticas: Conforme com IEC 61000-4-3.
Imunidade Eletrostática: Conforme com IEC 61000-4-2.
Proteção Ambiental: IP54 com a tampa fechada.
Umidade:95 % UR (sem condensação).
Peso Do Equipamento: Aprox. 3,6 kg.
Dimensões: 274 x 250 x 124 mm.
4 Estacas. 1 Cabo de alimentação. 1 Cabo de 40 m. 2 Cabos de 20 m. 1 Cabo de 5 m. 1 Cabo de 5 m para conexão à tomada de terra. 1 Cabo de comunicação USB. 1 Bolsa para transporte. 1 Manual de uso. DetalhesAplicaçõesficha técnicaDownloadssondasAcessóriosVocê também vai gostar: