LD400 l DETECTOR DE VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO - Instrutemp
LD400 l DETECTOR DE VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO
REF: LD400 Categoria: Detectores de fugas
É a evolução do comprovado LD 300 e convence pela sua refinada tecnologia de sensor e pelo seu suporte melhorado na deteção de fugas. Através do LD 400 até as mais pequenas fugas nas linhas de ar comprimido, instalações de gás, vapor e vácuo ou instalações de refrigeração podem ser detetadas até mesmo a partir de distâncias de vários metros. Se houver fuga de gases através de vazamentos em sistemas de tubagem (por ex., ligações aparafusadas não estanques, corrosões e assim por diante) sons ultrassónicos são gerados. Através do LD 400 até mesmo as mais pequenas fugas que não podem ser captadas pelo ouvido humano podem ser detetadas mesmo de distâncias de vários metros. O LD 400 transforma os sinais inaudíveis para uma frequência que pode ser identificada. Através da utilização de confortáveis auscultadores à prova de som estes ruídos podem ocorrer mesmo em ambientes extremamente ruidosos. Devido a uma trompete acústico especialmente concebido, uma melhor orientação das ondas acústicas é alcançada. Este trompete acústico funciona como um microfone direcional, enquanto os invasivos ruídos ambientais são amortecidos e a localização exata das fugas é facilitada, mesmo em áreas que são de difícil acesso. Imagem ilustrativa.
– Robustez e leveza asseguram uma utilização à prova de desgaste em ambientes industriais. – Detecção melhorada de vazamentos com trompete acústico opcional. – Bateria moderna de iões de lítium de alta capacidade, carregador externo. – Tempo mínimo de funcionamento 10h. – Fácil utilização através do teclado.
Freqüência de trabalho 40 kHz ± 2 kHz Conexões Conector estéreo de 3, 5 mm para fone de ouvido. Soquete da fonte de alimentação para conectar um recarregador externo. Laser comprimento de onda: 645 … 660 nm Potência de saída: <1 nW (classe laser 2) Duração de operação 10 horas Tempo de carregamento aprox. 1, 5 horas Temp operacional 0 a 40 ° C Temp de armazenamento -10 a 50 ° C