CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO XMT PDF
Download "CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO XMT-904"
Margarida Chaplin Leveck
2 CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO XMT-94 1-CARACTERISTICAS PRINCIPAIS Alimentação 1 ~24Vca. 2 Display LED de alto brilho de 4 dígitos cada. Multi-entrada : Termopar, termoresistência, termistor e sinais analógicos. 1 Saída a rele SPDT ou tensão SSR. 1 Saída de alarme configuráveis. Controle PID, ON/OFF, PID de ação simples. Auto-tune, self-tune. Estado de saída por LED indicador. Conexão por parafusos. Caixa Plug-In ABS V DIN 48 x 48mm. 2-DESCRIÇÃO GERAL O controlador digital microprocessado XMT é totalmente configurável com controle PID de ação simples (aquecimento ou resfriamento) e aceita uma grande variedades de sensores de temperatura (Termopar, termoresistência e termister) e sinais analógicos (~5mA, ~2mA e ~5V). O aparelho pode operar com controle PID tanto para aquecimento ou resfriamento, dispõe de recurso AUTO-TUNE que possibilita o ajuste automático dos algoritmos de controle PID, proporcionando assim variáveis com precisão a fim de manter processo no valor desejado. 3-FUNCIONAMENTO 3.1-Display Contem dois displays com 4 dígitos cada, permitindo visualizar simultaneamente a leitura de valor de processo (PV) e valor pre-determinação (SV), pode ser acompanhado o estado de saída por meio de LEDs indicadores na parte frontal do painel. 3.2-Controle ON/OFF O controle ON/OFF deve ser utilizado em sistema que permitem oscilações, aplica 1% de potência na carga sempre que a temperatura medido pelo sensor estiver abaixo do Set Point do controle e % quando a temperatura medido pelo sensor estiver acima do Set Point do controle. 3.3-Controle PID ação continuo (simples) Utilize o controle de temperatura de acordo com os parâmetros de proporcional, tempo de integral ou de derivada, possibilitando um rápido e preciso controle de temperatura. 3.4-Alarme configuráveis Fornecido com alarme configuráveis para adaptar qualquer tipo de processo tais como: absoluto, relativo de desvio de lógica de máxima e mínima, erro de sistema e " Standby" (inibe alarme na energização até a temperatura atinja o valor pre-determinação). 4-FUNÇÕES DO FRONTAL 1 - Display de indicação do valor de processo (PV). 2 - Display de indicação do valor de pre-determinação (SV). 3 - Tecla de incrementar dos valores dos parâmetros de configuração. 4 - Tecla de decrementar dos valores dos parâmetros de configuração. 5 - Tecla seleciona o dígito que se pretende alterar. 6 - Tecla de acesso aos parâmetro de configuração. 7 - LED indicador do estado de saída do controle. 8 - LED indicador do estado do controle Auto-tune. 9 - LED indicador do estado do alarme LED indicador do estado do alarme 2 ( Inoperante para este modelo). p2
3 5-DADOS TÉCNICOS Alimentação Frequência da rede Tensão de isolamento Resistência de isolação Consumo 1~24vca 5/6hz Fonte chaveada 5~6Hz 15Vca (1 minuto) 5MΩ (5Vcc) 1VA K.~4. C, Com ponto decimal ~1372 C, Sem ponto decimal(k) J.~4. C, Com ponto decimal ~12 C, Sem ponto decimal (J) R ~1768 C (R) S ~1768 C (S) Entrada B ~18 C (B) E ~8 C (E) N ~12 C (N) T ~4. C, Com ponto decimal -2~4 C, Sem ponto decimal (T) PT1-199,9~4, C, Com ponto decimal -2~4 C, Sem ponto decimal (P1) CU5-5.~15. C, Com ponto decimal -5~15 C Sem ponto decimal (CS) PID, ON/OFF, PID continuo ( Self-Tune) Auto-Tune Sim/Não Saída de controle Controle Manual /Automático Rele Tipo spdt (C/NA/NF) 3A carga resistiva SSR 3 a 32 Vcc Saída de alarme Rele tipo NA 3A carga resistiva Display (LED) 2 4 dígitos cada ( 7 mm de altura ) Resolução 14 Bits Precisão,5% Tempo de amostragem 5 ms. Temperatura Trabalho C ~ 5 C Armazenamento -1 C ~+6 C Umidade relativa do ar RH 3~9% Conexão elétrica Terminais com parafusos Caixa de plástica Plug-in ABS V (Auto extinguível) Grau de proteção IP54 com guarnição Instalação Encaixe em painel em abertura de 45x45mm Peso aproximado 18 g Dimensão 48x48x18mm Proteção contra choque elétrico Frontal em classe II 6-MANUAL DE OPERAÇÃO Menu principal de seleção SET Seleção de parâmetro Seleciona digito no display Incrementar digito selecionado Decrementar Digito selecionado Parâmetros do Nível 1 - " Operação " Para entrar: Aperte e solte Set e ajuste SV com auxílio das teclas,,. Aperte e solte Set e ajuste AL1 com auxílio das teclas,,. Aperte e solte Set e ajuste AL2 com auxílio das teclas,,. ( Inoperante neste modelo). Aperte e solte Set e ajuste AT com auxílio das teclas,,. Para memorizar e sair: Aperte (Set) para voltar no menu inicial. PV Leitura do Processo Conforme a configuração SV Valor do Processo Conforme a configuração OU1 OU1 Ajusta Valor do Processo Conforme a configuração 2 AL1 AL1 Ajusta Valor do Alarme 1 Conforme a configuração 1 AL2 AL2 Ajusta Valor do Alarme 2 Inoperante neste modelo Inoperante neste modelo = Sem auto-tune AT AT Auto-Tune 1 = auto-tune = valor de SV 2 = auto-tune = 9% de SV p3
4 Parâmetros do Nível 2 - " Controle " Para entrar: Aperte e retenha (Set) por 5 seg. Aperte e solte Set para seleção do parâmetro e altere com auxílio das teclas,,. Para memorizar e sair: Aperte (Set) por 5 seg. Banda Proporcional % ~1% P1 P1 3. = controle ON/OFF = ON/OFF Tempo da Integral (seg.) i I I1 ~36s 24 = sem integral Tempo da Derivada (seg.) D1 D1 ~9s 6 = sem Derivada DB1 DB1 Tempo da Banda morta Ajustado pelo AT 5 ~1s T1 T1 Tempo de ciclo da saída (seg.) 2 = Rele 2 1 = SSR HY1 HY1 Histerese do controle ~1 2 ou 2. OL1 OL1 Potência na saída (limite inferior) PV > SV ~1% H1 OH1 Potência na saída (limite superior) PV < SV ~1% 1 M,A N MAN Controle Manual = Sim 1 = Não Trava dos níveis de configuração LCK LCK = libera todos os níveis ~3 1 = somente nível 1 e 2 Parâmetros do Nível 3 - " Configuração " desde que LCK = Para entrar: aperte e retenha (Set) mais ( ) por 5 seg. Aperte e solte Set para seleção do parâmetro e altere com auxílio das teclas,,. Para memorizar e sair: aperte e retenha (Set) mais ( ) por 5 seg. INP INP Tipo de entrada ver (Tabela A) ~9 = Sensor K DP DP Ponto Decimal ~1 PVl PVL Limite inferior da escala Só aparece para temperatura negativa Limite mínimo do tipo de sensor Conforme entrada PVH PVH Limite da escala superior Limite máximo do tipo de sensor Conforme entrada D1 OD1 Lógica de controle = Aquecimento 1 = Resfriamento P1 OP1 Tipo de controle = PID AD1 AD1 Tipo do Alarme 1 ver (Tabela B) ~11 1 AH1 AH1 Histerese do Alarme 1 Relação a PV 2 ou 2. AD2 AD2 Tipo do Alarme 2 ver (Tabela B) ~11(Inoperante) 1 AH2 AH2 Histerese do Alarme 2 Relação a PV (Inoperante) 2 ou 2. -2~+2 PV5 PV5 Off-set da leitura ou. -2.~+2. Correção da junta fria Requer conhecimento TCJ TCJ.~5. Só aparece para TC Evite alterar CF CF Seleção da unidade = C 1 = F DF DF Filtro da entrada ~99 1 Tabela A Seleção da entrada N Tipo de entrada Display Faixa k 1 J 2 R 3 S 4 B 5 E 6 N 7 T 8 PT1 9 CU5 K.~4. C ~1372 C J.~4. C ~12 C R ~1768 C S ~1768 C B ~18 C E ~8 C N ~12 C t ~4. C -2~4 C P ~4. C -2~6 C CS -5.~15. C -5~15 C p4
5 Tabela B Tipo do alarme N Sem Alarme 1 Alarme Relativo de Desvio lógica de Máxima 2 Alarme Relativo de Desvio lógica de Máxima ignora primeiro erro (standby) 3 Alarme Relativo de Desvio lógica de Mínima 4 Alarme Relativo de Desvio lógica de Mínima ignora primeiro erro (standby) 5 Alarme Relativo de Desvio de Banda lógica fora 6 Alarme Relativo de Desvio de Banda ignora primeiro erro (standby) 7 Alarme Relativo de Desvio de Banda lógica dentro 8 Alarme Absoluto de Máxima 9 Alarme Absoluto de Máxima ignora primeiro erro (standby) 1 Alarme Absoluto de Mínima 11 Alarme Absoluto de Mínima ignora primeiro erro (standby) Indicação de erro Display 1N 1E Sensor aberto ou polaridade invertida Verifique www I Sinal acima da escala Verifique nnn I Sinal abaixo da escala Verifique ADCF Falha de conversão do A/D Requer reparação CJCF Falha da junta fria Verifique ou Requer reparação ATCF Falha no auto-tune PID esta em manual RACF Falha da memória Requer reparação DIMENSÕES ESQUEMA ELÉTRICO 1 6 AC 1 A 24 VCA AL RTD RASGO NO PAINEL 45 X 45 mm SSR 3 A 32 VCC OUT TC PARA RTD 2 FIOS COLOQUE UM JUMP ENTRE OS PINOS 9 E 1 Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio p5
Controlador de Processos e Temperatura Microprocessado Samrello com Controle PID
C84R (Saída Relé ou SSR) C84C (Saída 4~2mA) Introdução Os Controladores de Processos e Temperatura microprocessados com controle PID série C8 controlam e indicam a temperatura desejada em um processo.
Modelo GC 2209 T. Família GC 2009 Microcontrolado Indicador Controlador Digital de Temperatura 1/8 DIN - 98 x 50mm. Destaques
Modelo T Família GC 2009 Microcontrolado Indicador Controlador Digital de Temperatura 1/8 DIN - 98 x 50mm Destaques Sinais de Entrada - Termopares tipos T, J, K, R, S, Te r m o r e s i s t ê n c i a d
modelos LW1000 e HW1000
B3 14.72 049 REV. 1 11/99 1/12 HW1000 LW1000 48 x 48 mm 72 x 72 mm CONTROLADORES E INDICADORES DE TEMPERATURA modelos LW1000 e HW1000 (tecnologia microprocessada) Manual de Instruções (outubro/99) Manual
CONTROLADOR UNIVERSAL CNT120
CONTROLADOR UNIVERSAL CNT120 ÍNDICE 1 - Introdução...03 2 - Características Principais...03 3 - Especificações Técnicas...03 4 - Recomendações para instalação...04 5 - Apresentação / Operação...05 6 -
Controladores TH 81C TH 82C TH 83C
C INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS LTDA TH 80C Controladores TH 81C TH 82C TH 83C Microprocessados 78 1 CTR 72 82 A L1 A L2 CTR A L1 73 83 A L2 A/M TH 83C TH 83C-101-000 A/M CTR A L1 A L2 A/M
Acessórios. Aplicações. Características especiais. Descrição
Acessórios Indicador digital de alta qualidade para montagem em painel Modelo DI35-M, com entrada multifuncional Modelo DI35-D, com duas entradas para sinal padrão WIKA folha de dados AC 80.03 outras aprovações
CATÁLOGO DE PRODUTOS QUALIDADE TECNOLOGIA BAIXO CUSTO
CATÁLOGO DE PRODUTOS QUALIDADE TECNOLOGIA BAIXO CUSTO A EMPRESA Especializada no desenvolvimento e fabricação de controladores eletrônicos para os segmentos industrial e automotivo, a Inova Sistemas Eletrônicos
Instrumentação Controle de Processos. Energy
Instrumentação Controle de Processos Energy É COMPOSTA POR INSTRUMENTOS ESPECIALMENTE CONSTRUÍDOS PARA SUPORTAR INTENSAS INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS TANTO IRRADIADAS COMO CONDUZIDAS PELA FIAÇÃO E TAMBÉM
Série DHB Instrumentação digital do painel
Série DHB Instrumentação digital do painel Indicação do estado dos relés através de LED Alto grau de protecção IP 65 Alimentação auxiliar Vc.a. / Vc.c. Alarmes com alteração de cor do ecrã em função do
Manual de Instruções. Instalação e Operação. TR-202 Conversor de Corrente para Relé
Manual de Instruções Instalação e Operação TR-202 Conversor de Corrente para Relé Índice Introdução.................................................. 3 Especificações Técnicas.......................................