Sistema de Evaporação RapidVac N2/48 – Labconco
Liofilizadores de bancada com gelo seco, -75 ° C – Labconco
Liofilizadors FreeZone Triad de 2.5 Litro e -85 C
O "all in one" liofilizador de congelamento/congelamento duplo, atingem -85 ° C para o processamento de amostras com baixo ponto relativo. Uma grande prateleira contém pequenos recipientes ou amostras em massa.
O liofilizador de bancada FreeZone Triad é projetado para vários tipos de liofilização: frasco, frascos a granel e de vedação. Com a capacidade de congelar amostras secas de muitas formas diferentes, a versatilidade e o design compacto do Triad o tornam perfeito para laboratórios lotados.
A bobina coletora vertical de aço inoxidável segura 2,5 litros de gelo antes de descongelar. Dois compressores de refrigeração sem HCFC / CFC de 1/3 hp refrigeram o coletor a -85 ° C , adequado para amostras aquosas ou diluídas de acetonitrila. As prateleiras com temperatura controlada variam de -55 ° C a + 50 ° C e no máximo -75 ° C durante o pré-congelamento. As prateleiras fornecem vedação pneumática com um diafragma, eliminando a necessidade de gás comprimido.
O sistema operacional Lyo-Works ™ fornece uma exibição em tempo real da temperatura do coletor e do nível de vácuo, mostrado em uma tela de toque capacitiva colorida de 5 ". Um secador de bandeja de bloqueio e quatro portas de válvula são embutidas.
Visualizar dados de amostra em tempo real
Consiga resultados consistentes e de alta qualidade
Torne as amostras desafiadoras fáceis
Bomba de vácuo e material de vidro liofilizado (se não for congelamento a granel) são necessários (não incluídos).