Quanto maiores forem os níveis de radiação solar UV e maior percentagem de céu estiver coberto de nebulosidade, maiores serão as inflações sofridas.
Deste modo, nenhum sensor escapa à incidência desta radiação, que, em alguns casos, nomeadamente quando os sensores se encontram bem abrigados e arejados e o céu se encontra limpo não se manifesta, ou manifesta-se de forma muito ligeira, em cerca de 0,5 ºC, e, quando os sensores estão instalados com uma maior exposição à radiação solar, este é o principal problema, essa inflação pode chegar aos 3 ºC enunciados, principalmente quando o céu está muito nublado, pois as nuvens reflectem quase toda a radiação que nelas incide.
Muitas vezes, grande parte do problema nem está na exposição dos sensores à radiação solar difusa, mas sim nos objectos que o envolvem, como paredes brancas, ou outro tipo de material susceptível a reflectir radiação para a sua envolvência e a provocar um possível aquecimento dessa envolvência e dos objectos que o rodeiam com essa radiação.
Ainda assim, testa esse local onde colocaste hoje o sensor e vai vigiando as leituras que ele te permitir recolher.
Se se justificar, deves mesmo construir ou comprar um radiation shield para acabar com esse problema.
O termo-higro não deve apanhar calor artificial vindo chaminés ou algo do género. Se não tiveres nenhuma parede voltada a Norte ou uma parede permanentemente à sombra, deves colocar o termo-higro no telhado, protegido por um radiation shield, onde o sol poderá incidir sem que isso tenha influência nas temperaturas observadas e onde corra vento de todos os quadrantes. A altura mínima recomendada para a instalação do radiation shield num telhado é de 1,20 metros e de 1,50 metros se o instalares ao nível do solo, pois a concentração de calor junto ao solo é muito superior.
Portanto, a solução é proteger sempre o sensor com um abrigo, mesmo não tendo a possibilidade de o colocar no melhor local, pois ele é imprescindível para minimizar os efeitos da radiação solar.
Como sou novato nestas andanças, tenho que aprender com quem já anda nisto há muitos anos e por isso vou seguir o conselho.
Vou reler os posts aqui do fórum, que ensinam a fazer radiation shields artesanais e quando tiver um a funcionar, venho contar as novidades.
A estação é uma ótima escolha para quem pretende apenas ter acesso às informações básicas e não pretende criar um site. Tem a enorme vantagem de que a info disponível fica acessivel de imediato no telemóvel/tablet/PC com o software da Netatmo e com um grafismo muito apelativo.