localizador de Fios Amprobe AT-6030, localizador, localizador de fios, fios, amprobe, localizador de tensao, rastreamento de fios, rastreamento, energizados, localizador energizados
O mais novo rastreador de fio da Amprobe combina um receptor e um transmissor poderoso para localizar fios, disjuntores e fusíveis energizados e desenergizados, sem precisar desconectar nenhum equipamento.
O receptor possui quatro modos de rastreamento otimizados para uma variedade de aplicações. Sua capacidade de rastreamento de disjuntor totalmente automático economiza tempo e elimina a confusão de vários falsos positivos ao detectar o sinal mais alto registrado em um disjuntor ou fusível. O transmissor utiliza duas frequências otimizadas que permitem um sinal limpo e confiável. O grampo de sinal pode ser usado em aplicações em que não há acesso a condutores desencapados, permitindo que o transmissor induza um sinal em um fio através de isolamento. Seja você um usuário iniciante ou um especialista, o kit AT-6000 Amprobe Advanced Wire Tracer ajudará você a fazer o trabalho rapidamente.
- Rastreia fios em paredes, tetos, pisos e cantos;
- Localiza disjuntores e fusíveis;
- Localiza shorts e abre;
- Visor LCD colorido TFT de alta resolução de 2,5 ";
Três modos de sinal do transmissor:
- Modo de "sinal alto" para circuitos normais;
- Modo "Low Signal" para rastreamento de precisão em áreas difíceis;
- Modo "Loop" para circuitos desenergizados de loop fechado;
Quatro modos de rastreamento do receptor:
- O modo "Quick Scan" permite a detecção rápida de fios a uma distância mais longa;
- O modo de "precisão" identifica com precisão os fios ou falhas localizadas atrás de paredes, pisos ou tetos;
- O modo "Identificação do disjuntor" facilita a localização rápida e fácil do disjuntor;
- O modo "Detecção de tensão sem contato" utiliza rastreamento passivo sem o transmissor para verificar se um fio está energizado;
- Dois modos de frequência selecionados automaticamente para rastreamento confiável em circuitos energizados e desenergizados;
- Vem com estojo rígido de transporte Amprobe personalizado, cabos de teste, pinça de sinal CT-400 e acessórios;
- Compatível com o acessório opcional TIC 410A Hot Stick para estender seu alcance;
Modelo Receptor AT-6000-R Transmissor AT-6000-T Braçadeira de sinal CT-400
Categoria de medição CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V, CAT III 1000
Tensão operacional 0 a 600 V CA / CC 0 a 600 V CA / CC 0 a 1000 V CA
Des energizado: 32,768 kHz Energizado: 6,25 kHz
Des energizado: 32,768 kHz Traçado do fio: 32.768 kHz
Medição de corrente CA: 45 Hz a 400 Hz
Detecção de tensão perigosa Veja detecção NCV > 30 V CA / CC N / D
Indicações de sinal Exibição numérica, de gráfico de barras e sinal sonoro LEDs e sinal sonoro N / D