Em um sistema pressurizado, uma bomba de amostra não é necessária, pois a pressão do processo induz um fluxo grande o suficiente para a célula de amostragem.
Ao medir o ponto de orvalho com um sistema de amostragem, o aquecimento por traços deve ser usado quando a temperatura ambiente em torno do bobina ou tubo de conexão está dentro 10 ° C da temperatura do ponto de orvalho. Isso evita a condensação na tubulação que conecta o instrumento do ponto de orvalho ao processo.
Somente produtos com certificação apropriada podem ser usados em áreas potencialmente explosivas. Por exemplo, na Europa, os produtos devem estar em conformidade com a diretiva ATEX100a, que é obrigatória desde 2003. Os produtos intrinsecamente seguros são projetados de tal maneira que, mesmo em caso de falha, não geram energia suficiente para inflamar certas classes de gás. A fiação do produto intrinsecamente seguro para a área segura deve ser isolada através de uma barreira de segurança. Por exemplo, a série Vaisala HMT360 de transmissores de umidade intrinsecamente seguros foi especialmente projetada para uso em ambientes perigosos.
Quando a sonda estiver sujeita a choques ou vibrações excessivas, a escolha da sonda, o método de amostragem e o local de instalação precisam de ser considerados cuidadosamente.