Eletrodo de pH com ponta de Microbulbo e conexão BNC - Hanna Instruments Brasil
Eletrodo de pH com ponta de Microbulbo e conexão BNC
O HI1083B é um eletrodo de pH que possui corpo em vidro, referência única e micro junção e conexão BNC. O HI1083B possui junção aberta única que possui seu eletrólito em Viscoleno (gel) tornando a cloreto de prata (AgCl) livre de contato com a amostra e a referência interna. O bulbo deste eletrodo possui apenas 3 mm de diâmetro e pode ser usado para fazer medições de pH em amostras tão pequenas quanto 100 µL. O HI1083B é ideal para placas 96 e para amostras caras que oferecem pouco volume para trabalhar.
Eletrólito em Gel Viscoleno
A Hanna Instruments oferece uma ampla variedade de eletrodos de pH que são projetados para as mais diferentes aplicações. O tipo de vidro a ser usado para detectar o pH, o formato do bulbo, material do corpo, tipo de junção, referência e eletrólitos a serem usados são apenas algumas considerações para concebe-los.
O HI1083B utiliza um vidro de propósitos gerais, micro bulbo, corpo em vidro, e junção aberta com eletrólito de gel Viscoleno.
Formulação de Vidros de Propósitos Gerais
O vidro de propósitos gerais (GP), como o nome já indica, é um vidro padrão utilizado para uso geral. O eletrodo de pH com um vidro GP terá uma resistência de 100 megaohms em 25ºC e adequado para a medição de pH de amostras em temperaturas ambiente. O HI1083B é adequado para uso em amostras de 0º a 50ºC.
O micro bulbo de apenas 3mm permite a medição de amostras que possuam menos que 100 µL. No campo da biotecnologia, as amostras precisam ser medidas em tubos de ensaio, frascos eou tubos NMR, o que apenas um pequeno bulbo, como o do HI1083B permite realizar medições.
O corpo em vidro é ideal para uso em laboratório. O vidro é resistente à maioria de químicas e é facilmente limpável. O corpo em vidro também permite a rápida transferência de calor para o eletrólito de referência interna. O mV gerado pela célula de referência depende da temperatura. Ou seja, quanto mais rápido o eletrodo chega ao equilíbrio, mais estável é seu potencial de referência.
O HI1083B utiliza um conector BNC. Este tipo de conector é universal e pode ser usado em qualquer medidor de pH que possua uma entrada fêmea para sondas BNC. Outros tipos de conectores incluem DIN, rosqueáveis, T-type, e 3.5mm, sendo estes apenas alguns exemplos. Estes tipos de conectores tendem a pertencer a algum tipo de medidor em particular e não são substituíveis.