Instruções de utilização PR 3-HVSG A12 (02) (PT) Hilti Brasil
Leia todas as normas de segurança e instruções. O não cumprimento das normas de segurança e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência. O termo "ferramenta eléctrica" utilizado nas normas de segurança refere-se a ferramentas com ligação à corrente eléctrica (com cabo de alimentação) ou ferramentas a bateria (sem cabo de alimentação).
Uma abertura incorrecta da ferramenta pode originar a emissão de radiação laser que exceda a Classe 2. Caso necessite de reparação, faça-o somente num Centro de Assistência Técnica Hilti.
Os raios laser devem passar muito acima ou abaixo da altura dos olhos.
Considere as influências ambientais. Não utilize o aparelho onde exista risco de incêndio ou de explosão.
Indicação de acordo com FCC §15.21: alterações ou modificações à ferramenta que não sejam expressamente aprovadas pela Hilti podem limitar a capacidade do utilizador para operar esta ferramenta.
Se a ferramenta sofreu uma queda ou foi submetida a qualquer outra força mecânica, deverá verificar a sua precisão.
Quando existem consideráveis diferenças de temperatura, permita que a ferramenta se adapte à temperatura ambiente antes de iniciar a sua utilização.
Quando utilizar adaptadores e acessórios, certifique-se de que a ferramenta está devidamente apertada.
Para evitar medições inexactas, mantenha as janelas de saída do laser limpas.
Embora a ferramenta tenha sido concebida para trabalhar sob árduas condições nas obras, esta deve ser manuseada com cuidado, à semelhança do que acontece com qualquer outro equipamento óptico e eléctrico (como, por exemplo, binóculos, óculos, máquina fotográfica).
Embora na sua concepção se tenha prevenido a entrada de humidade, a ferramenta deve ser limpa antes de ser guardada na mala de transporte.
Verifique a ferramenta antes de efectuar medições importantes.
Verifique a precisão várias vezes durante a utilização.
Assegure-se de que o local está bem iluminado.
Evite tocar nos contactos.
Garanta uma manutenção regular da sua ferramenta. Verifique se as partes móveis da ferramenta funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento da ferramenta. Mande reparar as peças danificadas antes da utilização da ferramenta. Muitos acidentes são causados por ferramentas com manutenção deficiente.
Vede o local das medições. Ao montar o PR 3-HVSG A12, assegure-se de que não aponta o raio contra outras pessoas ou contra si próprio.
Medições na proximidade de objectos ou superfícies reflectores(as), através de vidros ou materiais semelhantes podem falsear o resultado.
Certifique-se de que a ferramenta é montada numa superfície plana e estável (não sujeita a vibrações!).
Não exceda os limites definidos para esta ferramenta.
Utilize a ferramenta, acessórios, etc., de acordo com estas instruções e da forma prevista para este tipo especial de ferramenta. Tome também em consideração as condições de trabalho e a tarefa a realizar. A utilização da ferramenta para outros fins além dos previstos pode ocasionar situações de perigo.
Não é permitido trabalhar com escalas de medição na proximidade de linhas de alta tensão.
Certifique-se de que não é utilizado nenhum outro PR 3‑HVSG A12 na vizinhança. O comando por infravermelhos pode afectar a sua ferramenta. Verifique o equipamento de tempos em tempos.
Embora a ferramenta esteja de acordo com todas as directivas e regulamentações obrigatórias, a Hilti não pode excluir o seguinte:
A ferramenta pode sofrer interferência causada por radiação intensa, podendo originar um mau funcionamento.
Nestes casos bem como perante outras incertezas, deverão fazer-se medições comprovativas.
A ferramenta pode causar interferência em outros equipamentos (por exemplo, equipamentos de navegação aérea).
Apenas para a Coreia:Esta ferramenta é adequada para ondas electromagnéticas que ocorrem em instalações residenciais (Classe B). Foi projectada essencialmente para aplicações em instalações residenciais, mas também pode ser aplicada em outros ambientes.
A ferramenta corresponde a uma laser da Classe 2 de acordo com as normas IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007. Estas ferramentas podem ser utilizadas sem que seja necessário o recurso a outras medidas de protecção especiais.
Risco de ferimentos! Não dirija o raio laser para as pessoas.
Utilização correcta de ferramentas a bateria
As baterias não podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C (176 °F) ou incineradas. Caso contrário, existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras/corrosão.
Não sujeite a bateria a choques mecânicos fortes, e não atire a bateria.
Baterias devem ser mantidas fora do alcance das crianças.
Guarde a bateria em local fresco e seco. Nunca guarde a bateria em locais onde possa estar sujeita a exposição solar, em cima de radiadores ou por trás de um vidro.
Quando a bateria ou o carregador não estiver em uso, mantenha-os afastados de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos da bateria ou do carregador. O curto-circuito dos contactos de baterias ou carregadores pode originar queimaduras ou um incêndio.
Antes de expedir a ferramenta, deve isolar baterias ou retirá-las da ferramenta. Se as baterias perderem líquido podem danificar a ferramenta.
Se a bateria não utilizada estiver perceptivelmente demasiado quente, esta ou o sistema de ferramenta e bateria podem estar com defeito. Coloque a ferramenta num local que não constitua risco de incêndio, suficientemente afastado de materiais combustíveis e onde possa ser vigiada, e deixe-a arrefecer.
Laser rotativo PR 3-HVSG A12
Raio laser (plano de rotação)
Raio de referência a 90°
Placa base com rosca 5/8"
Painel de controlo PR 3-HVSG A12
LED: Autonivelamento
Tecla: Desactivação do aviso de choque
LED: Desactivação do aviso de choque
LED: Ângulo de inclinação
Tecla: Ângulo de inclinação
Tecla: Velocidade de rotação
Tecla: Ligar/Desligar
Unidade de controlo remoto PRA 2
LED: Comando enviado
Tecla: Direcção das linhas (esquerda/direita)
Tecla: Função linha
Teclas servo (+/-)
O produto descrito é um laser rotativo constituído por um raio laser verde visível em rotação e um raio de referência perpendicular àquele. O laser rotativo pode ser utilizado na vertical, na horizontal e para inclinações. A ferramenta foi concebida para a determinação, transferência e verificação de alinhamentos horizontais, planos verticais e inclinados e ângulos rectos. Exemplos de aplicação são a transferência de planos de referência e de altura, a determinação de ângulos rectos no caso de paredes, o alinhamento vertical com pontos de referência ou a definição de planos inclinados.
Para este produto, utilize apenas as baterias de iões de lítio B 12⁄2.6 da Hilti .
Para este produto, utilize apenas o carregador C 4⁄12‑50 da Hilti .
Esta ferramenta permite a uma única pessoa nivelar qualquer plano rapidamente e com elevada precisão.
Existem 4 velocidades de rotação diferentes (0, 90, 300, 600 rpm). A velocidade de rotação pré-ajustada é de 300 rpm.
A ferramenta possui os seguintes indicadores do estado de funcionamento: LED para autonivelamento, LED para ângulo de inclinação e LED para aviso de choque.
Durante o nivelamento de uma ou das duas direcções, o sistema servo verifica a conformidade com a precisão especificada. A ferramenta desliga-se automaticamente quando não for possível conseguir um nivelamento (a ferramenta foi montada fora da sua faixa de nivelamento ou bloqueou mecanicamente) ou a ferramenta sair da vertical durante o funcionamento (vibração/choque). Depois do desligar automático, a rotação desliga e todos os LED estão a piscar.
A visibilidade do raio laser pode estar limitada, dependendo da distância a que se trabalha e da luminosidade ambiente. A visibilidade pode ser melhorada com auxílio da placa alvo. Em caso de menor visibilidade do raio laser devido, por exemplo, à luz do sol, recomenda-se a utilização do receptor laser (acessório).
NivelamentoO alinhamento (±5°) para um plano nivelado decorre automaticamente através de dois servomotores integrados, depois de se ligar a ferramenta. LEDs indicam o estado de funcionamento correspondente. A colocação pode ser efectuada directamente no solo, sobre um tripé, ou com suportes adequados.
O nivelamento segundo a vertical é efectuado automaticamente. O plano vertical pode ser alinhado (girado) manualmente com as teclas +/- na unidade de controlo remoto PRA 2 .
A inclinação pode ser ajustada manualmente até ±5° no modo de inclinação com ajuda da unidade de controlo remoto PRA 2 . Em alternativa, também se pode inclinar até 60% com o adaptador de inclinação no modo de inclinação.
Se a ferramenta sair do nível durante o funcionamento (vibração/choque), comutará para o modo de aviso com ajuda da função de aviso de choque integrada (activa a partir do segundo minuto depois de alcançado o nivelamento). Todos os LED piscam, a cabeça deixou de rodar e o laser está desligado.
Combinação com outras ferramentasA unidade de controlo remoto PRA 2 permite operar o laser rotativo de modo confortável à distância dentro da linha de visão. Além disso, a função de controlo remoto permite alinhar o raio laser.
Receptores laser Hilti podem ser utilizados para visualizar o raio laser a distâncias maiores. Informações mais pormenorizadas podem ser consultadas no manual de instruções do receptor laser.
O laser rotativo está equipado com indicadores LED.
todos os LEDs piscam
Foi dado um toque na ferramenta, esta perdeu o nivelamento ou está com algum erro.
LED do autonivelamento pisca a verde
A ferramenta encontra-se na fase de nivelamento.
LED do autonivelamento sempre aceso a verde
A ferramenta está nivelada/está a funcionar correctamente.
LED do aviso de choque sempre aceso a cor-de-laranja
O aviso de choque está desactivado.
LED da indicação da inclinação sempre aceso a cor-de-laranja
O modo de inclinação está activado.
A bateria de iões de lítio dispõe de uma indicação do estado de carga.
4 LEDs acendem.
3 LEDs acendem.
2 LEDs acendem.
1 LEDs acende.
O estado de carga da bateria é indicado, durante o trabalho, no painel de controlo da ferramenta.
No estado de repouso, o estado de carga pode ser visualizado pressionando levemente a tecla de destravamento.
O estado de carga é representado, durante o processo de carga, pelos LEDs na bateria (consultar o manual de instruções do carregador).
Laser rotativo PR 3-HVSG A12, controlo remoto PRA 2, placa alvo PRA 54, 2 pilhas (tipo AA), 2 certificados do fabricante, manual de instruções.
Poderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto no seu Centro de Assistência Hilti ou online, em: www.hilti.com .
Alcance da recepção (diâmetro)
Alcance da comunicação (PRA 2)
Precisão a 10 m (sob condições ambientais normalizadas conforme MIL‑STD‑810G)
Visível, laser classe 2, 510-530 nm/Po<4,85 mW ≥ 300 rpm; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Peso (incluindo bateria B12/2.6)
Altura do ensaio de queda (sob condições ambientais normalizadas conforme MIL‑STD‑810G)
Classe de protecção conforme IEC 60529
Manuseamento correcto do laser e da bateria
Imagem 1: Trabalhar no modo horizontal.
Imagem 2: No modo de inclinação, o laser deve ser elevado do lado do painel de controlo.
Imagem 3: Pousar ou transportar em posição inclinada.
Segurar o laser de modo a que o compartimento da bateria ou a bateria NÃO estejam direccionados para cima podendo entrar humidade.
A bateria, do tipo B12, não possui classe de protecção. Não exponha a bateria à chuva e à humidade. De acordo com as directivas da Hilti , a bateria só pode ser utilizada com o respectivo produto e, para este efeito, tem de estar inserida no compartimento das pilhas.
Risco de ferimentos Arranque inadvertido do produto.
Antes de encaixar a bateria, certifique-se de que o produto está desligado.
Antes de inserir a bateria, certifique-se de que os contactos da bateria e da ferramenta estão livres de corpos estranhos.
Verifique se a bateria está correctamente encaixada na ferramenta para que não caia e o fira a si ou outras pessoas.
Ligar a ferramenta
A ferramenta inicia o nivelamento automático depois de ter sido ligada.
Verifique a precisão da ferramenta antes de efectuar medições importantes, especialmente depois de esta ter sofrido uma queda ou ter estado exposta a forças mecânicas não habituais.
Trabalhar no plano horizontal
Monte a ferramenta sobre um suporte.
Como suporte pode utilizar-se um suporte de parede ou um tripé. O ângulo de inclinação da superfície de apoio não pode exceder ±5°.
Pressione a tecla "Ligar/Desligar". O LED para autonivelamento verde pisca.
Logo que seja alcançado o nivelamento, o raio laser liga-se, roda e o LED para autonivelamento está permanentemente aceso.
Trabalhar no plano vertical
Coloque ou monte a ferramenta de maneira que o painel de controlo da ferramenta fique virado para cima.
Para que a precisão especificada possa ser respeitada, dever-se-á posicionar a ferramenta sobre uma superfície plana ou, com a mesma precisão, sobre um tripé ou outro acessório.
Alinhe o eixo vertical da ferramenta no sentido pretendido, com ajuda da vista frontal e traseira.
Pressione a tecla Ligar / Desligar. Depois de concluído o nivelamento, a ferramenta inicia o funcionamento laser com um raio rotativo parado que se projecta na perpendicular para baixo. Este ponto projectado é ponto de referência e serve para o posicionamento da ferramenta.
Pressione a tecla Velocidade de rotação para ver o feixe em todo o plano de rotação.
Com as teclas + e – da unidade de controlo remoto pode mover o feixe rotativo vertical até 5° para a esquerda e direita.
Para resultados óptimos é útil controlar o alinhamento do PR 3-HVSG A12. A melhor maneira de o fazer é escolhendo 2 pontos, cada um 5 m (16 pés) à esquerda e à direita da ferramenta, mas paralelos ao eixo da ferramenta. Marcar a altura do plano horizontal nivelado; em seguida, marcar as alturas após a inclinação. O alinhamento da ferramenta está optimizado, só quando as alturas em ambos os pontos são idênticas.
Ajustar a inclinação manualmente
Monte a ferramenta de acordo com a aplicação desejada, por exemplo, num tripé.
Posicione o laser rotativo ou sobre a aresta superior ou sobre a inferior do plano inclinado.
Coloque-se por trás da ferramenta, na direcção de visualização do painel de controlo.
Alinhe a ferramenta paralelamente ao plano inclinado com ajuda do entalhe de mira na cabeça da ferramenta.
Ligue a ferramenta e prima a tecla Modo de inclinação. O LED para o modo de inclinação acende. Logo que seja atingido o nivelamento, o raio laser liga.
Para inclinar o plano, pressione a tecla + ou – da unidade de controlo remoto. Em alternativa, também poderá utilizar um adaptador de inclinação (acessórios).
Para poder regressar ao modo standard, deve desligar a ferramenta e ligá-la de novo.
Ajustar a inclinação com ajuda do adaptador de inclinação
Monte um adaptador de inclinação adequado num tripé.
Posicione o tripé ou sobre a aresta superior ou sobre a inferior do plano inclinado.
Monte o laser rotativo no adaptador de inclinação e alinhe a ferramenta, incluindo o adaptador de inclinação, paralelamente ao plano inclinado com ajuda do entalhe de mira na cabeça do PR 3-HVSG A12.
Certifique-se de que o adaptador de inclinação se encontra na posição de partida (0°).
O painel de controlo do PR 3-HVSG A12 deve encontrar-se do lado contrário ao do sentido de inclinação.
Prima a tecla Modo de inclinação. Sobre o painel de controlo do laser rotativo acende agora o LED para modo de inclinação. A ferramenta inicia o nivelamento automático. Logo que esta esteja concluída, o laser liga-se e começa a girar.
Ajuste o ângulo de inclinação pretendido no adaptador de inclinação.
Durante o ajuste manual da inclinação, o PR 3-HVSG A12 nivela o plano laser uma vez, fixando-o em seguida. Vibrações, variações de temperatura ou outras forças ocorridas durante o dia podem ter consequências na posição do plano de laser.
Trabalhar com a unidade de controlo remoto PRA 2
A unidade de controlo remoto PRA 2 simplifica o trabalho com o laser rotativo e é necessário para se tirar proveito de algumas funções da ferramenta.
Seleccionar a velocidade de rotaçãoDepois de ligado, o laser rotativo arranca sempre com 300 rotações por minuto. Uma velocidade de rotação lenta pode fazer com que o raio laser pareça muito mais brilhante. Uma velocidade de rotação rápida faz com que o raio laser pareça mais estável. A velocidade altera-se pressionando repetidamente a tecla da velocidade de rotação.
Seleccionar função linhaA amplitude do raio laser pode ser reduzida a uma linha, pressionando a tecla Função linha na unidade de controlo remoto. O que faz com que o raio laser pareça substancialmente mais brilhante. O comprimento da linha pode ser alterado, pressionando repetidamente a tecla Função linha. O comprimento da linha depende da distância do laser à parede/superfície. A linha laser pode ser deslocada arbitrariamente através das teclas de direcção (direita/esquerda).
Desactivar a função de aviso de choque
Prima a tecla "Desactivação da função de aviso de choque". O facto de o LED para desactivação da função de aviso de choque estar sempre aceso indica que a função está desactivada.
Para regressar ao modo predefinido, desligue e volte a ligar a ferramenta.
Verificar os eixos principais horizontal e transversal
Montar o tripé a uma distância de aprox. 20 m (66 pés) de uma parede e nivele a cabeça de tripé com a ajuda de um nível de bolha.
Montar a ferramenta num tripé e alinhar a cabeça da ferramenta com a ajuda do entalhe de mira na direcção de uma parede.
Capturar um ponto (Ponto 1) com a ajuda do receptor e marcá-lo na parede.
Rodar a ferramenta 90° em torno do próprio eixo no sentido dos ponteiros do relógio. A altura da ferramenta não pode ser alterada.
Capturar um segundo ponto (Ponto 2) com a ajuda do receptor laser e marcá-lo na parede.
Voltar a repetir duas vezes os passos anteriores e capturar os pontos 3 e 4 com a ajuda do receptor e marcá-los na parede.
Se o procedimento tiver sido executado com cuidado, a distância vertical dos dois pontos 1 e 3 (eixo principal) ou dos pontos 2 e 4 (eixo transversal) marcados deveria ser inferior a 3 mm (a 20 m) (0,12 pol. a 66 pés) para cada. No caso de desvios maiores, envie a ferramenta para o Centro de Assistência Técnica Hilti para ser calibrada.
Verificação do eixo vertical
Montar a ferramenta na vertical, sobre um chão o mais nivelado possível, a aprox. 20 m (66 pés) de uma parede.
Alinhar os punhos da ferramenta para ficarem paralelos com a parede.
Ligar a ferramenta e marcar o ponto de referência (R) no chão.
Com a ajuda do receptor, marcar o ponto (A) na extremidade inferior da parede. (Escolher a velocidade média.)
Com a ajuda do receptor, marcar o ponto (B) a uma altura de aprox. 10 m (33 pés).
Rodar a ferramenta 180° e alinhá-la com o ponto de referência (R) no chão e no ponto de marcação inferior (A) na parede.
Com a ajuda do receptor, marcar o ponto (C) a uma altura de aprox. 10 m (33 pés).
Se o procedimento tiver sido executado com cuidado, a distância horizontal dos dois pontos (B) e (C) marcados a uma altura de dez metros deveria ser inferior a 2 mm (a 10 m) (0,08 pol. a 33 pés). Se o desvio for superior: enviar a ferramenta para o Centro de Assistência Técnica Hilti para que seja calibrada.
Sopre o pó da janela de saída do laser.
Não toque na janela de saída do laser com os dedos.
Limpe a ferramenta apenas com um pano limpo e macio. Se necessário, humedeça ligeiramente o pano com álcool puro ou água.
Um produto de limpeza demasiado áspero pode riscar o vidro, afectando deste modo a precisão da ferramenta. Não utilize quaisquer outros líquidos a não ser álcool puro ou água, uma vez que aqueles podem danificar os componentes plásticos.
Seque o seu equipamento tendo em atenção e cumprindo os valores limite de temperatura.
Antes de a guardar, limpe sempre a ferramenta, a mala de transporte e os acessórios.
Tenha em atenção a temperatura a que o equipamento está exposto, em particular se este estiver dentro de um veículo.
Mantenha a bateria limpa e isenta de óleo e gordura. Não utilize produtos de limpeza que contenham silicone.
Limpe regularmente o exterior com um pano ligeiramente húmido.
Evite a entrada de humidade.
Carregue as baterias com o carregador aprovado da Hilti para baterias de iões de lítio.
Antes de expedir a ferramenta, deve isolar as baterias e pilhas ou retirá-las da ferramenta. Se as pilhas/baterias perderem líquido podem danificar a ferramenta.
Centro de Assistência Técnica Hilti
O Centro de Assistência Técnica Hilti realiza a comprovação e, em caso de desvio, o restabelecimento e nova verificação da conformidade da ferramenta com as especificações. A conformidade com as especificações no momento da verificação é confirmada por escrito através do certificado de serviço. Recomenda-se que:
Escolher o intervalo de inspecção adequado de acordo com a utilização.
Após uma solicitação extraordinária da ferramenta, antes de trabalhos importantes, mas no mínimo anualmente, mandar efectuar uma inspecção pelo Centro de Assistência Técnica Hilti .
A inspecção pelo Centro de Assistência Técnica Hilti não desobriga o utilizador de efectuar a comprovação da ferramenta antes e depois da utilização.
Verificar a precisão de medição
Para poder satisfazer especificações técnicas, a ferramenta deveria ser verificada regularmente (no mínimo antes de cada medição maior/relevante).
Se a ferramenta tiver sofrido uma queda de uma altura elevada, deverá investigar-se a capacidade de funcionamento. Sob as seguintes condições pode partir-se do princípio de que a ferramenta funciona de forma perfeita:
Na queda não foi excedida a altura de queda indicada nas características técnicas.
A ferramenta também funcionava de forma perfeita antes da queda.
A ferramenta não sofreu danos mecânicos com a queda (quebra do prisma pentagonal, por exemplo).
A ferramenta gera um raio laser em rotação no modo de operação.
Encaixe a bateria com duplo clique audível.
Aqueça lentamente a bateria até à temperatura ambiente.
Ferramenta ou bateria aquece demasiado.
De acordo com a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, os equipamentos eléctricos e baterias usados devem ser recolhidos separadamente, sendo encaminhados para um reaproveitamento ecológico.
Não deite aparelhos de medição eléctricos no lixo doméstico!
Para evitar poluir o ambiente, equipamentos, baterias e pilhas devem ser eliminados de acordo com as regulamentações nacionais em vigor.