rokettube mobil porno rokettube porno Medicina Nuclear. Conheça os 2 Equipamentos que Evitam Contaminação
Medicina Nuclear. Conheça os 2 Equipamentos que Evitam Contaminação
Veja Como Detectar Radiação na Medicina Nuclear
A medicina nuclear é uma especialidade que utiliza fontes abertas de radionuclídeos, objetivando o tratamento ou diagnóstico de acometimentos patológicos do corpo humano. Independente do caso, um material radioativo é administrado in vivo ao paciente, após ter sido associado a um fármaco de distribuição fisiológica específica para determinados órgãos ou células. Ao produto da associação entre o radionuclídeo e o dito fármaco é atribuído o nome radiofármaco.
Essa modalidade da Tecnologia Radiológica realiza exames que permitem a avaliação funcional (fisiológica) dos tecidos em estudo, ao contrário da maioria dos outros métodos de diagnóstico por imagem, que priorizam a avaliação estrutural (anatômica) das estruturas abordadas. O radiofármaco é administrado ao paciente, visando o estudo de sua diferença de distribuição pela região anatômica de interesse. A visualização dessa distribuição ocorre através de imagens captadas por um equipamento conhecido como gama-câmara.
Risco de Contaminção do Ambiente com Radiação
O fato de lidar com um material radioativo torna necessários instrumentação, cuidados e protocolos completamente distintos das outras modalidades da imaginologia médica e da tecnologia radiológica. O serviço de medicina nuclear (SMN) lida com o constante risco de contaminação do ambiente devido à manipulação destas fontes não-seladas. Com isso, faz-se então necessária a monitoração diária do ambiente, assegurando a devida proteção radiológica.
Contador Geiger Muller e Outros Equipamentos
Para aferir a taxa de exposição em um SMN são utilizados, geralmente, um dos dois instrumentos: o Contador Geiger Muller ou a Câmara de Ionização. O primeiro é um detector à gás, tido como um instrumento de fácil operação e manutenção, bem como baixo custo financeiro. Por estes motivos, mesmo tendo sido introduzido em 1928, é ainda utilizado. Para cada partícula que interage com o volume sensível do detector, são criados cerca de 109 a 1010 pares de íons. Deste modo, a amplitude do pulso de saída formado no detector é da ordem de volt, o que dispensa a presença de um pré-amplificador, facilitando a construção.
A única diferença do Geiger Muller usado em medicina nuclear é a ponteira de detecção. Normalmente, as ponteiras detectam a radiação proveniente de qualquer direção, o que dificulta a localização de contaminação nas bancadas de manipulação de radionuclídeos. Deste modo, a ponteira é modificada para ter uma "janela" ou área por onde será permitida a detecção da radiação gama ou das partículas alfa e beta. O restante da ponteira é blindada para que a radiação vinda de outras direções não atrapalhe a medição.
Contador Geiger Muller Tradicional
Contador Geiger Muller usado na Medicina Nuclear
Ponteira de Detecção de Superfície
No entanto, por manter um pulso de saída de igual amplitude, independentemente do número de íons iniciais, o Contador Geiger Muller não serve para a discriminação de energias, atuando apenas como um contador.
O outro instrumento utilizado para a monitoração de exposição e superfícies, a Câmara de Ionização, trata-se de um instrumento mais caro, mas também mais completo. No interior dessa câmara, a radiação interage com o gás nela contido. Aplicando-se uma tensão nos eletrodos do detector (filamento + e carcaça -), os íons formados migram para os respectivos pólos, gerando corrente elétrica. A câmara é acoplada a um eletrômetro com mostrador digital, que informará a atividade em suas devidas unidades (becquerel ou curie), caracterizando um instrumento capaz de realizar as medidas de maneira rápida e exata, desde que em perfeitas condições de atuação.
A câmara de ionização é um dos instrumentos de detecção de radiação mais precisos para as medidas de exposição e dose absorvida, apresentando boa sensibilidade, estabilidade e reprodutibilidade. Pode ser utilizada para medir diferentes tipos de radiação, intensidade e variação no tempo e espaço. Para isto, elas são construídas de diferentes materiais, diversas dimensões e formato apropriado de cavidade.
O reconhecimento dos instrumentos que possibilitam detectar e mensurar a exposição e contaminação de superfícies, bem como o domínio e destreza de sua operação, são fundamentais para a segurança laboral. Consistem em dispositivos de higiene ocupacional imprescindíveis, estando o funcionamento do SMN condicionada a sua existência segundo legislação específica, que pode ser tema de um próximo encontro.
Katia Bihren
ótimo trabalho!!! gostei muito!! estou fazendo a minha monografia com medidores de radiação ionizantes, vc teria artigos para me enviar? obrigada