MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR - PDF
Download "MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR"
Rayssa Arruda Carreiro
1 MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR 1. INTRODUÇÃO O medidor de energia solar é um instrumento compacto, resistente e preciso para medir a radiação solar em campo. Possui correção de co-seno total para o ângulo de incidência da radiação. O componente sensor de radiação solar empregado neste instrumento é um detector fotovoltaico de silício de alta estabilidade. O instrumento pode ser montado em um tripé. O medidor possui função de definição de hora e pode integrar a energia solar medida a cada segundo e calcular a energia média por hora automaticamente após o tempo desejado ser definido, para obter a media da energia solar radiada. 2. DESCRIÇÃO DO PAINEL 1. Sensor de radiação solar 2. Display LCD 3. Tecla ΦTIME: - Pressione esta tecla para ligar o instrumento, e segure-a pressionada por 3 segundos para desligá-lo. - Pressione esta tecla para alternar entre a exibição de minutossegundos para dias-horas. 4. Tecla HOLD/MODE:
2 - Função Hold: Congela / descongela a leitura exibida no LCD. - Modo de gravação: Pressione esta tecla por 3 segundos para entrar no modo de gravação. Pressione esta tecla para alternar entre o valor Maximo, mínimo, médio e atual. Segure esta tecla por 3 segundos para sair. - Desabilitar o desligamento automático: Com o medidor desligado, mantenha esta tecla pressionada e ligue o medidor. O indicador de desligamento automático desaparecerá do display. 5. Tecla SET: - Seleção de unidades: Pressione esta tecla para alternar entre as unidades W/m² e Btu/(ft²xh). - Modo de definição de tempo real: Pressione esta tecla por 3 segundos para entrar no modo de definições. O display exibirá a data atual. Pressione as teclas, e para definir a data e a hora. Pressione a tecla para armazenar a data e hora definidas e iniciar a medição integral de energia solar. - Modo de definição do fator de calibração: Com o instrumento desligado, mantenha esta tecla pressionada e ligue o instrumento. O display exibe CAL e um dígito intermitente. Pressione as teclas, e para definir o valor do fator de calibração desejado. Pressione a tecla para armazenar a definição e sair. 6. Tecla POWER/% : - Função de seleção de % de transmissão e energia: pressione esta tecla para selecionar a função de medição de energia ou transmissão (%). - Seleção de unidade de energia / potência: No modo de energia solar integral, pressione esta tecla para selecionar a unidade de potência ou energia. - Ajuste de zero: Com o instrumento desligado, mantenha esta tecla pressionada e ligue-o novamente. O display exibe CAL. Cubra o sensor de radiação solar e pressione a tecla. O display exibe MIN. O instrumento zera e sai deste modo.
3 - Tecla : no modo de leitura (READ), pressione esta tecla para avançar nas posições de memória. No modo de definição, pressione esta tecla para aumentar o valor do parâmetro. 7. Tecla MEMORY : - Função memory: pressione esta tecla momentaneamente para armazenar um valor de medição. - Apagar dados armazenados: Com o instrumento desligado, mantenha esta tecla pressionada e ligue o instrumento. O display exibe CLr. Pressione a tecla para selecionar YES or NO (sim ou não) para apagar ou não os dados armazenados. - Tecla : No modo de definição, pressione esta tecla para mover o cursor para a posição desejada. 8. Tecla READ : - Função de leitura de memória: Pressione esta tecla para entrar no modo de leitura de memória, e então pressione as teclas e para selecionar a posição de memória desejada para ler o dado armazenado. Pressione a tecla para sair. - Tecla : Em modo de leitura, pressione a tecla para decrescer a posição de memória. No modo de definição, pressione a tecla para diminuir o valor do parâmetro. 9. Rosca para montagem em tripé 3. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO O equipamento usa um sensor fotovoltaico de silício montado em um suporte com correção de co-seno para fornecer medição de radiação solar para aplicações solares, agrícolas, meteorológicas e hidrológicas. - O equipamento mede precisamente a radiação solar e celeste espectral com força de 400 a 1000nm. Sensores calibrados para essa escala espectral não devem ser usados para vegetação ou sob luzes artificiais. Medição da Energia solar Em modo de energia, o equipamento mede a energia da radiação solar.
4 1. Pressione a tecla Φ para ligar o instrumento. 2. Pressione a tecla SET para selecionar a unidade W/m2 ou Btu / (ft2 x h). 3. Posicione o instrumento com o sensor de radiação solar virado diretamente para o sol. 4. Leia o valor de radiação solar no display. 5. Pressione a tecla HOLD para congelar a leitura.pressione novamente para sair da função. Usando o modo de gravação MAX (Máximo) e MIN (Mínimo) para medição da radiação solar. 1. Pressione a tecla Φ para ligar ao instrumento. 2. Pressione a tecla SET para selecionar a unidade W/m2 ou Btu / (ft2 x h). 3. Posicione o instrumento com o sensor de radiação solar virado diretamente para o sol. 4. Pressione a tecla MODE por 3 segundos para entrar no modo de registro MAX/MIN. Os valores máximo, mínimo e médio serão registrados de acordo com a leitura atual. O display exibe o indicador MAX e a função de desligamento automático será desabilitada. 5. Pressione a tecla MODE para alternar entre os valores máximo (MAX), mínimo (MIN), médio (AVG) e o valor atual. O valor médio é baseado nos 4 últimos valores medidos. Pressione a tecla MODE por 3 segundos para sair. Medição da transmissão da energia solar No modo de transmissão, o equipamento está apto a calcular a porcentagem de transmissão solar associada a um dado material, como vidro, filme ou outro material transparente. 1. Pressione a tecla Φ para ligar o instrumento. 2. Pressione a tecla SET para selecionar a unidade W/m2 ou Btu / (ft2 x h). 3. Posicionar o equipamento com o sensor de radiação solar diretamente para o sol.
5 4. Pressione a tecla POWER/% para entrar no modo de transmissão. O display exibe o indicador %. 5. Pressione a tecla para armazenar como referencia o valor de energia solar medido. O display exibirá o indicador 100.0%. 6. Coloque o vidro ou o filme entre a fonte de radiação solar e o sensor de radiação do instrumento. 7. Leia o valor no display. 8. Pressione a tecla HOLD para congelar a leitura no display. Pressione HOLD novamente para sair do modo de retenção de dados. 9. Remova o material (vidro ou filme) e confirme se o instrumento volta a medir 100.0%. Se o instrumento não mostrar 100.0% ao remover o material, execute o processo novamente. 10. Pressione a tecla POWER/% para sair. Medição da Energia solar integral Quando a luz solar atinge a Terra, é distribuída irregularmente em diferentes regiões. A luz solar varia com as estações do ano, assim como o eixo rotacional da Terra muda de posição e deixa os dias mais longos ou mais curtos com a mudança das estações. A quantidade de luz solar em uma região também é afetada pela hora do dia, o clima (especialmente com neblina, que dispersa os raios solares), e a poluição do ar nessa região.deste modo, esses fatores climáticos afetam a quantidade de energia solar disponível para sistemas PV. Pressione a tecla Φ para ligar o instrumento. 2. Pressione a tecla SET para selecionar a unidade W/m2 ou Btu / ft2 x h). 3. Posicione o equipamento com o sensor de radiação solar virado diretamente para o sol.
6 4. Pressione a tecla SET por 3 segundos para entrar no modo de definição de hora e data. O display exibirá o campo - com dígitos intermitentes. 5. Pressione as teclas ou para definir o valor desejado. 6. Pressione a tecla para mudar para os outros dois dígitos intermitentes. 7. Repita o passo 5 e 6 para completar as configurações de Dia - Hora e minuto : segundo (tempo-real). 8. Pressione a tecla para armazenar o tempo real e começar a medição de energia solar integral. 9. Pressione a tecla Power/% para selecionar a unidade de energia solar ou energia solar integrada. 10. Pressione a tecla TIME para alternar entre dia - hora e minuto: segundo. Neste modo, a função HOLD é desabilitada. 11. Pressione e segure a tecla Φ por 3 segundos para sair e desligar o instrumento. Memória de dados manual e modo de leitura 1. Memória de dados manual Pressione a tecla MEMORY momentaneamente para armazenar a leitura atual na memória. O tamanho da memória é 99 posições. 2. Leitura manual da memória de dados 1. Pressione a tecla READ para ler o dado gravado manualmente. O display mostra o indicador R. 2. Pressione as teclas ou para selecionar o número da posição de memória desejada para exibição. 3. Pressione a tecla para sair 3. Limpeza de memória de dados manual
7 1. Pressione a tecla Φ para desligar o instrumento. 2. Pressione e segure a tecla MEMORY e ligue o instrumento. O display exibirá o indicador CLr YES. 3. Pressione a tecla selecionar YES ou NO (sim ou não) e depois pressione para confirmar. Desabilitar a função de desligamento automático O instrumento desliga automaticamente se as teclas não forem pressionadas por 10 minutos. Para desabilitar a função de desligamento automático: 1. Pressione a tecla Φ para desligar o instrumento. 2. Pressione e segure a tecla HOLD e ligue o instrumento novamente. A função de desligamento automático será desabilitada. O indicador de desligamento automático desaparecerá do display. 3. A função de desligamento automático será acionada todas as vezes que o instrumento for ligado. Configuração da função de calibração (CAL) O fator de calibração CAL serve para calibrar o resultado exibido. O valor da energia solar medido internamente é multiplicado pelo valor CAL que foi definido e o valor resultante será exibido no display ou armazenado. A escala de definição de CAL é de até O método de ajuste do fator de calibração precisa de um medidor solar padrão como referência a. Pressione a tecla Φ para desligar o instrumento. b. Pressione e segure a tecla SET, e ligue o instrumento novamente para definir o fator de calibração. O display mostra o indicador CAL e o primeiro aparece intermitente, o qual poderá ser mudado. c. Pressione a tecla para selecionar o digito intermitente desejado. d. Pressione a tecla ou para ajustar o valor desejado.
8 e. Pressione a tecla para armazenar o novo valor desejado e sair. Ajuste de leitura ZERO a. Pressione e segure a tecla POWER/% e ligue o medidor para ajustar a leitura zero. O display exibe o indicador CAL. b. Cubra o sensor solar e pressione a tecla. O display mostrará a marca MIN por 1 segundo para zerar a leitura. 4. ALIMENTAÇÃO Quando a energia das pilhas não for mais suficiente. Será necessário substituir as 4 pilhas de 1,5V tamanho AAA por novas. 1. Retire o parafuso localizado na parte traseira do instrumento e remova o clipe de cinto e a tampa do compartimento de pilhas. 2. Remova as pilhas antigas e instale pilhas novas. Recoloque a tampa do compartimento e o clipe de cinto e recoloque o parafuso. Certifique-se de instalar as pilhas na polaridade correta. 3. Polaridade invertida pode danificar o aparelho! 5. MANUTENÇÃO 1. O instrumento deve ser limpo com um pano levemente umedecido se necessário. 2. Não exponha o instrumento a temperatura ou umidade excessivas. 3. O intervalo de calibração do instrumento varia de acordo com as condições operacionais, mas geralmente a sensibilidade diminui em proporção direta ao produto da intensidade solar pelo tempo de exposição. Para manter a precisão básica do instrumento, calibrações periódicas são recomendadas.
Manual de Instruções CR-10. Medidor de campo eletromagnético
Manual de Instruções CR-10 Medidor de campo eletromagnético Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 5 4. Descrição do Display 6 5. Informações de Segurança 7 6. Operação
MEDIDOR DE PRESSÃO SONORA DEC-470
MEDIDOR DE PRESSÃO SONORA DEC-470 1. INTRODUÇÃO O decibelímetro DEC-470 é um instrumento utilizado para realizar medição de níveis de ruído. O microfone é peça vital no circuito, sendo sua função a de
ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE ITAN-800 MANUAL DE INSTRUÇÕES
ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE ITAN-800 MANUAL DE INSTRUÇÕES CD Incluso: Software e Protocolo acompanham o produto Título ÍNDICE Página 1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA... 3 2. INTRODUÇÃO... 3 3. ESPECIFICAÇÕES...
Manual de Instruções. LD-400 plus. Luxímetro digital com datalogger
Manual de Instruções LD-400 plus Luxímetro digital com datalogger Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 5 4. Descrição do Display 6 5. Informações de Segurança
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA SEM FIO ITWH-1280 www.instrutemp.com.br 1. INTRODUÇÃO 1.1 Conteúdo 1.2 Funções 2. INSTALAÇÃO 2.1 Instalando as baterias 2.2 Montagem 2.2.1 Estação Base 2.2.2 Sensor Remoto 3. VISÃO
INSTRUTHERM MANUAL DE INSTRUÇÕES LUXÍMETRO DIGITAL MODELO: LDR-225 INSTRUTHERM
INSTRUTHERM MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUTHERM VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO Instrutherm Instrumento de Medição Ltda. Rua Jorge de Freitas, 274 - Freguesia do Ó São Paulo - SP - CEP: 02911-030
Manual de Instruções. Protemp lite. Medidor de stress térmico
Manual de Instruções Protemp lite Medidor de stress térmico Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 6 4. Descrição do Display 7 5. Informações de Segurança 8 6. Operação