Cuba de Ultrassom Cristófoli - odonto
RIM01408
Cuba de Ultrassom Cristófoli 110v
Este equipamento foi desenvolvido para realizar a limpeza de instrumentos/artigos odontológicos, veterinários, laboratoriais ou qualquer outro material que seja adequado para limpeza por ultrassom (cavitação).
Funcionamento do equipamento, O que é cavitação?:
A cavitação é a formação e colapso de milhões de bolhas minúsculas ou cavidades dentro de um líquido, produzida pela alternância de ondas de pressão altas e baixas que são geradas pelo ultrassom. As bolhas acontecem em meio ao líquido e o efeito de milhares de implosões por segundo ajudam o detergente enzimático a quebrar moléculas de sujeira e contaminantes, resultando em uma limpeza eficaz.
Aquecimento, Para uma limpeza mais profunda, com presença de gordura, opcionalmente, pode-se usar a função de aquecimento da água. Basta pressionar a tecla AQ para iniciar o aquecimento que levará cerca de 40 minutos para atingir a temperatura ideal de limpeza, que é de 65 ºC.
Uma vez alcançada a temperatura ideal, o aquecimento desligará automaticamente. O LED vermelho à esquerda do display permanecerá ligado quando o aquecimento estiver sendo usado. Se houver a necessidade de reduzir o tempo de aquecimento pode-se colocar água morna na cuba de inox.
Não usar água muito quente (acima de 65ºC), isso prejudicará a limpeza dos instrumentos/artigos.
Limpeza externa, desligue o equipamento da tomada. Utilize um pano úmido com detergente neutro biodegradável, em seguida, limpe-o com um pano umedecido com álcool 70% ou ácido peracético a 1%. Limpe a tampa da mesma forma. Faça movimentos suaves somente em um sentido.
Limpeza da cuba de inox, limpe a cuba de inox e troque a solução de limpeza a cada ciclo para manter a eficácia do procedimento, pois a sujeira acumulada dentro da cuba diminui a eficiência da cavitação.
Descarte a solução contaminada. Após descartar a água/solução, retire com uma esponja macia, pano ou ainda toalhas de papel, o excesso de resíduos que porventura se acumulem no fundo da cuba, limpe-a com uma esponja macia e detergente neutro biodegradável e enxágue com água corrente (tendo a precaução de não molhar o painel eletrônico, evitando assim a entrada de água no equipamento através dos orifícios do mesmo), enxugue a cuba com papel toalha ou um pano macio e finalize desinfetando a cuba esfregando-a com álcool 70% três vezes.
Desconecte o equipamento da tomada antes de realizar qualquer tipo de manutenção
Não deixe sujeira dentro da cuba de inox
Sujeira acumulada diminui a eficiência da cavitação
Utilizar somente detergente enzimático para limpeza em cuba de ultra-som
Para realizar uma limpeza mais profunda, utilize a função de aquecimento de água ou utilizar água já aquecida a no máximo 65º C
Este equipamento é provido de proteção contra superaquecimento;
É recomendado aguardar cerca de 15 minutos ao realizar 3 ciclos longos consecutivos
Para fazer o cálculo de quanto detergente enzimático utilizar, lembre que a capacidade da cuba é de 2,1 litros, então se o recomendado é 2 ml por litro, a quantidade ideal será 4 ml de detergente
Use um copo medidor ou uma seringa sem agulha para medir o volume
Nunca deixar os instrumentos na cuba após o término do ciclo de limpeza, isso poderá danificá-los
Não molhe o equipamento para evitar risco de choque elétrico
Guarde a cuba de ultrassom em um local fresco e seco.
Limpeza Interna (Cuba de Inox):
Limpe a cuba de inox e troque a solução de limpeza a cada ciclo
Incline o equipamento para o lado oposto ao painel de controle, de modo a vertê-lo na pia apropriada para esse tipo de limpeza ou descarte
Retire com uma esponja macia, pano ou ainda toalhas de papel, o excesso de resíduos que porventura se acumulam no fundo da cuba
Limpe-a com uma esponja macia e detergente neutro
Não molhe o painel eletrônico, evitando assim a entrada de água no equipamento
Enxugue a cuba com papel toalha ou com pano não áspero
Finalize desinfetando a cuba esfregando-a com álcool 70% três vezes
Limpeza Externa(Superfícies):
1 Cuba de Ultrassom Cristófoli
Compre Cuba de Ultrassom Cristófoli de forma rápida e segura na Odonto Equipamentos.
Cuba de Ultrassom Cristófoli são equipamentos novos ?
Quais as formas de envio da Cuba de Ultrassom Cristófoli? A entrega é feita em todo o Brasil?
Qual o prazo de entrega da Cuba de Ultrassom Cristófoli ?
Qual é a garantia da Cuba de Ultrassom Cristófoli ?
É seguro comprar Cuba de Ultrassom Cristófoli na Odonto Equipamentos?
De: R$ 0,00Por: R$ 1.258,45ou 10 X de R$ 125,84
Preço a vista: R$ 1.258,45
à vista R$ 1.258,45
2X de R$ 629,22 sem juros
3X de R$ 419,48 sem juros
4X de R$ 314,61 sem juros
5X de R$ 251,69 sem juros
6X de R$ 209,74 sem juros
7X de R$ 179,77 sem juros
8X de R$ 157,30 sem juros
9X de R$ 139,82 sem juros
10X de R$ 125,84 sem juros
Lavadora Ultrassônica L100 Schuster 127v
Lavadora Ultrassônica D700 2 Litros 110v
Opções de Cor - Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde.
Capacidade Útil - 2,1 Litros
Capacidade Total - 2,5 Litros
Dimensões - Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna - Cuba de Inox - 24,8 x 8 x 14,8 cm