Condutivímetro Portátil | Bunker
NI CVP - Condutivímetro Portátil
Model: NI CVP
Marca: Nova InstrumentsModelo:NI CVP Referência:
Condutivímetros Novainstruments, totalmente micro-processados. São fornecidos completos para medições exatas de condutividade, sólidos totais dissolvidos (TDS), salinidade, resistência, Concentração e temperatura em líquidos. Aceitam 3 tipos de constante de células: K=0,1, K=1 ou K=10. Mede condutividade em águas (S/cm), condutividade em álcool (S/m) e temperatura. Trabalha com todos os tipos de células, inclusive de álcool. Dotado de sensor de temperatura individual em aço inox, permitindo o uso do instrumento como termômetro digital. Compensação de temperatura em todas as escalas. Display alfanumérico, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Sistema inteligente que verifica defeitos na célula, no sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando no caso de irregularidades. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Compensação de temperatura automática em todas as escalas. Gabinete em ABS, evita a corrosão. Calibração automática. painel de funções em policarbonato, com teclas soft touch.
• Escala: 0 a 2 µS/cm - Resolução: 0.001 µS/cm
• Escala: 0 a 20 µS/cm - Resolução: 0.01 µS/cm
• Escala: 0 a 200 µS/cm - Resolução: 0.1 µS/cm
• Escala: 0 a 2.000 µS/cm - Resolução: 1 µS/cm
• Escala: 0 a 20.000 µS/cm em água (0 a 20 mS/cm) - Resolução: 0.01 mS/cm
• Escala: 0 a 20.000 µS/m em álcool (0 a 20 mS/m) - Resolução: 0.01 mS/m
• Escala: 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm) - Resolução: 0.1 mS/cm
• Escala: 5 Ω a Infinito - Resolução: 1 Ω
01 célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, 01 sensor de temperatura em aço inox, suporte lateral para célula e sensor de temperatura, solução padrão de calibração 146,7 uS/cm, manual de instruções e maleta de plástico para transporte.
Célula termostatizada para medição de condutividade em álcool. Soluções de calibração: 13,32 m/S/m, 1412 uS/cm. Soluções Certificadas com rastreabilidade: sob consulta. Saída para computador tipo RS 232C, Memória para armazenamento de até 30 leituras.