Cama Motorizada Concept 1533 Trendelemburg -
· Cama Fowler com cabeceiras removíveis em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência.
· Chassi leito (Superior) construído em tubo perfilado de Aço Carbono .
· Estrado articulado em chapa de Aço Carbono ABNT 1020 de 1,5 mm de espessura.
· Quatro pontos para suporte de soro.
· Quatro grades laterais em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência com sistema de retração linear, através de amortecedor pneumático que permitem o recolhimento para baixo leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava.
• Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, Trendelemburg e Proclive acionados por quatro atuadores lineares com caixa de comando blindada com grau de proteção IPX6.
· Tratamento de superfície que consiste por processo de decapagem, desengraxe, fosfatização, Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa a 200 graus centigrados, de excelente resistência química e mecânica.
· Motorização com grau de proteção IPX6
• Altura do leito mínima de 410mm e 710mm máximo (do piso á superfície do estrado ) – com rodizio de 4"(100mm) ou mínimo 460mm e 770mm máximo com rodízio de 6"(150mm).
• Leito subdividido em 4 seções, uma fixa e 3 moveis, comprimento total de 1905mm
• Extensor de leito (espaço útil de 2020mm passa a 2315mm)
• Alimentação elétrica: 100-240V – 50/60 Hz - ( Bivolt ).
• Capacidade máxima: 320Kg (Distribuído sobre o leito).
1. Sistema de proteção contra choques mecânicos ( Bumpers );
4. Pintura adicional e-coat(KTL) por imersão aumentando a resistência e longevidade da estrutura com pintura interna da estrutura tubular;
Equipamento montado com motorização, cabeamento, controle e caixa de comando com grau de proteção IPX6 .