MONITOR AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL MODELO DYNAMAPA
Aparelho microprocessado para medição da pressão arterial e frequência cardíaca;
Display de LCD de 6 dígitos para visualização das pressões sistólicas e diastólicas, frequência cardíaca, horário e mensagens do sistema;
Gabinete, com blindagem eletromagnética;
Método de medição oscilométrica;
Faixa mínima de pressão sistólica de 70 a 280 mmhg;
Faixa mínima de pressão diastólica de 30 a 180 mmhg;
Pressão limitada no Maximo ate 310 mmhg;
Memória para no mínimo 300 medições;
Capacidade de programação de protocolos de medições;
Com períodos de medições e frequências de inflacao independentes;
Apresentação gráfica de no mínimo curvas de pressão e de tendências;
Cadastro de pacientes e médicos;
Banco de dados de medicamentos ou substancias;
Possibilidade de sobreposição de curvas de dois exames de um mesmo paciente;
Utilizar pilhas ou baterias recarregáveis com fornecimento do carregador para alimentação em rede elétrica 100 a 240 volts com comutação automática;
Peso Maximo de 400 gramas, incluindo as baterias ou pilhas;
Fornecimento de bolsa para transporte junto ao paciente;
Fornecimento de manguitos com tamanhos médio, grande e extra-grande com tubo de conexão;
Fornecimento de software em português para transferência, leitura e manipulação de informações para o computador.
GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER MODELO CARDIOLIGHT
Número de canais: 3 simultâneos;
Tipo de gravação digital por cartão de memória;
Capacidade em horas de 24 horas ou mais;
Resposta em frequência de 0,05 a no mínimo 40Hz;
Taxa de amostragem maior ou igual que 200 amostras por segundo;
Com Registro de marcapasso;
Alimentação com pilhas alcalinas AAA ou pilhas recarregáveis;
Autonomia de 24 horas ou 48 horas;
Peso com pilhas de no máximo 100 gramas;
Deve vir acompanhado de 02 cabos paciente 4 vias.
ANALIZADOR DE HOLTER MODELO CARDIOSMART 550
Sistema de análise de holter com as seguintes características:
Sumário estatístico de QRS's, arritmias e desnivelamento do ST, classificados por tipo, frequência, duração, FC's, percentuais e horários.
Amostragem de todas as morfologias de QRS, com possibilidade de reclassificação das mesmas em grupos de QRS normais, aberrantes, ventriculares, fusão, marcapasso, artefatos, questionáveis, etc.
Visualização de todos os QRS de cada morfologia com visualização do contexto do QRS selecionado e possibilidade de edição individual ou agrupada.
Sumário tabular com informações horárias de FC, máxima, mínima e média, número de QRS, extrassístoles ventriculares e supraventriculares isoladas, pareadas e em episódios de taquicardias.
Gráficos das 24 hs da frequência cardíaca, atividade ventricular, atividade supraventricular, nível de ST, etc., configuráveis em quantidade, posicionamento, escala e tamanho.
Seleção instantânea de qualquer momento da gravação no gráfico de 24 hs. Possibilidade de visualização do contexto em traçados de densidade variável, ajustável pelo operador.
Revisão na tela do monitor das 24 hs de gravação em 1, 2 ou 3 canais, em "full disclosure" (traçados comprimidos), com mecanismo de rolagem da página, com níveis diferentes de densidade dos traçados.
"Pinceis" de seleção de traçados em forma automática ou manual, para inclusão como exemplos ou para edição de intervalos ou períodos determinados da gravação.
Revisor de Arritmias e ST para visualização rápida, numa única página com barra de rolagem lateral, de todos os episódios dos diversos tipos de arritmias, divididas em ventriculares, supraventriculares, pausas, taquicardias, bradicardias e desnível de ST, com possibilidade de edição instantânea e inclusão de exemplos no laudo através de um menu próprio. Possibilidade de visualização simultânea de qualquer evento num contexto maior, ao pé da página.
Classificação das extrassístoles, no Revisor de Arritmias, em grupos de 1 a + de 20 sucessivas. Divisão das pausas pela sua duração e dos episódios de taqui e bradicardia pela sua FC. Os episódios de desnivelamento do ST são também classificados em diferentes grupos de acordo com o tipo e valores apresentados.
Menu de exemplos, automáticos e selecionados manualmente a partir de qualquer tela do exame, com dados sobre duração dos mesmos, diagnóstico eletrocardiográfico, FC basal e do evento, formato de impressão, canais selecionados e possibilidade de inserção das atividades e sintomas do paciente.
Parâmetros de normalidade passíveis de serem modificados pelo médico de acordo com as características dos pacientes estudados.
Possibilidade de arquivo de gravações completas na memória do HD do sistema limitado à capacidade do disco.