Henrique Antas Sales
2 Introdução Parabéns pela sua compra do teste de Turbidez TB400. O TB400 mede a turbidez até 1000 NTU. As vantagens do TB400 para o usuário incluem: Fácil de usar e manter, alta precisão, calibragem automática e rápida resposta. Este dispositivo é enviado completamente testado e calibrado e, com uso adequado, fornecerá anos de serviço confiável. Por favor, visite nosso site ( para verificar a versão mais recente deste Guia do Usuário, Atualizações do Produto e Suporte ao Cliente. Aplicações As aplicações típicas incluem a medição da água municipal, água de beber e para alimentação ou outras soluções aquosas onde a claridade do fluido é importante. Descrição do Medidor 1. Visualização LCD 2. Botão HOLD (manter) 3. Botão REC-MAX-MIN 4. Botão POWER (força) 5. Botão ZERO 6. Botão TEST- (teste-chamada) 7. Lingueta da câmara da garrafa de teste 8. Câmara da garrafa de teste 9. Garrafa de teste Compartimento da bateria na parte posterior do medidor 2
3 Procedimentos de medição Calibragem 1. Certificar-se que o medidor tenha sido calibrado antes de usar. 2. Consulte a seção de calibragem para este procedimento. Preparação da amostra 1. Coloque o líquido de teste na garrafa de amostra fornecida até a linha de 10ml e fixe a tampa na garrafa. 2. Limpe e seque a parte externa da taça de amostra para certificar-se de uma superfície limpa. Medição 1. O medidor deve ser desligado. 2. Abra a tampa da câmara de teste e insira a garrafa de teste completamente na câmara. 3. Alinhe a marca branca da garrafa de teste com a marca branca no canto da câmara de teste. 4. Feche a tampa da câmara e bloqueie-a no lugar. 5. Pressione o botão POWER (força) para ligar o medidor. 6. Temporariamente, pressione o botão TEST (teste). A visualização irá piscar "TEST" (teste) por aproximadamente 10 segundos e depois o valor de turbidez, em unidades NTU, será exibido. MANTER dados Pressione o botão HOLD (manter) uma vez enquanto faz uma medição para congelar o valor na exibição. Pressione HOLD (manter) novamente para liberar a função Manter Dados. Registro de dados (Leituras MAX/MIN) 1. A função de registro de dados registra as leituras MÁX. e MÍN. Pressione o botão "REC" uma vez para iniciar o registro de dados. O LCD exibirá o símbolo "REC". 2. No modo de registro, pressione "REC" uma vez. A visualização mostrará a leitura máxima e "REC MAX" aparecerá na visualização do LCD. 3. Pressione o botão "REC" mais uma vez mais e "REC MIN" aparecerá no LCD junto com a leitura mínima. 4. Para excluir o valor MÁX. ou MÍN. pressione "HOLD" (manter) uma vez. O LCD exibirá "REC". Desligamento Automático força A função de Desligamento Automático da Força automaticamente desligará o TB minutos depois da última pressão de tecla. 3
4 Calibragem Um calibragem completa exigirá o teste com ambas as soluções de teste 0 NTU e 100 NTU. Notas: Antes de calibrar, agite levemente a garrafa de solução de teste por aproximadamente dois segundos. Certifique-se que os lados da garrafa estejam limpos e secos para evitar erros de medição. Procedimento de Calibragem (0 NTU) 1. Insira a garrafa de solução NTU Zero na câmara de teste, alinhe as marcas brancas, feche e bloqueie a tampa. Ligue o medidor, pressione e mantenha pressionado o botão "" até que o LCD exiba "", depois libere o botão. 2. Espere um Segundo e depois o LCD exibirá: 0.00 Nota: Se o LCD não exibir zero ao usar o líquido "0 NTU", pressione o botão "ZERO" continuamente até que LCD exiba o valor zero. 3. O medidor agora está pronto para a calibragem "0 NTU". 4. Temporariamente, pressione o botão "". O LCD irá piscar por aproximadamente 10 segundos e depois mostrará a seguinte visualização: O LCD irá então exibir: A calibragem Zero NTU está completa. Agora, o medidor está pronto para a calibragem de
5 Procedimento de Calibragem (100 NTU) 1. Levante a tampa da câmara de teste e remova a garrafa da solução de teste 0 NTU. 2. Agite levemente a garrafa de solução de teste 100 NTU, insira-a na câmara de teste e bloqueie a tampa. 3. Temporariamente, pressione o botão "". O LCD irá piscar por 10 segundos Quando a calibragem estiver completa, o LCD voltará ao modo de operação normal. NOTA: Se a seguinte mensagem de erro aparece "Erro, não pode ser calibrado..." verifique o valor da solução padrão. Se a mensagem de erro ainda aparecer, complete o procedimento de "Calibration Clear" (apagar calibragem). 5
7 Manutenção Indicação de Bateria Baixa Quando as baterias ficam fracas, o ícone será exibido na visualização. Consulte a seção Substituição da Bateria para obter informações de substituição da bateria. Substituição da Bateria 1. Remova os 2 (dois) parafusos na parte posterior do medidor e remova a tampa da bateria. 2. Substitua as 6 (seis) baterias AAA, observando a polaridade. 3. Feche a tampa da bateria e recoloque os parafusos. Lembretes de Segurança da Bateria Nunca jogue as baterias no fogo. Elas podem explodir ou vazar. Nunca misture tipos diferentes de bateria. Instale sempre novas baterias do mesmo tipo. Limpeza Nunca elimine as baterias usadas ou baterias recarregáveis no lixo doméstico. Como consumidores, os usuários são legalmente obrigados a levar as baterias usadas a locais de coleta apropriados, as lojas varejistas onde as baterias foram adquiridas ou em qualquer local onde são vendidas baterias. Eliminação: Não elimine este instrumento no lixo doméstico. O usuário é obrigado a levar os dispositivos em final de vida para um ponto de coleta designado para a eliminação de equipamento eletro-eletrônico. Limpe o alojamento do medidor com um pano úmido. Não use abrasivos ou solventes. 7
8 Especificações Visualização Tamanho LCD: 41 mm x 34 mm (1.6 x 1.3 ) Intervalo Resolução Precisão 0.00 a NTU (Nephelometric Turbidity Unit) 50 a 1000 NTU 0.01 NTU/1 NTU ±5% FS ou ± 0.5 NTU o que for maior Temperatura de Operação 0 a 50 o C (32 a 122 o F) Umidade de Operação Fonte de Luz Detector de Luz Tempo de Resposta Volume da Amostra Menos de 85% RH LED, 850 nm Foto Diodo Menos de 10 segundos 10 ml mínimo Força Seis baterias AAA de 1.5V Consumo de força Dimensões/ Peso Modo de espera: aprox. 3.5mACC; Modo de Teste: aprox. 36mACC 155 x 76 x 62mm (6.1 x 3.0 x 2.4 ); 320g (0.70lbs) Desligamento Automático forca Desliga automaticamente 10 minutos depois que a última tecla é pressionada Padrão Conforme com a ISO 7027 Copyright 2013 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma 8