Registrado: 14/Abril/2004
Assim em 38°C o aquecimento será desligado, quando a temperatura baixar 1°C e atingir 37°C o aquecimento será ligado novamente.
Registrado: 19/Dezembro/2005
Lorena (L.A.)
Juvenal Assistência Técnica em Refrigeração - Morrinhos GO
Registrado: 20/Julho/2005
Registrado: 10/Agosto/2011
Tenho um TIC-17RGT para controlar uma câmara fria, que tem que manter uma temperatura abaixo de 10°C. Podemos considerar uma faixa de 6 a 8 °C. Poderia me indicar como configurar este dispositivo para que atenda estas especificações?
Registrado: 11/Janeiro/2007
para desligar seu instrumento em 6°C, e ligar em 8°C deverá fazer a seguinte programação:
Registrado: 30/Agosto/2011
Uso o tic 17 rgt para sauna e estou fazendo confusao com a
regulagem.Como faco para manter a temperatura em 47 graus ? Eu
quero que desarme em 47 e 0,5 abaixo arme de novo.
Outra duvida e se existe um aparelho com regulagem de temperatura
externa , sem precisar entrar no sistema.
por medidas de segurança, os instrumentos Full Gauge Controls possuem um código que impede o usuário final de ter acesso as funções técnicas, evitando que parâmetros sejam alterados e desregulem a configuração do produto.
Para manter a temperatura do seu TIC-17RGT em 47ºC, acesse o setpoint pressionando a tecla SET por 2 segundos e insira o valor de 47(ºC). Após, pressione a tecla SET por 10 segundos até que apareça COD no visor e insira o código 023.
Aguarde 4 segundos para pressionar a tecla SET novamente até aparecer OP, após DF. Então coloque o diferencial desejado para religar o sistema: 0,5(°C).
Apenas uma observação: o diferencial da sua instalação está muito próximo do setpoint, sugerimos o valor de 2ºC para melhor funcionamento do sistema.