Júlio César Belmonte Medina
2 APRESENTAÇÃO DO MANUAL MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO) Nome Técnico: Câmera de Vídeo/Gravador de Imagens Nome Comercial: Câmera In Cam LX. Modelo: Câmera In Cam LX Marca: Gnatus Fornecedor / Fabricante: GNATUS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. Rod. Abrão Assed, Km m - Cx. Postal 782 CEP Ribeirão Preto - S.P. - Brasil Fone +55 (16) Fax +55 (16) C.N.P.J / Insc. Est Responsável Técnico: Gilberto Henrique Canesin Nomelini CREA-SP: ATENÇÃO Para maior segurança: Leia e entenda todas as instruções contidas nestas Instruções de Uso antes de instalar ou operar este Equipamento. Nota: Estas Instruções de Uso devem ser lidas por todos os operadores deste Equipamento. 4
3 ÍNDICE APRESENTAÇÃO DO MANUAL...02 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO...04 MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO...06 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Dimensional Emissões Eletromagnéticas Normas Aplicadas Simbologias da embalagem Conteúdo das marcações acessíveis e não acessíveis Instalação do equipamento Funcionamento...25 PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS Condições de transporte e armazenamento Condições ambientais de operação Sensibilidade a condições ambientais previsíveis em situações normais de uso Recomendações para a conservação do equipamento Precauções e advertências durante a instalação do equipamento Precauções e advertências durante a utilização do equipamento Precauções e advertências após a utilização do equipamento Precauções e advertencias durante a limpeza e desinfecção do equipamento Precauções em caso de alteração no funcionamento do equipamento Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou incomuns, relacionados com a desativação e abandono do equipamento...37 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA Procedimentos adicionais para reutilização Limpeza, desinfecção e esterilização Manutenção preventiva Manutenção corretiva IMPREVISTOS - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS...39 GARANTIA DO EQUIPAMENTO...40 CONSIDERAÇÕES FINAIS
4 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Prezado Cliente Parabéns pela excelente escolha. Ao comprar equipamentos com a qualidade GNATUS, tenha certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatível com os melhores do mundo em sua classe. Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer. Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas. Identificação Nome Técnico: Câmera de Vídeo/Gravador de Imagens Nome Comercial: Câmera In Cam LX. Modelo: Câmera In Cam LX Marca: Gnatus 6
5 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Descrição e caracteristicas do equipamento Permite Instalação no Televisor / Monitor com entrada de vídeo / Monitor VGA; Congelamento de imagens feito através de tecla disposta na peça de mão, permite ao operador maior liberdade de utilização; Instalação no Computador através de entrada USB, permite o armazenamento e gerenciamento de imagens através de softwares específicos; Seleção das imagens feita através de Controle Remoto, permite selecionar uma a uma ou quatro imagens simultâneas diretamente no televisor ou monitor; Sistema de iluminação através de LED s brancos com luz fria, proporciona imagem com o máximo de realidade; Protetor da lente embutido, protege os componentes óticos contra pequenos acidentes, arranhões e pó; Peça de mão com formato anatômico, permite a captação de imagens com qualidade e possibilita a utilização de dispositivos de proteção para prevenção contra a contaminação cruzada; Acompanha suporte de pontas com interruptor automático eletromagnético, permite posicionamento nos mais variados locais, como: Monitores LCD, laterais de equipos, unidades de água, armários, etc. Proporciona praticidade, economia de tempo e energia elétrica, ligando/desligando automaticamente ao ser retirada/reposicionada no suporte. Módulo de mesa leve, compacto e funcional com interfaces para diversas aplicações, permite ligações em monitores VGA, TV e Computador. Controle remoto com funções de programação e seleção de imagem, permite maior mobilidade no controle e no armazenamento das imagens capturadas; Cabo de comunicação da peça de mão em material altamente flexível, permite flexibilidade e não possui a fragilidade encontrada nos cabos com fibra óptica; Chave liga/desliga posicionada na peça de mão proporcionando facilidade de acionamento; Fonte de alimentação chaveada, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 100 e 240V 50/60Hz. Indicação do equipamento Este equipamento deve ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada (profissional devidamente regulamentado, conforme legislação local do país) observando as instruções contidas neste manual. É obrigação do usuário usar somente o equipamento em perfeitas condições e proteger a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos. Finalidade do equipamento A câmera tem a finalidade de captar imagens com qualidade, permitindo a visualização das imagens com o máximo de realidade (inclusive ampliada) através de um monitor ou televisor, possibilitando o perfeito diagnóstico. 7
6 MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO A B A - Peça de mão Câmera In Cam LX B - Módulo 8
7 MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO Acessórios e cabos que acompanham o produto: 01 - Fonte de alimentação V~ (câmera) 02 - Cabo de vídeo VGA 03 - Capa protetora 04 - Cabo câmera 05 - Cabo Vídeo RCA 06 - Cabo USB 07 - Cabo Sensor IR 08 - Cabo complemento 09 - Suporte para câmera 10 - Parafuso fixação suporte para câmera 11 - CD de instalação do software para captação e armazenamento de imagens Controle Remoto IR 9
8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Geral Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC Tipo de proteção contra choque elétrico Equipamento de Classe II Grau de proteção contra choque elétrico Parte aplicada de Tipo B Proteção contra penetração nociva de água IPX 0 Modo de operação Contínua Modelo Câmera In Cam LX Elemento capturador 1/4 Color CCD Controle de ganho Automático Potência 14VA (100V~) / 17VA (240V~) Saída de vídeo 1.0Vp-p Composite/75ohm Resolução 480 TV Line Obturador eletrônico Automático,1/60(1/50)~ 1/100,000seg Fonte de alimentação Ve V~ - 50/60 Hz Vs - 5V~/2A Distância Focal 2mm - 40mm Congelamento No botão da peça de mão. Total de imagens congeladas ampliadas 60 ou no modo Grids 240 imagens. :
9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Entrada/Saída Digital 16bits Sinal 52Db Alimentação do módulo DC 5V Resolução digital 8 Bit 256 Grad, 512x1024 pixels Iluminação 6 LEDs Peso da peça de mão 89g Peso Líquido 900 g Peso Bruto Kg O Monitor de vídeo utilizado em conjunto com a Câmera In Cam Lx deverá apresentar a seguinte configuração mínima: Alimentação: 100~ 240VAC (50/60Hz) - Fonte interna no monitor Sinal de vídeo: RGB Analógico / USB / VGA Contraste: :1 DFC Tempo de resposta: 8ms Ângulo de visão: H=176º / V=170º Dimensional (mm) ;
10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Emissões eletromagnéticas 32
11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 33
12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 34
13 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Normas aplicadas: NBR : Equipamento Eletromédico- Parte 1: Prescrições gerais para segurança; NBR ISO 14971:2009- Dispositivos médicos - Gestão de aplicação de dispositivos médicos de riscos. EN ISO Quality systems - medical devices; IEC : Collateral Standard - Eletromagnetic Compatibility. ISO 9001: Quality Management System - Requirements RDC 59/ Boas práticas de fabricação de produtos médicos - ANVISA Os materiais utilizados na construção do equipamento são Biocompatíveis. O conjunto monitor de vídeo e Câmera In Cam Lx está apropriado para uso dentro do ambiente do paciente. 35
14 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Simbologias da embalagem Empilhamento máximo, determina a quantidade máxima de caixa que pode ser empilhada durante o transporte e armazenamento conforme embalagem. Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com o lado da seta para cima. Determina que a embalagem deve ser armazenada e transportada com cuidado (não deve sofrer quedas e nem receber impactos). Advertência - consulte o manual Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de umidade (não expor à chuva, respingos d água ou piso umedecido. Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de luz. Determina os limites de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada. Importante: Indica instrução de segurança para operação do produto. Não seguí-la, pode resultar em sério perigo ao paciente. Nota: Indica informação útil para operação do produto. Conteúdo das marcações acessíveis e não acessíveis Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - A Gnatus não se responsabiliza por danos ou acidentes causados proveniente de má instalação efetuadas por técnico não autorizado Gnatus. - Somente depois do equipamento ter sido instalado e devidamente testado pelo técnico autorizado Gnatus, é que estará pronto para iniciar as operações de trabalho. 36 Estas informações também fazem parte do Manual de Instalação e Manutenção do equipamento que se encontra em poder do representamte Técnico autorizado Gnatus.
15 INSTALAÇÃO Antes de iniciar a instalação, leia atentamente o manual, e qualquer dúvida, entre em contato com a assitência técnica Gnatus. Obs.: A câmera pode ser instalada diretamente no monitor ou no computador utilizando o sofware de captura e armazenamento de imagens. O monitor de vídeo utilizado em conjunto com a Câmera In Cam Lx deverá estar em conformidade com as normas: IEC / IEC Instalação da câmera no Monitor A) Conecte uma das laterais do cabo câmera (1) no módulo (2) e a outra extremidade na câmera (3). Para desconectar o cabo da câmera ou módulo, pressione o botão (04) B) Em seguida faça as conexão dos cabos na traseira do módulo. 1) ON/OFF: Botão liga/desliga 2) USB OUT: Cabo USB 3) VGA OUT: Cabo vídeo 4) DC 5V: Cabo alimentação câmera 5) VÍDEO OUT: Cabo saída vídeo componente 37
16 INSTALAÇÃO Instalação da câmera no Monitor C) Conecte a extremidade do cabo vídeo VGA (4) no módulo (5) e a outra extremidade (6) e no monitor D) Conecte a fonte de alimentação da câmera (7) na rede elétrica e a outra extremidade no módulo (8). 7 8 Para instalação da câmera na coluna do refletor, é necessário que utilize o cabo abaixo. A instalação deverá ser realizada somente por técnicos autorizados Gnatus. Cabo complemento 38
17 INSTALAÇÃO Instalação da câmera no Computador Para a instalar a no computador, conecte a fonte de alimentação da câmera (1) na rede elétrica e a outra extremidade no módulo (02). Conecte o cabo USB (3) na traseira do módulo e a outra extremidade na entrada de USB do computador (4) e ligue o módulo Indicamos que utilize a entrada de USB 2.0 localizado na traseira do computador. Fixação do suporte da câmera na régua do suporte monitor. Para a instalar o suporte da câmera (A) na régua do suporte monitor (B), utilize uma chave tipo Philips e solte os dois parafusos (C), que une a peça (A) e (D). Descarte as peças (C) e (D), pois as mesmas não serão mais utilizadas, fixe a peça (A) na régua (B) utilizando os 2 parafusos (E). Lembrando que é de extrema importância a utilização do ímã, pois o mesmo tem a função do desligamento automático da câmera. Este procedimento deve ser adotado, caso seja adquirido o kit Suporte Monitor. 39
18 INSTALAÇÃO Diagrama de instalação 3:
19 INSTALAÇÃO Instalação do Driver da câmera A) Insira o CD de instalação da câmera, entre no driver do CD D: e clique em setup para instalação do driver. B) Aguardando a instalação do driver. 3;
20 INSTALAÇÃO Instalação do Driver da câmera C) Clique em avançar. D) Clique em concluir. 42
21 INSTALAÇÃO Instalação do Driver da câmera E) Após o término da instalação, clique em Sim para reiniciar o computador e clique em concluir. 43
22 INSTALAÇÃO Instalação do Software da câmera A) Entre novamente no driver do CD D: e clique em Camera Software para instalação do software da câmera. B) Clique em Next> para avançar. 44
23 INSTALAÇÃO Instalação do Software da câmera C) Clique em Next> para avançar. D) Clique em Finish para concluir. 45
24 INSTALAÇÃO Instalação do Software da câmera E) O ícone do software aparecerá no canto superior do Desktop. 46
25 FUNCIONAMENTO Utilizando a câmera Ligue o monitor e o módulo na tecla ON/OFF liga/desliga (1) posicionada na traseira do mesmo. Em seguida ligue a câmera, botão (A) conforme foto abaixo. Se for necessário faça o auto ajuste do monitor (brilho, contraste e cor). 1 Para utilização da câmera é indispensável o uso da capa protetora ou filme de PVC, evitando riscos de contaminação cruzada. C A B A: Botão liga e desliga (para desligar mantenha pressionado por 3 segundos). O botão (A) também tem a função de congelamento e descongelamento da imagem (FREEZE). B: Botão (FULL/QUAD) tem a função de visualização da imagem em tela cheia ou 4 Grids (4 imagens por tela). Tela cheia: Captura até 60 imagens, sendo 1 imagem por tela. Tela 4 Grids : Captura até 240 imagens, sendo 4 imagens por tela. C: Responsável pela iluminação do campo operatório. 47
26 FUNCIONAMENTO Utilizando o controle da câmera ATENÇÃO: Antes de utilizar o controle remoto da câmera, retire o lacre de proteção da bateria (A). 1 - Modo de visualização de imagem (Full/Quad Button): Possibilita visualizar imagem no modo tela cheia ou 4 Grids (captura 4 imagens em uma única tela). 2 - F/M (congelar e descongelar imagem): Captação da imagem no monitor. 3 - Excluir imagem modo Grids : No modo 4 Grids é possível apagar somente uma imagem do quadrante. Pressione o botão Freeze para fazer uma nova seleção. 4 - Zoom: No modo 4 Grids é possível dar zoom somente uma imagem do quadrante. Pressione novamente para voltar ao tamanho normal. 5 - Excluir 1 Imagem: Esta função irá apagar uma única imagem que é exibida na tela. 6 - Apagar todas as imagens da memória: Esta função apagar todas as imagens armazenadas na memória (formatar). 7 - Navegação de imagem Anterior : Permite a navegação (visualização da imagem anterior) armazenada na memória da câmera. 8 - Navegação de imagem Próxima : Permite a navegação (visualização da próxima imagem) armazenada na memória da câmera. 48
27 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. A) Ligue o módulo e abra o software de captação de imagem que está localizado no desktop e clique sobre a imagem. B) Em seguida faça o cadastramento do paciente. 49
28 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. C) Após feito o cadastramento, clique em Add para adicionar o paciente. D) A tecla Search tem a função de visualizar todos os cadastros dos pacientes. 4:
29 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. E) Selecione a tecla Edit (A) para editar, delete (B) para apagar cadastro de paciente, enter (C) para sair da tela de cadastramento e exit (D) para fechar o programa. A D B C F) Após feito o cadastramento ou escolhido o paciente já cadastrado, dê um duplo clique no nome. Em seguida abrirá a tela de captação de imagem. 4;
30 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. A B Como capturar imagens? - Certifique antes de abrir o software, se o módulo está ligado. - Ligue a câmera pressionando o botão (A). - Clique no ícone capture que abrirá a tela para captação. Posicione a câmera no local desejado, em seguida o foco se ajustará automaticamente. Pressione o botão (A) novamente para congelar a imagem. Caso a imagem não tenha ficado boa, pressione mais uma vez para descongelar. Após capturar a imagem clique em capture, para salvar a imagem. Imagem 01 Como realizar a próxima captura? Após capturar a imagem pressione o botão (A) mais uma vez, para realizar uma nova captura. 52
31 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. Como deletar imagem capturada? Selecione a imagem que deseja deletar e clique no ícone delete. Imagem 01 Imagem 02 Como salvar a imagem em disco rígido do computador (HD). Selecione a imagem desejada e clique em no ícone SaveAs. Imagem 01 Imagem 02 53
32 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. Como visualizar as imagens capturadas? Selecione a imagem desejada e clique no ícone Compare para visualizar a imagem ampliada ou e dê um duplo clique na imagem. Para sair pressione a tecla Esc no teclado. Imagem 01 Como selecionar e desfazer seleção da imagem? Para selecionar a imagem desejada basta clicar sobre ela e para desfazer seleção clique no ícone Select/Cancel. Imagem 01 Imagem 02 54
33 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. Como imprimir imagens capturadas? Selecione a imagem desejada e clique no ícone Printimage para escolher as opções de impressão. Imagem 01 Imagem 02 Imagem 01 Imagem 01 Imagem 02 Como utilizar a função de 4 grids? Pressione o botão (B) uma vez para ativar a função tela cheia pressionando mais uma vez ativará a opção 4 Grids. Para congelar a imagem (FREEZE) pressione o botão (A) e para descongelar pressione mais uma vez. No modo 4 Grids é necessáro que clique pausadamente no botão (A) para capturar as 4 imagens diferentes na mesma tela, conforme abaixo. No quinto toque descongelará as imagens capturadas. Após capturar as 4 imagens clique em capturar. Para retornar no modo tela cheia clique mais uma vez no botão (B). Imagem 01 Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 Imagem 04 55
34 FUNCIONAMENTO Utilizando o Software de captação de imagem. Quantidade de imagens armazenadas - Instalação da câmera no monitor : A capacidade de armazenamento de imagens no modo tela cheia são de 60 imagens. Se utilizar a função tela 4 Grids pode armazenar até 240 imagens (sendo 4 imagens por tela). - Instalação da câmera no computador : O limite de armazenamento das imagens depende da capacidade do disco rígido (HD) do computador. Desligamento Automático. O equipamento tem a função de desligamento automático para economizar energia, basta colocar a peça de mão no suporte fixado no monitor (01), ele ligará novamente assim que for retirado do suporte
35 PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS Condições de transporte, armazenamento e operação O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações: - Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos. - Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d água ou piso umedecido. - Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original. - Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da chuva direta e respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem. - Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento -12ºC a +50ºC. - Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Gnatus +10ºC a +35ºC. O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais. ATENÇÃO: O equipamento deverá ser utilizado somente com o cabo de entrada força fornecido pela Gnatus, caso contrário poderá ocasionar aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento. Sensibilidade a condições ambientais previsíveis em situações normais de uso do sistema eletromédico monitor e câmera in cam lx. - O sistema foi projetado para não ser sensível a interferências como campos magnéticos, influências elétricas externas, descargas eletrostáticas, a pressão ou variação de pressão, desde que o sistema seja instalado, mantido limpo, conservado, transportado e operado conforme esta instrução de uso. Recomendações para a conservação do equipamento. Seu equipamento Gnatus foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da moderna tecnologia. Todos aparelhos necessitam de cuidados especiais, que muitas vezes são esquecidos por diversos motivos e circunstâncias, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias. 57
36 PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS Precauções e advertências durante a instalação do equipamento - O equipamento deverá ser instalado somente por técnicos ou assistência técnica autorizados Gnatus. - Posicione o equipamento em um lugar onde não será molhado. - Instale o equipamento em um local onde não será danificado pela pressão, temperatura, umidade, luz solar direta, pó, sais, ou compostos de enxofre. - O equipamento não deverá ser submetido à inclinação, vibrações excessivas, ou choques (incluindo durante transporte e manipulação). - Este equipamento não foi projetado para uso em ambiente onde vapores, misturas anestésicas inflamáveis com o ar, ou oxigênio e óxido nitroso possam ser detectados. - Verifique a voltagem do equipamento no momento de fazer a instalação elétrica. - Antes da primeira utilização e/ou após longas interrupções de trabalho como férias, limpe e desinfecte o equipamento; eliminar ar e água depositados nas mangueiras internas. Precauções e advertências durante a utilização do equipamento - Para utilização da câmera(odontologia) é indispensável o uso da capa protetora ou filme de PVC, evitando riscos de contaminação cruzada. - O equipamento deverá ser operado somente por técnicos devidamente habilitados e treinados. - Na necessidade de uma eventual manutenção, utilize somente serviços da Assistência Técnica Autorizada Gnatus. - O equipamento foi fabricado para suportar operação contínua e intermitente; portanto siga os ciclos descritos nestas Instruções de Uso. - Embora este equipamento tenha sido projetado de acordo com as normas de compatibilidade eletromagnética, pode, em condições muito extremas, causar interferência com outros equipamentos. Não utilize este equipamento em conjunto com outros dispositivos muito sensíveis a interferência ou com dispositivos que criem altos distúrbios eletromagnéticos. - Não submeter as partes plásticas ao contato com substâncias químicas. Tais como: ácidos, mercúrio, líquidos acrílicos, etc. - O operador não deve tocar o gabinete e tampas protetoras do monitor de vídeo e o paciente simultaneamente. A Gnatus não será responsável por: - Uso do equipamento diferente daquele para o qual se destina. - Danos causados ao equipamento, ao profissional e/ou ao paciente pela instalação incorreta e procedimentos errôneos de manutenção, diferentes daqueles descritos nestas Instruções de uso que acompanham o equipamento ou pela operação incorreta do mesmo. 58
37 PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS Precauções e advertências após a utilização do equipamento - Desligue o equipamento quando não estiver em uso por tempo prolongado. - Mantenha o equipamento sempre limpo para a próxima operação. - Não modifique nenhuma parte do equipamento. Não desconecte o cabo ou outras conexões sem necessidade. - Após a utilização do equipamento, limpe e desinfete todas as partes que possam estar em contato com o paciente. Precauções e advertencias durante a limpeza e desinfecção do equipamento - Antes de limpar o equipamento, desligue a chave geral. - Evite derramar água, mesmo que por acidente, ou outros líquidos dentro do equipamento, o que poderia causar curtos-circuitos. - Não utilizar material microabrasivo ou palha de aço na limpeza, não empregar solventes orgânicos ou detergentes que contenham solventes tais como éter, tira manchas, gasolina etc. Precauções em caso de alteração no funcionamento do equipamento - Se o equipamento apresentar alguma anormalidade verifique se o problema está relacionado a algum item listado no tópico imprevistos (falhas, causas e soluções). Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, retire o cabo de alimentação de energia da tomada e entre em contato com seu representante (Gnatus). Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou incomuns, relacionados com a desativação e abandono do equipamento Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do Equipamento após a inutilização, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme legislação local do país). - Atentar-se a legislação local do pais para as condições de instalação e descarte dos residuos. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE- VENTIVA Procedimentos adicionais para reutilização O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando apenas de limpeza e desinfecção. 59
38 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE- VENTIVA Limpeza Importante: Para efetuar a limpeza ou qualquer tipo de manutenção certifique-se de que o equipamento esteja desligado da rede elétrica. Para realização da limpeza do seu equipamento, recomendamos o uso do produto BactSpray (nº Reg. MS: ) ou outro que possua características similares: Ingrediente Ativo: Cloreto de Benzalcônio (Tri-quaternário de Amônio) Sol à 50%...0,329% Composição do produto: Butilglicol, Decil Poliglicose, Benzoato de Sódio, Nitrito de Sódio, Essência, Propano / Butano Desodorizado, Água desmineralizada. Maiores informações sobre procedimentos de limpeza, consulte as instruções do fabricante no produto. NOTA: O registro no Ministério da Saúde deste produto é realizado separadamente do Jet Sonic/Ultrasonic, pois o produto BactSpray não é fabricado pela Gnatus. ATENÇÃO: - Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, recomendamos que ao efetuar a limpeza não haja penetração de líquidos no interior do mesmo. - A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento. O procedimento de limpeza deve ser feito ao iniciar o expediente e após cada paciente. Sempre desligue o interruptor principal antes de efetuar os procedimentos de manutenção diária. Desinfecção / Esterilização - Para efetuar a desinfecção do equipamento utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 70%. - Nunca utilize desinfetantes corrosivos ou solventes. Manutenção Preventiva O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do pais. Mais nunca com período superior a 3 anos. Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica Gnatus para revisões periódicas de manutenção preventiva. 5:
39 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE- VENTIVA Manutenção Corretiva Caso o equipamento apresente qualquer anormalidade, verifique se o problema está relacionado com algum dos itens listados no item Imprevisto (situação, causa e solução). Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, solicite a assistência técnica Gnatus. IMPREVISTOS - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS No caso de encontrar algum problema na operação, siga as instruções abaixo para verificar e consertar o problema, e/ou entre em contato com seu representante. Imprevistos Provável Causa Soluções - A câmera não acende. -Fonte desconectada do módulo. -Cabo da câmera desconectado. -Botão (liga/desliga) do módulo desligado. -Tecla FREEZE (A) da câmera desligada. -Conectar fonte o módulo. -Conectar cabo. -Ligar do módulo. - Pressione o botão (A) para ligar a câmera. - A câmera acende, mas não há imagem na tela. -Monitor desligado. -Má conexão dos cabos (painel traseiro do módulo ou monitor). -Entrada de vídeo não selecionada. - Cabo USB desconectado. - Software de capitação da câmera mal instalado. -Ligar monitor. -Reconectar os cabos do painel traseiro do módulo ou monitor. -Selecionar a entrada de vídeo. - Conecte o cabo USB. - Instale o software corretamente. 5;
40 GARANTIA DO EQUIPAMENTO Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia a contar da data de instalação, conforme abaixo especificados; desde que o defeito tenha ocorrido em condições normais de uso e que o equipamento não tenha ficado armazenado por mais de 06 meses a contar da data de emissão da nota fiscal de venda até a data da efetiva instalação. - PRAZOS DE GARANTIA: Verificar certificado de garantia; - PERDA DA GARANTIA: A) Tentativa de reparo através de ferramenta inadequada ou por técnicos não autorizados; B) Instalação do equipamento por técnico não autorizado; C) Danos provenientes de armazenamento inadequado ou sinais de violação; D) Uso incorreto do equipamento; E) Uso de produto de limpeza não indicado pela fábrica; F) Quedas ou batidas que o equipamento possa vir sofrer ou falta de observação e atendimento às orientações do Manual do Proprietário, o qual foi entregue com o presente, junto ao equipamento. Reparação ou substituição de peças durante o período da garantia não prorrogará o prazo de validade de garantia da mesma. - Esta garantia não exime o cliente do pagamento da taxa de serviço pela visita e das despesas de locomoção do técnico, exceto quando o cliente enviar o equipamento para realizar a manutenção dentro do estabelecimento da assistência técnica. Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único. - O Certificado de Garantia acompanha o produto e deve ser preenchido na data da instalação pelo Técnico Autorizado Gnatus. - Dúvidas e informações: Serviço de Atendimento GNATUS (+55) Verificar o termo de garantia em anexo neste manual. CONSIDERAÇÕES FINAIS Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz respeito à reposição de peças. Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais Gnatus. Elas têm a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante Gnatus. Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu aparelho. Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante Gnatus na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento GNATUS: + 55 (16)
PREZADO CLIENTE. GUIA RÁPIDO 1 Passo: Ligue no suporte técnico (011 38737727 opção 05) e solicite sua senha de acesso ao site awbook.com.
MANUAL DO USUÁRIO 1 PREZADO CLIENTE Obrigado por escolher a IntraCam! Você adquiriu um produto de alta qualidade e nós, da ActiveWare trabalharemos para te oferecer sempre a melhor imagem. A leitura deste