أداة الكشف PMD 7 الخاصة بي تعطي قيم قياس غير صحيحة، فمثلًا تعرض وجود كابلات في الجدار حيثما لا يوجد أي منها. ما الذي يمكنني فعله؟
Мій детектор PMD 7 дає неправильні результати вимірювань, наприклад, показує, що в стіні є кабелі, а їх там немає. Що можна зробити?
تحتوي أجهزة الكشف الخاصة بنا على جسم بلاستيكي يلتقط شحنة ثابتة. فإذا وضعت يدك المجردة على الجدار، فهذا يعمل على تأريض الأداة ومن ثم يجب أن تعرض القيم الصحيحة. إذا لم ينجح ذلك، يجب إرسال الأداة للإصلاح.
Наші детектори мають пластиковий корпус, які накопичують статичний заряд. Якщо прикласти вільну руку до стіни, вона заземлить інструмент і після цього він показуватиме правильні результати. Якщо цей спосіб не допоможе, надішліть інструмент на ремонт.