Come funziona un analizzatore di TOC?
¿Cómo funciona un analizador de TOC?
Gli analizzatori di carbonio organico totale di METTLER TOLEDO utilizzano misure di ossidazione UV e di conducibilità differenziale per determinare la contaminazione organica. Sensori di conducibilità digitali ad alte prestazioni effettuano una misura di conducibilità prima e dopo l'esposizione di un campione d'acqua a 185 nanometri di luce UV. L'esposizione ai raggi UV rompe i legami nei composti organici non ionici (ossidazione), provocando la formazione di anidride carbonica e acqua che, a sua volta, dà origine all'acido carbonico, il quale si dissocia in specie ioniche conduttive. L'aumento di conducibilità dopo l'ossidazione è direttamente proporzionale alla misura di TOC.
Los analizadores de carbono orgánico total de METTLER TOLEDO utilizan la medición de la oxidación UV y de la
conductividad diferencial para determinar la contaminación orgánica. Los sensores digitales de
conductividad de alto rendimiento realizan una medición de
conductividad antes y después de exponer una muestra de agua a una luz UV de 185 nanómetros. La exposición a la luz UV descompone los enlaces de los compuestos orgánicos no iónicos (oxidación), lo que genera dióxido de carbono y agua. A su vez, esto genera ácido carbónico, que se disocia en tipos de conductores iónicos. El aumento de la
conductividad después de la oxidación es directamente proporcional a la medición de TOC.