Qual è la quantità di sostanza che deve essere inserita nel capillare? Come si controlla l'altezza del riempimento?
¿Cuánta sustancia necesito para llenar el capilar? ¿Cómo puedo comprobar la altura de llenado?
Per ottenere buoni risultati è necessaria un'attenta e accurata preparazione del campione. Preparate i campioni in modo che la quantità di sostanza sia identica in tutti i capillari. Lievi differenze nelle quantità potrebbero provocare deviazioni nelle temperature del punto di fusione misurate. Controllate il livello di riempimento dei capillari utilizzando le linee presenti sullo strumento di preparazione del campione per la determinazione del punto di fusione. Per misure accurate, è necessario attenersi al livello di riempimento ottimale di 3 mm. Lo strumento di preparazione del campione offre diverse possibilità per controllare il livello di riempimento della sostanza. Vedere la Fig. 1 per un esempio della stima dei vari livelli di riempimento. Per risultati ottimali, è importante che la sostanza fusa copra i fori per la rilevazione della trasmissione luminosa.
La clave para obtener buenos resultados consiste en la preparación cuidadosa y exacta de las muestras. Debe preparar las muestras de forma que la cantidad de sustancia sea la misma en todos los capilares. Si las cantidades difieren mínimamente, esto podría dar lugar desviaciones en las temperaturas del punto de fusión medido. Compruebe la altura de llenado del capilar mediante las líneas marcadas en la herramienta de preparación de la muestra del punto de fusión. Para obtener medidas exactas, la altura de llenado óptima es de 3 mm. La herramienta de preparación de la muestra ofrece muchas posibilidades para comprobar la altura de llenado de su sustancia. Consulte la figura 1 para ver un ejemplo de la estimación de distintas alturas de llenado. Para obtener los mejores resultados, es importante que la sustancia fundida cubra los agujeros para detectar la transmisión de luz.