Quali sono le differenze tra una lampada alogena al tungsteno, una lampada al deuterio e una allo Xeno?
¿Cuáles son las diferencias entre una lámpara halógena de volframio, una lámpara de deuterio y una lámpara de xenón?
La lampada alogena al tungsteno è la sorgente di luce più comunemente utilizzata negli spettrofotometri. È composta da un filamento di tungsteno racchiuso in un bulbo di vetro e una porzione alogena inclusa per recuperare il tungsteno evaporato. Essa fornisce un intervallo di lunghezze d'onda utilizzabili compreso tra 330 e 1.100 nm nella regione compresa tra lo spettro visibile e i vicini infrarossi ed è caratterizzata da una vita utile pari a circa 3.000 ore.
Una lampada al deuterio è una sorgente di luce a scarica con deuterio allo stato gassoso sigillato in un bulbo. Una lampada al deuterio copre la regione ultravioletta compresa tra 190 e 450 nm con una distribuzione omogenea dell'intensità luminosa ed è caratterizzata da una vita utile pari a circa 1.000 ore. Le suddette due lampade vengono spesso combinate per coprire il range completo di luce ultravioletta e visibile.
La lampada allo Xeno è una sorgente di luce a scarica con Xeno allo stato gassoso sigillato in un bulbo di vetro al quarzo. Produce uno spettro continuo dall'ultravioletto al vicino infrarosso, che va da 190 a 1100 nm. Le lampade allo Xeno a impulsi generano luce tramite il meccanismo d'accensione a impulsi, che è integrato per un intervallo di tempo definito, al fine di ottenere una scansione dello spettro completo a seguito della rilevazione. Non richiedono tempo di riscaldamento. La generazione di luce a impulsi produce poco calore e pertanto la sua vita utile pari a 5.500 ore, che corrisponde a impulsi da 50 Hz a funzionamento costante, è lunga. Le lampade allo Xeno offrono una minore necessità di manutenzione e una maggiore durata utile. La tecnologia FastTrack di METTLER TOLEDO comprende una lampada allo Xeno a impulsi, fibre di vetro al quarzo e una configurazione ad array.
Una lámpara halógena de volframio es la fuente de luz que más suele usarse en los espectrofotómetros. Consta de un filamento de volframio dentro de una bombilla de cristal y una porción de halógeno incluida para recuperar el volframio evaporado. Proporciona un intervalo de longitudes de onda de 330 a 1100 nm en la región del espectro visible al infrarrojo cercano, y su vida útil es de unas 3000 horas.
Una lámpara de deuterio es una fuente luminosa de descarga con una bombilla que alberga gas de deuterio. Una lámpara de deuterio abarca la región ultravioleta de 190 a 450 nm, distribuye de forma regular la intensidad luminosa y su vida útil es de unas 1000 horas. Las dos lámparas anteriores se suelen combinar para abarcar una gama completa de luz UV y VIS.
Una lámpara de xenón es una fuente luminosa de descarga con una bombilla de vidrio de cuarzo que alberga gas de xenón. Produce un espectro continuo desde la región del espectro ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, que va de 190 a 1100 nm. Las lámparas de destellos de xenón generan luz por ignición pulsada, que se integra durante un intervalo de tiempo definido para lograr un análisis de espectro completo; además, no requiere tiempo de calentamiento. La generación de luz pulsada produce poco calor y la vida útil es larga, de hasta 5500 horas, lo que corresponde a destellos de 50 Hz en un funcionamiento continuo. El uso de lámparas de xenón significa menos mantenimiento y una mayor vida útil de la lámpara. La tecnología FastTrack de METTLER TOLEDO consta de una lámpara de destellos de xenón, fibras de vidrio de cuarzo y una instalación de red de diodos.