Perché è importante pulire il plastometro a estrusione dopo ogni test?
¿Por qué es tan importante limpiar el medidor del índice de fluidez después de cada ensayo?
Anche la più piccola quantità di residui o impurità sull’ugello, sulla barra di estrusione o sul pistone può portare a notevoli deviazioni nella misurazione dell'indice di fluidità. Ad esempio, le impurità modificano le proprietà di scorrimento del polimero sulla parete della barra di estrusione e dell’ugello, riducono lo spazio tra il pistone e la barra di estrusione o riducono la sezione trasversale del foro nell’ugello. Sono per lo più costituite da residui del polimero precedentemente testato, che si deposita nella rugosità della parete, dove rischia di degradarsi sempre di più fino a formare uno strato simile alla fuliggine. La situazione diventa particolarmente critica quando vengono misurati polimeri diversi uno dopo l’altro con la conseguente variazione della temperatura di prova. Anche i depositi di detergenti possono causare problemi, motivo per cui la barra di estrusione viene solitamente privata di residui e sporcizia con un panno di cotone pulito non cerato. Nei casi in cui i residui sono persistenti, può essere necessario pulire gli strumenti con una spazzola di ottone o addirittura ricorrere alla bruciatura dei componenti critici.
Incluso las impurezas más pequeñas de la boquilla, el canal de ensayo o el pistón de ensayo pueden provocar variaciones considerables en la medición del índice de fluidez. Las impurezas modifican, por ejemplo, las propiedades de deslizamiento del polímero sobre la pared del canal de ensayo y la boquilla, reducen la separación entre el pistón de ensayo y el canal de ensayo o reducen la sección transversal del orificio de la boquilla. En la mayoría de los casos se trata de residuos del polímero probado anteriormente, que se depositan en la rugosidad de la pared y posiblemente se degradan allí cada vez más hasta formar una capa parecida al hollín. La situación es especialmente crítica cuando se miden diferentes polímeros uno tras otro y esto va asociado a un cambio en la temperatura de ensayo. Los restos de productos de limpieza también pueden resultar problemáticos. Por ello, el canal de ensayo se suele limpiar con un paño de algodón limpio sin encerar. En casos de suciedad persistente, puede ser necesario limpiar con un cepillo de latón o incluso quemar los componentes críticos.