Quali modalità offrono TAPIR HL 1102 A e TAPIR HL 2216 A?
¿Qué modos ofrecen el TAPIR HL 1102 A y el TAPIR HL 2216 A?
Entrambi i rilevatori di perdite TAPIR di Busch offrono tre modalità di prova: approssimativa, normale e alta sensibilità. Queste modalità vengono selezionate automaticamente. A seconda della pressione in aspirazione rilevata da un sensore di pressione Pirani, vengono azionate automaticamente valvole diverse nel blocco valvole. Questo provoca l'apertura di valvole diverse in modo che il gas tracciante penetri nella pompa per vuoto turbomolecolare in posizioni diverse. A seconda del punto in cui il gas entra nella pompa per vuoto turbomolecolare, la sensibilità aumenta. La modalità grossolana in TAPIR HL 1102 A inizia a 15 mbar, mentre la modalità grossolana in TAPIR HL 2216 A inizia a 25 mbar. TAPIR HL 2216 A presenta anche una modalità aggiuntiva, la modalità massiva, che consente l'avvio della rilevazione di perdite qualitativa a 100 mbar, prima di raggiungere le modalità di prova normali.
Ambos detectores de fugas TAPIR de Busch ofrecen tres modos de prueba diferentes: aproximada, normal y de alta sensibilidad. Estos modos se seleccionan automáticamente. Según la presión de entrada detectada por un sensor de presión Pirani, se accionan automáticamente distintas válvulas del bloque de válvula. Esto provoca que se abran distintas válvulas para que el gas trazador entre en la bomba de vacío turbomolecular en distintas posiciones. Según el lugar de la bomba de vacío turbomolecular en el que entre el gas, la sensibilidad aumenta. El modo de prueba aproximada del TAPIR HL 1102 A se inicia a 15 mbar, mientras que en el TAPIR HL 2216 A se inicia a 25 mbar. Además, el TAPIR HL 2216 A ofrece un modo adicional llamado «modo masivo». Esto permite iniciar la detección de fugas cualitativa a 100 mbar, antes de alcanzar los modos de prueba normales.