A cosa occorre prestare attenzione per il fluido di trasferimento del calore utilizzato?
¿Qué características debe tener el fluido caloportador utilizado?﻿
Quando si sceglie il fluido di controllo della temperatura, occorre prestare attenzione all'elevata conducibilità termica e alla bassa viscosità per quanto riguarda la distribuzione omogenea della temperatura. Inoltre, il liquido deve essere inerte, avere una bassa pressione di vapore, non deve decomporsi chimicamente, né bruciare, e deve mantenere le sue proprietà in un ampio campo di temperature. In pratica, si utilizzano solitamente oli siliconici. Il campo di temperatura è compreso tra -45 °C e +300 °C, a seconda del tipo di esecuzione del bagno. I bagni di calibrazione sono dotati di un serbatoio per liquidi a temperatura controllata con una profondità utile di 200 mm. La profondità massima di immersione dei campioni di 200 mm riduce gli errori di conduzione del calore e consente di ottenere incertezze di misura minori.
Al seleccionar el fluido de control de temperatura, debe prestarse atención a la alta conductividad térmica y la baja viscosidad para lograr una distribución homogénea de la temperatura. Además, el fluido debe ser inerte, tener una baja presión de vapor, no descomponerse químicamente, ni arder, y mantener sus propiedades en un amplio rango de temperaturas. Por lo general, se utilizan aceites de silicona. La gama de temperaturas oscila entre -45 C y +300 C, según el diseño. Los baños de calibración están equipados con un depósito de fluido a temperatura controlada con una profundidad útil de 200 mm. La profundidad máxima de inmersión de los elementos de prueba de 200 mm reduce los errores de conducción térmica y logra menores incertidumbres de medición.