Che differenza c'è tra una cella di carico a 4 fili e una a 6 fili? Quali accorgimenti occorre tenere presente nella loro installazione?
¿Qué diferencia hay entre una célula de carga de 4 conductores y una de 6 conductores? ¿Qué hay que tener en cuenta para su montaje?
Le celle di carico a 6 fili hanno due fili in più detti "reference" (Sense + e Sense -) che servono per misurare e regolare la tensione effettiva che arriva alle celle.
Grazie ai reference, le celle di carico a 6 fili possono compensare un'eventuale caduta di tensione dovuta, ad esempio, a variazioni di temperatura o alla lunghezza del cavo, senza influire sulla misurazione del peso.
Per questo, in caso di necessità, il loro cavo può essere accorciato senza danneggiare la cella di carico, pur tenendo presente che apportare una modifica al prodotto originale comporta la perdita della garanzia.
Le celle di carico a 4 fili sono invece calibrate e compensate termicamente in relazione alla lunghezza del cavo con il quale vengono fornite di serie.
Per questo raccomandiamo di non accorciarne mai il cavo: si richierebbe di compromettere l'attendibilità di calibrazione e compensazione.
Possibilmente dovrà essere inserito da solo nella canalina e posato il più lontano possibile dai cavi di potenza.
Inoltre, per contenere un'eventuale caduta di tensione nella porzione di cavo compresa tra la cassetta di giunzione e l'indicatore, si consiglia di utilizzare un cavo schermato di sezione significativa (almeno 1 mmq).
Condividi FAQ
Las células de carga de 6 conductores tienen dos conductores adicionales denominados “reference (referencia)” (Sense + y Sense –) que sirven para medir y regular la tensión efectiva que llega a las células.
Gracias a los conductores de referencia, las células de carga de 6 conductores pueden compensar una posible caída de tensión, debida por ejemplo a cambios de temperatura o la longitud del cable, sin afectar la medición del peso.
Por esta razón, su cable se puede acortar, si es preciso, sin dañar la célula de carga. Hay que tomar en cuenta que modificar el producto original implica la pérdida de la garantía.
En cambio, las células de carga de 4 conductores están calibradas y compensadas térmicamente en relación con la longitud del cable con el que se suministran de serie.
Por ello se recomienda no acortar nunca el cable, ya que se correría el riesgo de perjudicar la fiabilidad de calibración y compensación.
Posiblemente se deberá introducir por sí solo en la canaleta y colocar lo más lejos posible de los cables de potencia.
Además, para reducir una posible caída de tensión en el tramo de cable entre la caja de conexión y el indicador se recomienda utilizar un cable apantallado de sección significativa (al menos 1 mm2).
Compartir FAQ