Can EasySampler be used to sample reactions at elevated pressure?
EasySampler può essere usato per campionare reazioni a pressioni elevate?
Yes,
EasySampler can sample reactions under pressure if all the following reaction conditions are met:  Pressure range: 1.013 bar – 10 bar (14.7 – 145 psi)  Temperature range: 20 to 100 °C  Reactor volume: up to 2500 mL  Number of samples per sleeve: 1 reaction (with up to 24 samples) High-pressure adapter: An appropriate high-pressure adapter (P/N14474404) must be used to securely position the EasySampler probe in the reactor Note: Use of the EasySampler probe at elevated pressure (between 1.013 bar to 10 bar) will reduce the temperature range to 20 °C to 100 °C, the maximum reactor volume to 2500 mL, and the maximum number of samples per sleeve to 1 reaction (with up to 24 samples).
Sì.
EasySampler è in grado di campionare reazioni sotto pressione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  Intervallo di pressione: da 1,013 bar a 10 bar (14,7–145 psi)  Intervallo di temperatura: da 20 a 100 °C  Volume del reattore: fino a 2500 ml  Numero di campioni per manicotto: 1 reazione (con un massimo di 24 campioni) Adattatore per alta pressione: è necessario utilizzare un adattatore per alta pressione appropriato (P/N14474404) per posizionare saldamente la sonda EasySampler nel reattore. Importante: l'uso della sonda EasySampler a una pressione elevata (compresa tra 1,013 bar e 10 bar) riduce l'intervallo di temperatura a 20 - 100 °C, il volume massimo del reattore a 2500 ml e il numero massimo di campioni per manicotto a 1 reazione (per un massimo di 24 campioni).