What to do when the device displays an aberrant or abnormally low CO2 value?
L’apparecchio mostra un valore di CO2 atipico o anormalmente basso. Che cosa bisogna fare?
It happens that the result provided by the device seems abnormally low, close to 0, 05 g/L CO2 while wine clearly contains a higher amount of dissolved CO2. The filter or the needles are maybe stopped up or wet. In this case, remove the needle from the headspace, change the filter and measure again. If the problem persists, change the needle also. If the problem persists, perform the device calibration. Incas of persistent problem, please contact our commercial service.
Talvolta il risultato fornito dal dispositivo appare anormalmente basso, vicino a 0,05 g/l di CO2 mentre il vino contiene chiaramente una quantità maggiore di CO2 disciolta. Il filtro o l’ago potrebbero essere ostruiti o umidi. In questo caso, ritirare l’ago dallo spazio di testa, cambiare il filtro e misurare di nuovo. Se il problema persiste, cambiare anche l’ago. Se il problema continua a persistere, effettuare la calibrazione dell’apparecchio. In caso il problema persista, si prega di contattare il nostro servizio commerciale.