How much substance do I have to fill in the capillary? How can I check the filling height?
Qual è la quantità di sostanza che deve essere inserita nel capillare? Come si controlla l'altezza del riempimento?
The key to good results is careful and exact sample preparation. Prepare your samples so that the amount of substance is the same across all capillaries. Slight differences in the amounts could cause deviations in the measured melting point temperatures. Check the capillary fill height using the lines marked on the melting point sample preparation tool. For accurate measurements, the optimum fill height of 3 mm should be observed. The sample preparation tool offers many possibilities for checking the fill height of your substance. See Fig. 1 for an example of estimating various fill heights. For best results, it is important that the melted substance covers the holes for transmission light detection.
Per ottenere buoni risultati è necessaria un'attenta e accurata preparazione del campione. Preparate i campioni in modo che la quantità di sostanza sia identica in tutti i capillari. Lievi differenze nelle quantità potrebbero provocare deviazioni nelle temperature del punto di fusione misurate. Controllate il livello di riempimento dei capillari utilizzando le linee presenti sullo strumento di preparazione del campione per la determinazione del punto di fusione. Per misure accurate, è necessario attenersi al livello di riempimento ottimale di 3 mm. Lo strumento di preparazione del campione offre diverse possibilità per controllare il livello di riempimento della sostanza. Vedere la Fig. 1 per un esempio della stima dei vari livelli di riempimento. Per risultati ottimali, è importante che la sostanza fusa copra i fori per la rilevazione della trasmissione luminosa.