Which modes do the TAPIR HL 1102 A and the TAPIR HL 2216 A offer?
Quali modalità offrono TAPIR HL 1102 A e TAPIR HL 2216 A?
Both Busch TAPIR leak detectors offer three different test modes: gross, normal and high sensitivity. These modes are selected automatically. Depending on the inlet pressure detected by a Pirani pressure sensor, different valves in the valve block are automatically actuated. This causes different valves to open so that the tracer gas enters the turbomolecular vacuum pump at different positions. Depending on where the gas enters the turbomolecular vacuum pump, the sensitivity is increased. The gross mode in TAPIR HL 1102 A starts at 15 mbar, whereas the gross mode in TAPIR HL 2216 A starts at 25 mbar. Furthermore, the TAPIR HL 2216 A offers an additional mode, called massive mode. This enables qualitative leak detection starting at 100 mbar, before the normal test modes are reached.
Entrambi i rilevatori di perdite TAPIR di Busch offrono tre modalità di prova: approssimativa, normale e alta sensibilità. Queste modalità vengono selezionate automaticamente. A seconda della pressione in aspirazione rilevata da un sensore di pressione Pirani, vengono azionate automaticamente valvole diverse nel blocco valvole. Questo provoca l'apertura di valvole diverse in modo che il gas tracciante penetri nella pompa per vuoto turbomolecolare in posizioni diverse. A seconda del punto in cui il gas entra nella pompa per vuoto turbomolecolare, la sensibilità aumenta. La modalità grossolana in TAPIR HL 1102 A inizia a 15 mbar, mentre la modalità grossolana in TAPIR HL 2216 A inizia a 25 mbar. TAPIR HL 2216 A presenta anche una modalità aggiuntiva, la modalità massiva, che consente l'avvio della rilevazione di perdite qualitativa a 100 mbar, prima di raggiungere le modalità di prova normali.