Warum erhalte ich bei der Äquivalenzpunkttitration mit einem automatischen Titrator ein anderes Resultat als bei der manuellen Titration mit einem Farbindikator?
¿Por qué cuando realizo una valoración del punto de equivalencia con un valorador automático obtengo un resultado diferente al que obtengo con una valoración manual usando un indicador de color?
Diese Abweichungen treten vorwiegend bei der Durchführung von Säure-/Basen-Titrationen mithilfe eines pH-Indikators auf. Zum einen ändern diese pH-Indikatoren ihre Farbe über einen pH-Bereich und nicht bei einem festen Wert. Der tatsächliche Punkt, an dem sich die Farbe verändert, hängt stark von der Probe ab und entspricht eventuell nicht dem chemischen Äquivalenzpunkt. Dies kann zu einer kleinen Abweichung führen, die durch die Standardisierung des Titriermittels mit einer ähnlichen Methode, wie sie für die Proben verwendet wird, leicht ausgeglichen werden kann. Zum anderen entstehen Abweichungen auch aufgrund der Empfindlichkeit des menschlichen Auges gegenüber Farbwechseln. Auch wenn es bereits zu einem Farbwechsel gekommen ist, hat das menschliche Auge gegebenenfalls immer noch keine Veränderung erkannt. Bei der Verwendung eines photometrischen Sensors – wie beispielsweise der
DP5 Phototrode von METTLER TOLEDO – kann das demonstriert werden. Unter Verwendung eines dieser Sensoren wird eine deutliche Veränderung der Lichtdurchlässigkeit festgestellt, lange bevor das menschliche Auge einen Farbwechsel erkennt. Bei der typischen Säure/Base-Titration und einer potentiometrischen Indikation mit einem pH-Sensor tritt die starke Signaländerung bei der ersten Spur von überschüssiger Säure (oder Base) auf und ist daher eine genauere Indikation des Endpunkts.
Esta discrepancia en los resultados es notable principalmente cuando se realizan valoraciones de ácido/base con uno de los indicadores de pH. La primera razón es que estos indicadores de pH cambian de color según un rango de pH en lugar de un valor fijo. El punto real en el que se produce el cambio de color depende en gran medida de la muestra y puede no coincidir con el punto de equivalencia química. Esto puede producir una pequeña discrepancia en el resultado que se anula fácilmente al estandarizar el valorador con un método similar al que se usa para las muestras. La segunda razón de esta diferencia es, básicamente, la sensibilidad del ojo humano al cambio de color. Si bien es posible que ya haya comenzado a tener lugar un cambio de color, el ojo humano aún no ha detectado ninguna diferencia. Esto se puede demostrar mediante el uso de un sensor fotométrico como el
DP5 Phototrode de METTLER TOLEDO. Al usar uno de estos sensores, existe un claro cambio en la transmisión de luz mucho antes de que el ojo humano detecte cualquier cambio de color. En la valoración típica de ácido/base que usa indicación potenciométrica con un sensor de pH, el cambio brusco en la señal ocurre con la primera detección de un exceso de ácido (o base) y, por lo tanto, es una indicación más fiable del punto final.