Was muss hinsichtlich der Montage beachtet werden und müssen Ein- und Auslaufstrecken berücksichtigt werden?
¿Qué hay que tener en cuenta en el montaje y en relación con las longitudes de tubo de entrada y salida?
Das Vortex Messprinzip reagiert sehr stark auf unmittelbare Störgrößen, wodurch Ein- und Auslaufstrecken zu beachten sind. Grundsätzlich sollte der Sensor nicht in fallenden Leitungen montiert werden. Liegen nicht ideale Krümmungen vor, so sollte eine Einlaufstrecke von 5 x DN und eine Auslaufstrecke von 1 x DN eingehalten werden. Nach einem Ventil oder einer Pumpe ist eine Einlaufstrecke von 25 x DN zu beachten. Nach 90°-Krümmungen oder starken Verjüngungen des Rohres gelten Ein- und Auslaufbedingungen von 15 x DN. Lassen sich die Ein- und Auslaufstrecken nicht einhalten, ist mit Genauigkeitsverlusten zu rechnen.
Las perturbaciones inmediatas actúan con gran efecto en el principio de medición Vortex, lo que significa que se deben tener en cuenta las longitudes de tubo de entrada y salida. El sensor nunca se debe instalar en tuberías descendentes. Si los codos no son los más adecuados, se deberá mantener una longitud de tubo de entrada de 5 x DN y una longitud de tubo de salida de 1 x DN. Aguas abajo de una válvula o una bomba, se deberá mantener una longitud de tubo de entrada de 25 x DN. Después de codos de 90° o un fuerte estrechamiento del tubo, se aplican las condiciones de entrada y salida de 15 x DN. Si no se respetan las longitudes de tubo de entrada y salida, cabe esperar una pérdida de precisión.