Warum ist es wichtig, das Schmelzindex-Prüfgerät nach jedem Versuch zu reinigen?
¿Por qué es tan importante limpiar el medidor del índice de fluidez después de cada ensayo?
Bereits kleinste Verunreinigungen von Düse, Prüfkanal oder Prüfkolben können zu erheblichen Abweichungen bei der Melt Flow Index Messung führen. Verunreinigungen verändern zum Beispiel die Gleiteigenschaften des Polymers an der Wandung von Prüfkanal und Düse, verringern den Spalt zwischen Prüfkolben und Prüfkanal oder verringern den Querschnitt der Bohrung in der Düse. Sie bestehen zumeist aus Resten des zuvor geprüften Polymers, das sich in die Rauheit der Wandung setzt und dort möglicherweise immer weiter degradiert bis es eine rußartige Schicht bildet. Besonders kritisch ist die Situation wenn verschiedene Polymere nacheinander gemessen werden und dies mit einem Wechsel der Prüftemperatur verbunden ist. Auch Ablagerungen von Reinigungsmitteln können problematisch werden. Deswegen wird der Prüfkanal üblicherweise mit einem ungewachsten sauberen Baumwolllappen gereinigt. In hartnäckigen Fällen kann eine Reinigung mit einer Messingbürste oder auch ein Ausbrennen der kritischen Komponenten erforderlich sein.
Incluso las impurezas más pequeñas de la boquilla, el canal de ensayo o el pistón de ensayo pueden provocar variaciones considerables en la medición del índice de fluidez. Las impurezas modifican, por ejemplo, las propiedades de deslizamiento del polímero sobre la pared del canal de ensayo y la boquilla, reducen la separación entre el pistón de ensayo y el canal de ensayo o reducen la sección transversal del orificio de la boquilla. En la mayoría de los casos se trata de residuos del polímero probado anteriormente, que se depositan en la rugosidad de la pared y posiblemente se degradan allí cada vez más hasta formar una capa parecida al hollín. La situación es especialmente crítica cuando se miden diferentes polímeros uno tras otro y esto va asociado a un cambio en la temperatura de ensayo. Los restos de productos de limpieza también pueden resultar problemáticos. Por ello, el canal de ensayo se suele limpiar con un paño de algodón limpio sin encerar. En casos de suciedad persistente, puede ser necesario limpiar con un cepillo de latón o incluso quemar los componentes críticos.