Welche Einflüsse können das Messverhalten von Ultraschallsensoren beeinflussen?
¿Qué influencias pueden afectar al comportamiento de medición de los sensores ultrasónicos?
Ultraschallsensoren werden durch Schwankungen der Lufttemperatur, des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit nicht beeinträchtigt (sie verfügen über einen eingebauten Temperaturausgleich). Die Leistung kann jedoch durch andere Faktoren beeinflusst werden.
Luftturbulenzen – die Schallausbreitung und damit die Messung kann durch starke Luftturbulenzen negativ beeinflusst werden. Luftturbulenzen können durch Wind, Druckluft und Kühlventilatoren verursacht werden. Der Einfluss lässt sich durch physikalische Abschirmung des Sensors / des Messabstands von der Turbulenz verringern.
Objektmaterial und Oberflächenbeschaffenheit – Schallabsorbierende Materialien oder Oberflächen, die den Schall vom Sensor wegreflektieren, lassen sich nur schwer mit Ultraschall-Reflextastern erfassen. Eine Ultraschall-Reflexschranke ist hier möglicherweise die bessere Lösung.
Objektgeschwindigkeit – Ultraschall-Reflextaster verfügen in der Regel über Schaltfrequenzen von maximal 10 Hz und eignen sich daher nicht für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Objektgröße – Objekte benötigen eine Mindestgröße, um zuverlässig erfasst zu werden. Je kleiner ein Objekt ist, umso geringer ist die Tastweite, in der es vom Ultraschallsensor zuverlässig erfasst wird.
Objektausrichtung – bei Reflextaster-Anwendungen sollte der Sensor parallel zum Objekt ausgerichtet werden. Verdrehungen von bis zu 4 Grad können auf glatten Oberflächen toleriert werden.
Übermäßige Verschmutzung der Oberfläche – kleine Mengen von Staub und Feuchtigkeit werden  aufgrund der Oszillation des Schallwandlers von der Oberfläche entfernt, die Leistung verschlechtert sich erst bei starken Ablagerungen auf der Messfläche.
Gegenseitige Beeinflussung – Ultraschallsensoren sind anfällig für gegenseitige Beeinflussung, wenn sie nah zueinander montiert werden. Die in der Betriebsanleitung angegebenen Montageabstände sind zu beachten.
Los sensores ultrasónicos no se ven afectados por las variaciones de temperatura, presión y humedad del aire (tienen incorporada una compensación de temperatura). Sin embargo, el rendimiento puede verse afectado por otros factores.
Turbulencias del aire: la propagación del sonido y, por tanto, su medición, puede verse afectada negativamente por una fuerte turbulencia del aire. Las turbulencias del aire pueden estar causadas por el viento, el aire comprimido y los ventiladores de refrigeración. La influencia puede reducirse mediante el apantallamiento físico del sensor o de la zona de medición.
Material y naturaleza del objeto: los materiales que absorben el sonido o las superficies que lo repelen son difíciles de detectar con los sensores ultrasónicos de reflexión directa. Un sensor ultrasónico réflex probablemente sea la mejor solución en estos casos.
Velocidad del objeto: los sensores ultrasónicos de reflexión directa suelen tener frecuencias de conmutación de hasta 10 Hz y, por tanto, no son adecuados para aplicaciones de alta velocidad.
Tamaño del objeto: los objetos requieren un tamaño mínimo para ser detectados de forma fiable. Cuanto más pequeño es un objeto, más corto es el alcance en el que puede ser detectado de forma fiable por el sensor ultrasónico.
Orientación del objeto: para aplicaciones con sistemas de reflexión directa, el sensor debe estar alineado paralelamente al objeto. En superficies lisas se pueden tolerar giros de hasta 4 grados.
Suciedad excesiva de la superficie: pequeñas cantidades de polvo y humedad pueden desprenderse de la superficie debido a la oscilación del transductor, pero solo se empeorará el rendimiento con una acumulación mayor de la suciedad en la superficie de medición.
Interferencias mutuas: los sensores ultrasónicos son susceptibles de sufrir interferencias mutuas cuando se instalan unos cerca de otros. Deben respetarse las distancias de montaje indicadas en las instrucciones de uso.