Das Gerät zeigt einen abweichenden oder ungewöhnlich geringen CO2-Wert an. Was ist zu tun?
What to do when the device displays an aberrant or abnormally low CO2 value?
Es kann vorkommen, dass der vom Gerät angezeigte Wert ungewöhnlich niedrig ist, nahe 0,05 g/l CO2, obwohl der Wein nachweislich eine größere Menge an gelöstem CO2 enthält. Filter oder Messnadel sind verstopft oder feucht. Ziehen Sie in diesem Falle die Nadel aus dem Kopfraum, tauschen Sie den Filter aus und führen Sie eine neue Messung durch. Sollte das Problem weiterhin auftreten, tauschen Sie auch die Messnadel aus. Sind die Werte immer noch gering, lassen Sie das Gerät kalibrieren. Lässt sich das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.
It happens that the result provided by the device seems abnormally low, close to 0, 05 g/L CO2 while wine clearly contains a higher amount of dissolved CO2. The filter or the needles are maybe stopped up or wet. In this case, remove the needle from the headspace, change the filter and measure again. If the problem persists, change the needle also. If the problem persists, perform the device calibration. Incas of persistent problem, please contact our commercial service.