Können Polypropylen-Röhren zum Einfrieren verwendet werden?
Can polypropylene tubes be used for freezing?
Ein Einsatz von Röhren aus PP im Minustemperaturbereich muss grundsätzlich unter realen Bedingungen getestet werden, da die Belastung der Gefäße je nach dem einzufrierenden Medium und den Routinebedingungen sehr unterschiedlich sein kann. Anhand unserer Erfahrungen und Tests, die wir mit Röhren aus PP gemacht haben, können wir Ihnen einige Hinweise geben.
Grundsätzlich werden bei Produkten aus PP die Festigkeitswerte im Temperaturbereich unter 0°C reduziert, und es ist daher darauf zu achten, dass gefrorene Röhren keinen besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden (z.B. Röhren nicht vom Tisch fallen lassen). Die Einfrierbedingungen müssen so gewählt sein, dass der Inhalt gleichmäßig bzw. von unten nach oben gefriert. Wenn infolge ungünstiger Einfrierbedingungen das Gefäß zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren Bereich zu Dehnungsrissen kommen. So haben beispielsweise Ständer aus Styropor je nach Bohrungsdurchmesser eine stark isolierende Wirkung, die das gleichmäßige Einfrieren der Röhren erschwert. Grundsätzlich sollten die Röhren in einem Ständer oder Lagerkarton genügend Spiel haben, damit sie sich ausdehnen können. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren empfehlen wir Ihnen, einen Einfriertest unter Ihren Routinebedingungen durchzuführen.
The use of PP tubes at temperatures below zero centigrade must be carefully tested under real conditions as the load on the tubes can be very different depending on the medium to be frozen and the routine conditions. We are able to give you some tips on the basis of our experience and tests we have carried out on PP tubes.
In principle, with products made of PP, the strength values are reduced at temperatures below 0°C, and it is therefore necessary to ensure that the frozen tubes are not exposed to any particular mechanical loads (e.g. do not let the tubes fall off the table). The freezing conditions must be selected such that the content can be evenly frozen or frozen from the bottom to the top. Cracks caused by strain can occur in the lower part if the upper part of the tube freezes first as a result of unfavourable freezing conditions. For example, depending on the diameter of the hole, stands made out of Styrofoam have a strongly insulating effect which makes it more difficult to ensure the even freezing of the tubes. In principle, the tubes should have sufficient room to expand in a stand or storage container. Due to the large number of possible influence factors, we recommend you carry out a freezing test under your routine conditions.