Können unsere Multiply PCR-Gefäße und die Multiply PCR-Platten eingefroren oder in kalten Lagerräumen gelagert werden?
Can our Multiply PCR tubes and Multiply PCR plates be frozen or stored in cold storage rooms?
Grundsätzlich können die Multiply PCR-Gefäße sowie die Multiply PCR-Platten, bedingt durch die Fertigung aus Polypropylen, eingefroren werden. Jedoch müssen die Einfrierbedingungen so gewählt sein, dass der Inhalt gleichmäßig bzw. von unten nach oben gefriert. Wenn infolge ungünstiger Einfrierbedingungen das Gefäß zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren Bereich zu Dehnungsrissen kommen. So haben beispielsweise Ständer aus Styropor je nach Bohrungsdurchmesser eine stark isolierende Wirkung, die das gleichmäßige Einfrieren der Proben erschwert. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren (die Belastung der Gefäße kann, je nach dem einzufrierenden Medium und den Routinebedingungen, sehr unterschiedlich sein) empfehlen wir Ihnen, einen Einfriertest unter Ihren Routinebedingungen durchzuführen.
In principle, Multiply PCR tubes and Multiply PCR plates can be frozen as they are made of polypropylene. However, the freezing conditions must be selected such that the content can be evenly frozen or frozen from the bottom to the top. Cracks caused by strain can occur in the lower part if the upper part of the tube freezes first as a result of unfavourable freezing conditions. For example, depending on the diameter of the hole, stands made out of Styrofoam have a strongly insulating effect which makes it more difficult to ensure the even freezing of the samples. Due to the large number of possible influence factors (the load on the tubes can be very different depending on the medium to be frozen and the routine conditions), we recommend you carry out a freezing test under your routine conditions.