Warum ist es wichtig, das Schmelzindex-Prüfgerät nach jedem Versuch zu reinigen?
Por que é importante limpar o equipamento de ensaio de índice de fusão após cada ensaio?
Bereits kleinste Verunreinigungen von Düse, Prüfkanal oder Prüfkolben können zu erheblichen Abweichungen bei der Melt Flow Index Messung führen. Verunreinigungen verändern zum Beispiel die Gleiteigenschaften des Polymers an der Wandung von Prüfkanal und Düse, verringern den Spalt zwischen Prüfkolben und Prüfkanal oder verringern den Querschnitt der Bohrung in der Düse. Sie bestehen zumeist aus Resten des zuvor geprüften Polymers, das sich in die Rauheit der Wandung setzt und dort möglicherweise immer weiter degradiert bis es eine rußartige Schicht bildet. Besonders kritisch ist die Situation wenn verschiedene Polymere nacheinander gemessen werden und dies mit einem Wechsel der Prüftemperatur verbunden ist. Auch Ablagerungen von Reinigungsmitteln können problematisch werden. Deswegen wird der Prüfkanal üblicherweise mit einem ungewachsten sauberen Baumwolllappen gereinigt. In hartnäckigen Fällen kann eine Reinigung mit einer Messingbürste oder auch ein Ausbrennen der kritischen Komponenten erforderlich sein.
Já as menores contaminações do dosador, do barril de extrusão ou do pistão de ensaio poderão causar significativos desvios na medição de Melt Flow Index. As contaminações alteram por ex. as características de deslizamento do polímero na parede do barril de ensaio e do dosador,diminuem a fenda entre o pistão de ensaio e o barril de ensaio ou diminuem a seção transversal da furação no dosador. Na maioria das vezes, as contaminações são formadas por resíduos do polímero testado anteriormente, o qual adere à rugosidade da parede, em que sua degradação provavelmente continuará até surgir uma camada fuliginosa. A situação é especialmente crítica quando é feita a medição consecutiva de diferentes polímeros e isso é acompanhado por uma variação da temperatura de ensaio. Também sedimentos de produtos de limpeza poderão tornar-se problemáticos. Por esse motivo, a limpeza do barril de ensaio é costumeiramente feita com o auxílio de um pano de algodão limpo e não encerado. Em casos persistentes poderá ser necessária a limpeza com o auxílio de uma escova de latão ou também a cauterização dos componentes críticos.