Benötigen Präzisionswaagen und Präzisionslaborwaagen einen Windschutz?
As balanças de precisão e as balanças de precisão para laboratório precisam de protetores de vento?
Präzisionswaagen und Präzisionslaborwaagen liefern stabile Messwerte in einer grösseren Bandbreite an Umgebungsbedingungen als Analysenwaagen. Dies liegt daran, dass die Wägezelle einer Präzisionswaage weniger durch Temperaturschwankungen und Luftzug beeinflusst wird. Auch wenn bei der Verwendung einer Präzisionswaage mit einer Ablesbarkeit von 1 oder 2 Nachkommastellen unter Standard-Präzisionswägebedingungen in der Regel kein Windschutz erforderlich ist, kann er bei der Arbeit in einem Abzugsschrank helfen, da er die Präzisionswägezelle vor dem internen Luftstrom schützt. 1-mg- und 0,1-mg-Präzisionswaagen verfügen über eine hochempfindliche Wägezelle und sind daher anfälliger für Luftzug. Ein Windschutz hilft, die Leistung aufrechtzuerhalten. Tatsächlich sind viele Präzisionswaagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und 0,1 mg standardmässig mit einem Windschutz ausgestattet. Die Präzisionswaagen der Excellence-Reihe von METTLER TOLEDO verfügen jedoch über die innovative SmartPan-Waagschale. Die SmartPan-Waagschale ist so konstruiert, dass eine Beeinflussung der Präzisionswägezelle durch Luftströme minimiert wird. Dies führt zu einer Verbesserung der Wiederholbarkeit um bis zu 86 % und Sie können 1-mg-Präzisionswaagen auch ohne Windschutz unter Standardwägebedingungen einsetzen. Wenn Sie in einem Abzug oder einer Sicherheitskabine arbeiten, liefern 5 mg- und 10 mg-Präzisionswaagen mit der SmartPan-Waagschale bis zu zweimal schnellere Ergebnisse als Modelle ohne SmartPan. Weitere Informationen finden Sie in unserem White Paper:
Hervorragende Wägeleistung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Balanças de precisão e balanças de precisão para laboratório produzem leituras estáveis em uma faixa mais ampla de condições ambientais do que balanças analíticas. Isso ocorre porque a célula de pesagem de uma balança de precisão é menos sensível a flutuações de temperatura e correntes de ar. Embora um protetor de vento geralmente não seja necessário ao usar uma balança de precisão com resolução de 1 ou 2 casas decimais em condições de pesagem de precisão padrão, ele pode ajudar ao trabalhar em uma capela fluxo laminar porque protege a célula de pesagem de precisão do fluxo de ar interno. As balanças de precisão de 1 mg e 0,1 mg possuem uma célula de pesagem altamente sensível e, portanto, são mais suscetíveis a correntes de ar. Um protetor de vento ajuda a manter o desempenho. Na verdade, muitas balanças de precisão de resolução de 1 mg e 0,1 mg são equipadas com um protetor de vento como padrão. No entanto, as balanças de precisão da linha Excellence da METTLER TOLEDO possuem o inovador prato de pesagem SmartPan. O prato de pesagem SmartPan foi inteligentemente projetado para minimizar os efeitos das correntes de ar na célula de pesagem de precisão. Ele melhorou a repetibilidade em até 86%, além de permitir que a utilização das balanças de precisão de 1 mg sem protetor de vento sob condições de pesagem padrão. Ao trabalhar em uma capela fluxo laminar ou cabine de segurança, as balanças de precisão de 5 mg e 10 mg com o prato de pesagem SmartPan fornecem resultados até duas vezes mais rápidos que os modelos sem SmartPan. Leia mais em nosso Informativo Técnico:
Excelente Desempenho de Pesagem – Mesmo em Condições Adversas.