Können unsere Multiply PCR-Gefäße und die Multiply PCR-Platten eingefroren oder in kalten Lagerräumen gelagert werden?
Nossos recipientes e placas PCR Multiply podem ser congelados ou armazenados em câmaras frias?
Grundsätzlich können die Multiply PCR-Gefäße sowie die Multiply PCR-Platten, bedingt durch die Fertigung aus Polypropylen, eingefroren werden. Jedoch müssen die Einfrierbedingungen so gewählt sein, dass der Inhalt gleichmäßig bzw. von unten nach oben gefriert. Wenn infolge ungünstiger Einfrierbedingungen das Gefäß zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren Bereich zu Dehnungsrissen kommen. So haben beispielsweise Ständer aus Styropor je nach Bohrungsdurchmesser eine stark isolierende Wirkung, die das gleichmäßige Einfrieren der Proben erschwert. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren (die Belastung der Gefäße kann, je nach dem einzufrierenden Medium und den Routinebedingungen, sehr unterschiedlich sein) empfehlen wir Ihnen, einen Einfriertest unter Ihren Routinebedingungen durchzuführen.
A princípio, e por serem fabricados em polipropileno, nossos recipientes e placas PCR Multiply podem ser congelados. Contudo, as condições de congelamento devem ser escolhidas de forma a que o conteúdo seja congelado uniformemente ou de baixo para cima. Se, devido a condições de congelamento desfavoráveis, o recipiente começar a congelar por cima, poderão surgir fissuras por expansão na parte de baixo. Como exemplo, os suportes de isopor, dependendo do diâmetro da abertura, têm um forte efeito isolante, que dificulta o congelamento das amostras por igual. Devido aos inúmeros fatores que podem ter influência (a carga dos recipientes pode ser muito diferente dependendo do líquido a ser congelado e das condições de rotina), recomendamos que faça um teste de congelamento de acordo com suas condições de rotina.