Was sind die Unterschiede zwischen einer Wolframhalogenlampe, einer Deuteriumlampe und einer Xenonlampe?
Quais são as diferenças entre uma lâmpada de halogênio de tungstênio, uma lâmpada de deutério e uma lâmpada de xênon?
Eine Wolframhalogenlampe ist die gängigste in Spektrometern eingesetzte Lichtquelle. Sie besteht aus einem Wolframdraht, der in einem Glaskolben eingeschlossen ist und einen Halogenanteil enthält, um das verdampfte Wolfram zurückzugewinnen. Das nutzbare Wellenlängenspektrum dieser Lampe liegt bei 330 bis 1100 nm im sichtbaren bis nah-infraroten Bereich und ihre Nutzungsdauer bei etwa 3 000 Stunden.
Bei einer Deuteriumlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit gasförmigem Deuterium, das in einem Kolben eingeschlossen ist. Eine Deuteriumlampe deckt den ultravioletten Bereich von 190 bis 450 nm mit einer gleichmässigen Lichtstärkeverteilung ab und weist eine Lebensdauer von etwa 1 000 Stunden auf. Die beiden oben genannten Lampen werden oft kombiniert, um den gesamten Bereich des UV- und VIS-Lichts abzudecken.
Bei einer Xenonlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit Xenongas, das in einem Quarzglaskolben eingeschlossen ist. Es erzeugt ein kontinuierliches Spektrum von Ultraviolett bis zu Nahinfrarot, das von 190 bis 1100 nm reicht. Xenonblitzlampen erzeugen Licht durch eine gepulste Zündung über einen bestimmten Zeitraum, um nach der Erkennung einen vollständigen Spektrum-Scan zu erzielen. Sie benötigen keine Aufwärmzeit. Die gepulste Lichterzeugung zeichnet sich durch eine geringe Wärmeproduktion und eine mit 5 500 Stunden lange Nutzungsdauer aus, die 50-Hz-Blitzen bei Dauerbetrieb entspricht. Der Einsatz von Xenon-Lampen bedeutet weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer der Lampe. Die FastTrack Technologie von METTLER TOLEDO besteht aus einer Xenon-Blitzlampe, Quartzglasfasern und einem Array-Aufbau.
Uma lâmpada de halogênio de tungstênio é a fonte de luz mais comum usada em espectrofotômetros. Ela é formada por um filamento de tungstênio envolto por um bulbo de vidro e uma parte de halogênio incluída para recuperar o tungstênio evaporado. Ela oferece uma faixa de comprimento de onda útil de 330 a 1.100 nm na região visível até perto de infravermelho e tem uma vida útil de cerca de 3.000 horas.
Uma lâmpada de deutério é uma fonte de luz de descarga com deutério gasoso vedado em um bulbo. Uma lâmpada de deutério abrange a região ultravioleta de 190 a 450 nm com uma distribuição de intensidade de luz suave e tem uma vida útil de cerca de 1.000 horas. As duas lâmpadas acima são combinadas com frequência para cobrir uma faixa completa de luz UV e VIS.
Uma lâmpada de xênon é uma fonte de luz de descarga com gás de xênon vedado em um bulbo de vidro de quartzo. Ela produz um espectro contínuo do ultravioleta até perto do infravermelho, variando de 190 a 1.100 nm. As lâmpadas de flash de xênon geram luz por ignição pulsada, que é integrada por um período de tempo definido para atingir uma varredura de espectro completo. Elas não requerem tempo de aquecimento. A geração de luz pulsada produz pouco calor e tem vida útil longa, durando até 5.500 horas, e corresponde a flashes de 50 Hz em operação constante. O uso de lâmpadas de xênon significa menor necessidade de manutenção e uma vida útil maior da lâmpada. A Tecnologia FastTrack da METTLER TOLEDO consiste em uma lâmpada de flash de xênon, fibras de vidro de quartzo e um gerenciamento de matriz.