Können Polypropylen-Röhren zum Einfrieren verwendet werden?
Os tubos de polipropileno podem ser usados para congelamento?
Ein Einsatz von Röhren aus PP im Minustemperaturbereich muss grundsätzlich unter realen Bedingungen getestet werden, da die Belastung der Gefäße je nach dem einzufrierenden Medium und den Routinebedingungen sehr unterschiedlich sein kann. Anhand unserer Erfahrungen und Tests, die wir mit Röhren aus PP gemacht haben, können wir Ihnen einige Hinweise geben.
Grundsätzlich werden bei Produkten aus PP die Festigkeitswerte im Temperaturbereich unter 0°C reduziert, und es ist daher darauf zu achten, dass gefrorene Röhren keinen besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden (z.B. Röhren nicht vom Tisch fallen lassen). Die Einfrierbedingungen müssen so gewählt sein, dass der Inhalt gleichmäßig bzw. von unten nach oben gefriert. Wenn infolge ungünstiger Einfrierbedingungen das Gefäß zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren Bereich zu Dehnungsrissen kommen. So haben beispielsweise Ständer aus Styropor je nach Bohrungsdurchmesser eine stark isolierende Wirkung, die das gleichmäßige Einfrieren der Röhren erschwert. Grundsätzlich sollten die Röhren in einem Ständer oder Lagerkarton genügend Spiel haben, damit sie sich ausdehnen können. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren empfehlen wir Ihnen, einen Einfriertest unter Ihren Routinebedingungen durchzuführen.
A princípio, uma utilização de tubos de PP com temperaturas negativas tem de ser testada em condições reais, dado que a carga dos recipientes pode variar muito em função do meio de congelamento e das condições de rotina. Com base em nossas experiências e testes realizados com tubos de PP, podemos lhe dar algumas indicações.
Basicamente, nos produtos de PP, os valores de resistência são reduzidos a temperaturas inferiores a 0°C e, por isso, é preciso considerar que os tubos congelados não devem ser expostos a determinadas cargas mecânicas (p. ex. não deixar cair os tubos da mesa). As condições de congelamento devem ser escolhidas de forma a que o conteúdo seja congelado uniformemente ou de baixo para cima. Se, devido a condições de congelamento desfavoráveis, o recipiente começar a congelar por cima, poderão surgir fissuras por expansão na parte de baixo. Como exemplo, os suportes de isopor, dependendo do diâmetro da abertura, têm um forte efeito isolante, que dificulta o congelamento do tubo por igual. A princípio, os tubos em um suporte ou caixa de armazenamento têm de ter espaço suficiente para poderem se expandir. Devido aos inúmeros fatores que podem ter influência, recomendamos que faça um teste de congelamento de acordo com suas condições de rotina.