Was ist FBRM? Funktionsweise
O que é FBRM? Como funciona?
FBRM (Focused Beam Reflectance Measurement) ist ein Messverfahren zur prozessintegrierten Partikelmessung. Die präzise und empfindliche Verteilung der Partikelsehnenlänge (Chord Length Distribution, CLD) reagiert sehr schnell auf Änderungen in Grösse, Form oder Anzahl.  Die Sonde wird in einem Winkel direkt in den Prozessstrom platziert, damit die Partikel ungehindert über das Sondenfenster fliessen können, in dem die Messung stattfindet. Durch ein optisches System wird ein Laserstrahl durch das Sondenrohr geleitet und eng auf das Saphirfenster fokussiert. Die Optik rotiert mit einer konstanten Geschwindigkeit (normalerweise 2 m/s), wodurch der Strahlfleck die Partikel beim Passieren des Fensters schnell durchdringt. Einzelne Partikel oder Partikelstrukturen streuen das Laserlicht zurück zum Detektor, wenn der konzentrierte Strahl durch das Partikelsystem wandert. Diese separaten rückgestreuten Lichtpulse werden identifiziert, gezählt und der Abstand über jedes Partikel wird durch Multiplizieren der Dauer jedes Pulses mit der Scangeschwindigkeit bestimmt. Die Sehnenlänge, ein entscheidender Indikator für das Verhältnis des Partikels zur Partikelgrösse, wird verwendet, um diesen Abstand zu bestimmen. In der Regel werden Tausende von Partikeln pro Sekunde gezählt und gemessen, sodass in Echtzeit eine genaue und sehr empfindliche Sehnenlängenverteilung aufgezeichnet werden kann. Die Sehnenlängenverteilung zeigt die Entwicklung der Partikelgrösse und zählt vom Beginn bis zum Ende eines Verfahrens. Es ist möglich, die Entwicklung von Statistiken für jede Sehnenlängenverteilung aufzuzeichnen, wie z. B. die Anzahl in den Grössenklassen fein und grob.
FBRM (Medida de Reflectância por um Feixe de Luz Focalizado) é uma técnica de medição usada para medição de partículas no processo. As distribuições do comprimento de corda (CLD) precisas e sensíveis são altamente responsivas às alterações em tamanhos, formatos ou contagem.  A sonda é colocada em um determinado ângulo diretamente nos fluxos do processo para permitir que as partículas fluam livremente por toda a extensão da sonda na qual a medição é realizada. Por meio de um sistema óptico, um feixe de laser é enviado pelo tubo da sonda e focado estreitamente na janela de safira. A óptica gira a uma taxa constante (geralmente 2 m/s), o que faz com que o ponto do feixe varra rapidamente as partículas à medida que passam pela janela. As partículas individuais ou estruturas de partículas refletem a luz do laser no detector quando o feixe concentrado passa pelo sistema de partículas. Esses pulsos separados de luz retrodispersa são identificados e contados, e a distância entre cada partícula é determinada multiplicando a duração de cada pulso pela velocidade da varredura. O comprimento da corda, um indicador crucial da relação da partícula com o tamanho da partícula, é usado para determinar essa distância. Milhares de partículas geralmente são contadas e medidas por segundo, permitindo que seja informada em tempo real uma distribuição do comprimento de corda precisa e altamente sensível. A distribuição do comprimento da corda mostra a evolução do tamanho e a contagem das partículas do início ao fim de um procedimento. É possível traçar a evolução das estatísticas de cada distribuição de comprimento de corda, como contagens nas classes de tamanho fino e grosso.