Was sind die Callendar-van-Dusen-Koeffizienten und wie berechne ich diese?
Cosa sono i coefficienti Callendar - van Dusen e come possono essere calcolati?
Die Callendar-van-Dusen-Koeffizienten beschreiben eingesetzt in eine Polynomfunktion die tatsächliche Kennlinie eines Platin-Messwiderstandes. Diese kann in einem Messumformer hinterlegt werden und erhöht somit die Messgenauigkeit der gesamtem Messkette. Für die Berechnung der Callendar-van-Dusen-Gleichung im Temperaturbereich über 0 °C ist der Widerstand bei 0 °C und zwei weiteren Prüftemperaturen mittels Vergleichsmessung aufzunehmen. Daraus werden die a- und b-Konstanten errechnet. Für den negativen Temperaturbereich ist die Aufnahme eines Messwertes einer weiteren Prüftemperatur notwendig, um die d-Konstante zu ermitteln. Man kann aber den Kennlinienverlauf des Platin-Messwiderstandes mathematisch genauso über die Polynomgleichung nach DIN EN 60751 mit den Konstanten A, B und C darstellen (siehe hierzu auch WIKA-Datenblatt IN 00.17, Seite 4) und auch diese über die Messung von 3 (bzw. 4 bei t < 0 °C) Prüftemperaturen rechnerisch ermitteln. Ebenso kann man die Konstanten A, B, C in die Callendar-van-Dusen-Konstanten umrechnen.
I coefficienti Callendar - van Dusen vengono utilizzati per descrivere una funzione polinomio delle caratteristiche correnti di una resistenza di misura al platino. Questa può essere memorizzata in un trasmettitore e quindi permette di aumentare l'accuratezza dell'intera catena di misura. Per calcolare l'equazione Callendar - van Dusen nel campo di temperatura oltre gli 0°C, la resistenza a 0°C e altre due temperature di prova vengono utilizzate per misure di confronto. Vengono, quindi, calcolate le costanti a e b. Per il campo di temperatura negativo, è necessaria un'altra temperatura di prova in modo da determinare la costante d. Una può, tuttavia, rappresentare la curva caratteristica della resistenza di misura al platino, usando così l'equazione del polinomio solo in modo matematico, secondo la norma DIN EN 60751, con le costanti A, B e C (vedi anche la scheda tecnica WIKA IN 00.17, pagina 4), e determinare anche questi calcoli dalla misura di 3 (o 4 per t<0°C) temperature di prova. In modo simile, è possibile convertire le costanti A, B e C nella costanti Callendar - van Dusen.