Was sollte man beim Einbau von Hochtemperaturfühlern mit keramischem Schutzrohr beachten?
Quali misure devono essere prese per l'installazione di sonde per alte temperature con pozzetti termometrici ceramici?
Einbau und Demontage sollten langsam und schrittweise erfolgen, um zu verhindern, dass das keramische Schutzrohr durch innere Wärmespannungen zerstört wird. Diese müssen entweder vorgewärmt oder langsam eingeschoben werden, z. B.  1 ... 2 cm/min für Temperaturen bis 1.600 °C und 10 ... 20 cm/min bei 1.200 °C.
L'installazione e la rimozione deve essere effettuata lentamente e gradualmente, in modo da prevenire la distruzione del pozzetto ceramico a causa degli stress termici interni. Esso deve o preriscaldato o inserito gradualmente, ad esempio 1 ... 2 cm al minuto per temperature di 1.600°C e 10 ... 20 cm al minuto a 1.200°C.