Was sind die Unterschiede zwischen einer Wolframhalogenlampe, einer Deuteriumlampe und einer Xenonlampe?
Quali sono le differenze tra una lampada alogena al tungsteno, una lampada al deuterio e una allo Xeno?
Eine Wolframhalogenlampe ist die gängigste in Spektrometern eingesetzte Lichtquelle. Sie besteht aus einem Wolframdraht, der in einem Glaskolben eingeschlossen ist und einen Halogenanteil enthält, um das verdampfte Wolfram zurückzugewinnen. Das nutzbare Wellenlängenspektrum dieser Lampe liegt bei 330 bis 1100 nm im sichtbaren bis nah-infraroten Bereich und ihre Nutzungsdauer bei etwa 3 000 Stunden.
Bei einer Deuteriumlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit gasförmigem Deuterium, das in einem Kolben eingeschlossen ist. Eine Deuteriumlampe deckt den ultravioletten Bereich von 190 bis 450 nm mit einer gleichmässigen Lichtstärkeverteilung ab und weist eine Lebensdauer von etwa 1 000 Stunden auf. Die beiden oben genannten Lampen werden oft kombiniert, um den gesamten Bereich des UV- und VIS-Lichts abzudecken.
Bei einer Xenonlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit Xenongas, das in einem Quarzglaskolben eingeschlossen ist. Es erzeugt ein kontinuierliches Spektrum von Ultraviolett bis zu Nahinfrarot, das von 190 bis 1100 nm reicht. Xenonblitzlampen erzeugen Licht durch eine gepulste Zündung über einen bestimmten Zeitraum, um nach der Erkennung einen vollständigen Spektrum-Scan zu erzielen. Sie benötigen keine Aufwärmzeit. Die gepulste Lichterzeugung zeichnet sich durch eine geringe Wärmeproduktion und eine mit 5 500 Stunden lange Nutzungsdauer aus, die 50-Hz-Blitzen bei Dauerbetrieb entspricht. Der Einsatz von Xenon-Lampen bedeutet weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer der Lampe. Die FastTrack Technologie von METTLER TOLEDO besteht aus einer Xenon-Blitzlampe, Quartzglasfasern und einem Array-Aufbau.
La lampada alogena al tungsteno è la sorgente di luce più comunemente utilizzata negli spettrofotometri. È composta da un filamento di tungsteno racchiuso in un bulbo di vetro e una porzione alogena inclusa per recuperare il tungsteno evaporato. Essa fornisce un intervallo di lunghezze d'onda utilizzabili compreso tra 330 e 1.100 nm nella regione compresa tra lo spettro visibile e i vicini infrarossi ed è caratterizzata da una vita utile pari a circa 3.000 ore.
Una lampada al deuterio è una sorgente di luce a scarica con deuterio allo stato gassoso sigillato in un bulbo. Una lampada al deuterio copre la regione ultravioletta compresa tra 190 e 450 nm con una distribuzione omogenea dell'intensità luminosa ed è caratterizzata da una vita utile pari a circa 1.000 ore. Le suddette due lampade vengono spesso combinate per coprire il range completo di luce ultravioletta e visibile.
La lampada allo Xeno è una sorgente di luce a scarica con Xeno allo stato gassoso sigillato in un bulbo di vetro al quarzo. Produce uno spettro continuo dall'ultravioletto al vicino infrarosso, che va da 190 a 1100 nm. Le lampade allo Xeno a impulsi generano luce tramite il meccanismo d'accensione a impulsi, che è integrato per un intervallo di tempo definito, al fine di ottenere una scansione dello spettro completo a seguito della rilevazione. Non richiedono tempo di riscaldamento. La generazione di luce a impulsi produce poco calore e pertanto la sua vita utile pari a 5.500 ore, che corrisponde a impulsi da 50 Hz a funzionamento costante, è lunga. Le lampade allo Xeno offrono una minore necessità di manutenzione e una maggiore durata utile. La tecnologia FastTrack di METTLER TOLEDO comprende una lampada allo Xeno a impulsi, fibre di vetro al quarzo e una configurazione ad array.