Wie müssen die Einsatzhülsen konstruiert werden, um beste Ergebnisse zu erzielen?
In che modo devono essere costruiti gli inserti per ottenere i migliori risultati?
Die Einsatzhülsen werden entsprechend dem Durchmesser der Prüflinge gebohrt. Generell ist der Bohrungsdurchmesser unter Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung der Prüflinge so knapp wie möglich zu wählen. Luftspalte zwischen Thermometer und Bohrung wirken als Wärmeübergangswiderstände und verschlechtern die Wärmeübertragung durch Wärmeleitung erheblich. Deshalb sollen Prüfbohrungsdurchmesser maximal 0,5 mm größer sein als die Außendurchmesser der Thermometer.
Gli inserti dovrebbero essere forati secondo il diametro delle sonde da testare. In linea generale, il diametro del foro, tenendo conto dell'espansione termica del campione da testare, andrebbe scelto in modo che sia il più piccolo possibile. Lo spazio di aria tra il termometro e il foro agirà come una resistenza alla trasmissione di calore e influenzerà in modo significativo il trasferimento di calore durante la conduzione termica. Come conseguenza, il diametro del foro dovrebbe essere al massimo 0,5 mm più largo del diametro esterno del termometro.