Wie viel eines Stoffes muss in eine Kapillare gefüllt werden? Wie kann man die Füllhöhe überprüfen?
Qual è la quantità di sostanza che deve essere inserita nel capillare? Come si controlla l'altezza del riempimento?
Entscheidend für gute Resultate ist eine sorgfältige und exakte Probenvorbereitung. Bereiten Sie Ihre Proben so vor, dass die Substanzmenge in allen Kapillaren identisch ist. Leichte Mengendifferenzen können zu Abweichungen der gemessenen Schmelzpunkttemperaturen führen. Überprüfen Sie die Füllhöhe der Kapillaren anhand der Markierungen am Probenvorbereitungstool. Für genaue Messungen sollte eine optimale Füllhöhe von 3 mm eingehalten werden. Das Probenvorbereitungstool bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Überprüfen der Füllhöhe Ihrer Substanz. Siehe Abb. 1 zur Abschätzung der verschiedenen Füllhöhen. Für optimale Ergebnisse ist es wichtig, dass die geschmolzene Substanz die Öffnungen zur Erkennung der Lichtdurchlässigkeit abdeckt.
Per ottenere buoni risultati è necessaria un'attenta e accurata preparazione del campione. Preparate i campioni in modo che la quantità di sostanza sia identica in tutti i capillari. Lievi differenze nelle quantità potrebbero provocare deviazioni nelle temperature del punto di fusione misurate. Controllate il livello di riempimento dei capillari utilizzando le linee presenti sullo strumento di preparazione del campione per la determinazione del punto di fusione. Per misure accurate, è necessario attenersi al livello di riempimento ottimale di 3 mm. Lo strumento di preparazione del campione offre diverse possibilità per controllare il livello di riempimento della sostanza. Vedere la Fig. 1 per un esempio della stima dei vari livelli di riempimento. Per risultati ottimali, è importante che la sostanza fusa copra i fori per la rilevazione della trasmissione luminosa.