Wie groß ist der Messfehler bei einem Pt100 eingebaut in eine MI-Leitung mit Cu-Innenleitern in 2-Leiterschaltung verursacht durch den Innenleitungswiderstand?
Quanto è grande l'errore di misura  causato dalla resistenza interna con una Pt100 costruita in un cavo in MGO con fili interni in Rame e collegamento a 2 fili?
D=3 mm : 0,28 Ohm/m = 0,7 K/m (Messfehler) D=6 mm : 0,1 Ohm/m = 0,25 K/m (Messfehler) (D=Außendurchmesser der MI-Leitung)
D=3 mm : 0,28 Ohm/m = 0,7 K/m (errore di misura) D=6 mm : 0,1 Ohm/m = 0,25 K/m (errore di misura) (D=diametro esterno del cavo MI)