ما الأجهزة المستخدمة لقياس كثافة السوائل؟
Hvilke instrumenter bruger man til måling af væskers densitet?
يمكن قياس كثافة محلول ما يدويًا أو رقميًا. للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول كيفية قياس الكثافة باستخدام دورق قياس الكثافة والهيدرومتر وأجهزة قياس الكثافة الرقمية، اطلع على الدليل
3 طرق لقياس الكثافة. تُستخدم الطرق اليدوية مثل دوارق قياس الكثافة والهيدروميتر على نطاق واسع لقياس الكثافة والقيم ذات الصلة، مثل الجاذبية النوعية ونسبة الكحول وBRIX ودرجات API وBaumé وPlato، إلخ. وعلى الرغم من أن هذه الطرق سهلة الاستخدام وغير مكلفة إلى حد كبير، إلا أنها تتطلب خبرة في كل خطوة من خطوات بروتوكولات التشغيل اليدوي، والتي غالبًا ما تؤثر على دقة النتائج وموثوقيتها.
دورق قياس الكثافة عبارة عن دورق زجاجي بحجم محدد. يتم وزنه دون عينة (M1)، ثم تتم تعبئته بالعينة ووزنه مرة أخرى (M2). ويكون ناتج قسمة الفرق بين M1 وM2 على حجم الجسم الزجاجي هو كثافة العينة.
الهيدروميتر هو جسم زجاجي يتم غمسه في العينة. وبعد وقت الموازنة القصير، سيطفو حتى مستوى معين. كلما زادت كثافة العينة، قل طفو الهيدروميتر. ومستوى الموازنة يقرأ الكثافة. يُستخدم
طقم قياس الكثافة مع ميزان. يُوزن جسم زجاجي ذو حجم محدد في الهواء (M1)، ثم يُغمس في العينة ويُوزن مرة أخرى في العينة (M2). ويكون ناتج قسمة الفرق بين M1 وM2 (الطفوية) على حجم الجسم الزجاجي هو كثافة العينة. كما يمكن أيضًا استخدام حامل خاص لقياس كثافة المواد الصلبة باستخدام سائل مرجعي (الماء أو الإيثانول أو حسبما يحدده المستخدم).
مقاييس الكثافة الرقمية، تُعرف أيضًا بمقاييس الجاذبية النوعية أو أجهزة قياس الكثافة، وهي متوفرة كأجهزة موضوعة على الطاولة أو محمولة باليد. وتستخدم تقنية التذبذب الأنبوبي لقياس كثافة العينة في إطار زمني قصير بدقة شديدة. يهتز أنبوب زجاجي فارغ بتردد معين. يتغير هذا التردد عند تعبئة الأنبوب بالعينة: كلما زادت كتلة العينة، قلّ التردد. يُقاس هذا التردد ويُحوَّل إلى كثافة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أجهزة قياس الكثافة الرقمية ثرموستات بلتييه مدمجًا للتحكم في درجة حرارة العينة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أجهزة مقاييس الكثافة الرقمية وكيفية مقارنتها بالطرق اليدوية، تفضل بالاطلاع على
مقارنة تقنيات القياس المختلفة.
En opløsnings densitet kan måles manuelt eller digitalt. Du kan finde mere detaljeret information om, hvordan man måler densitet med pyknometre, hydrometre og digitale densitetsmålere i vores vejledning om
3 måder at måle densitet på. Manuelle metoder som pyknometre og hydrometre bruges ofte til bestemmelse af densitet og relaterede værdier som specifik gravimetri, alkoholprocent, grader Brix, API-grader, Baumé, Plato mv. Selv om disse metoder er nemme at anvende og ganske billige, forudsætter de ekspertise i hvert eneste trin af den manuelle procedure, hvilket ofte påvirker resultaternes nøjagtighed og pålidelighed. Et
pyknometer er et glasbæger med et bestemt rumfang. Det vejes uden prøven (M1), fyldes derefter med prøven og vejes igen (M2). Forskellen mellem M1 og M2 divideret med bægerets rumfang er prøvens densitet. Et
hydrometer er et glaslegeme, som neddyppes i prøven. Efter et kort stykke tid vil legemet finde sin ligevægt og flyde i en bestemt højde. Jo højere prøvens densitet er, jo mindre vil hydrometret flyde. Ligevægtshøjden angiver densiteten. Et
densitetssæt anvendes sammen med en vægt. Et glaslegeme med et bestemt rumfang vejes i luft (M1), sænkes ned i prøven og vejes igen nede i prøven (M2). Forskellen mellem M1 og M2 (opdriften) divideret med glaslegemets rumfang er prøvens densitet. En særlig holder kan også bruges til at foretage målinger af faste stoffers densitet med ved hjælp af en referencevæske (vand, ætanol eller brugerdefineret).
Digitale densitetsmålere, også kendt som specifikke tyngdekraftmålere eller massefyldemålere, fås som stationære og håndholdte instrumenter. De bruger oscillatorrørteknologien til meget præcist at måle densiteten af en prøve på kort tid. Et hult glasrør vibrerer med en bestemt frekvens. Denne frekvens ændres, når røret er fyldt med prøven: Jo højere masse prøven har, jo lavere er frekvensen. Denne frekvens måles og omregnes til densitet. Desuden anvender stationære digitale densitetsmålere en indbygget Peltier-termostat til at kontrollere prøvens temperatur. Du kan finde mere information om digitale densitetsmålere og en sammenligning mellem dem og manuelle metoder i vores
sammenligning af forskellige måleteknikker.