Quelle est la différence entre un spectrophotomètre à balayage et un spectrophotomètre à barrettes de diodes ?
Чем отличается сканирующий спектрофотометр от диодно-матричного?
Les spectrophotomètres UV Vis peuvent être classés dans deux catégories, en fonction du format des composants constituant le système optique qui assure l'enregistrement des spectres. Spectrophotomètre à balayage Spectrophotomètre à barrettes de diodes Le spectre d'un dispositif UV Vis à balayage est obtenu en changeant constamment la longueur d'onde de la lumière (balayage), qui passe séparément à travers l'échantillon en faisant tourner un réseau de réflexion, comme illustré dans la figure ci-dessous. Dans un spectrophotomètre à barrettes de diodes, la lumière contenant toutes les longueurs d'onde passe à travers un échantillon et est diffractée par un réseau de réflexion situé après la cuve, puis elle est reçue par un détecteur à barrettes de diodes (ex., capteur CCD). Cela permet de mesurer simultanément toutes les longueurs d'onde de la lumière en un court laps de temps. Un spectrophotomètre à barrettes de diodes peut ainsi couvrir le spectre d'une analyse complète (ex., 200 – 800 nm) en quelques secondes, alors qu'il faut au minimum plusieurs minutes à un spectrophotomètre à balayage pour effectuer la même tâche. Les éléments à rotation mécanique d'un instrument de spectroscopie à balayage peuvent affecter la précision et la reproductibilité d'une longueur d'onde. Pour éviter cela, un réétalonnage régulier est nécessaire, avec les coûts de maintenance associés. Un spectrophotomètre à barrettes de diodes n'étant pas constitué de pièces optiques mobiles, il n'y a pas d'écarts de longueur d'onde dus aux imprécisions mécaniques. Un autre avantage d'un instrument de spectroscopie à barrettes de diodes est son immunité à la lumière ambiante due à sa conception optique, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de compartiment d'échantillon fermé, simplifiant ainsi le transfert d'échantillons.
УФ-ВИД спектрофотометры различаются в зависимости от расположения компонентов, из которых состоит оптическая система для регистрации спектров, и могут быть разделены на две большие группы: сканирующие спектрофотометры; дифракционные спектрофотометры. В сканирующем спектрофотометре получение спектра осуществляется путем непрерывного изменения длины волны света (то есть сканирования), который проходит через образец, посредством вращения дифракционной решетки, как показано на рисунке ниже. В диодно-матричном спектрофотометре свет полного спектра, проходящий через образец, дифрагируется дифракционной решеткой, расположенной за кюветой, а затем принимается диодно-матричным детектором (например ПЗС-матрицей), что обеспечивает возможность одновременного измерения всех длин волн света за короткий промежуток времени. Таким образом, диодно-матричный спектрофотометр позволяет осуществлять полное сканирование спектра (например, 200–800 нм) всего за несколько секунд, тогда как для выполнения аналогичной задачи с помощью сканирующего спектрофотометра потребуется как минимум несколько минут. Вращающиеся механические элементы сканирующего оборудования могут влиять на точность и воспроизводимость длины волны. Данный риск приводит к необходимости регулярного проведения калибровки и дополнительным затратам на техническое обслуживание. В диодно-матричном спектрофотометре нет движущихся оптических частей, поэтому никаких отклонений длины волны из-за механических неточностей не возникает. Еще одно преимущество диодно-матричного оборудования — отсутствие чувствительности к рассеянному свету благодаря особой конструкции оптики, что исключает необходимость использования закрытого отсека для образцов и упрощает их подачу.