Wie viel eines Stoffes muss in eine Kapillare gefüllt werden? Wie kann man die Füllhöhe überprüfen?
Met hoeveel materiaal moet ik het capillair vullen? Hoe kan ik de afvulhoogte controleren?
Entscheidend für gute Resultate ist eine sorgfältige und exakte Probenvorbereitung. Bereiten Sie Ihre Proben so vor, dass die Substanzmenge in allen Kapillaren identisch ist. Leichte Mengendifferenzen können zu Abweichungen der gemessenen Schmelzpunkttemperaturen führen. Überprüfen Sie die Füllhöhe der Kapillaren anhand der Markierungen am Probenvorbereitungstool. Für genaue Messungen sollte eine optimale Füllhöhe von 3 mm eingehalten werden. Das Probenvorbereitungstool bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Überprüfen der Füllhöhe Ihrer Substanz. Siehe Abb. 1 zur Abschätzung der verschiedenen Füllhöhen. Für optimale Ergebnisse ist es wichtig, dass die geschmolzene Substanz die Öffnungen zur Erkennung der Lichtdurchlässigkeit abdeckt.
Goede resultaten worden alleen verkregen met een zorgvuldige en nauwkeurige samplevoorbereiding. Dit houdt in dat de hoeveelheid stof in alle capillairen gelijk moet zijn. Als deze hoeveelheden kleine verschillen vertonen, kunnen ook de gemeten smeltpunttemperaturen verschillen. Controleer de hoogte van de capillaire afvulling met behulp van de lijnen die op de sample-bereidingstool zijn aangebracht. Voor nauwkeurige metingen moet de optimale afvulhoogte van 3 mm worden aangehouden. Met de sample-voorbereidingstool kunt u de afvulhoogte van de stof op allerlei manieren controleren. Zie afb. 1 om de verschillende afvulhoogten in te schatten. Voor de beste resultaten is het belangrijk dat de gesmolten stof de gaten bedekt, zodat de lichttransmissie kan worden gemeten.