Was sind die Unterschiede zwischen einer Wolframhalogenlampe, einer Deuteriumlampe und einer Xenonlampe?
Wat zijn de verschillen tussen een wolfraamhalogeenlamp, een deuteriumlamp en een xenonlamp?
Eine Wolframhalogenlampe ist die gängigste in Spektrometern eingesetzte Lichtquelle. Sie besteht aus einem Wolframdraht, der in einem Glaskolben eingeschlossen ist und einen Halogenanteil enthält, um das verdampfte Wolfram zurückzugewinnen. Das nutzbare Wellenlängenspektrum dieser Lampe liegt bei 330 bis 1100 nm im sichtbaren bis nah-infraroten Bereich und ihre Nutzungsdauer bei etwa 3 000 Stunden.
Bei einer Deuteriumlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit gasförmigem Deuterium, das in einem Kolben eingeschlossen ist. Eine Deuteriumlampe deckt den ultravioletten Bereich von 190 bis 450 nm mit einer gleichmässigen Lichtstärkeverteilung ab und weist eine Lebensdauer von etwa 1 000 Stunden auf. Die beiden oben genannten Lampen werden oft kombiniert, um den gesamten Bereich des UV- und VIS-Lichts abzudecken.
Bei einer Xenonlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit Xenongas, das in einem Quarzglaskolben eingeschlossen ist. Es erzeugt ein kontinuierliches Spektrum von Ultraviolett bis zu Nahinfrarot, das von 190 bis 1100 nm reicht. Xenonblitzlampen erzeugen Licht durch eine gepulste Zündung über einen bestimmten Zeitraum, um nach der Erkennung einen vollständigen Spektrum-Scan zu erzielen. Sie benötigen keine Aufwärmzeit. Die gepulste Lichterzeugung zeichnet sich durch eine geringe Wärmeproduktion und eine mit 5 500 Stunden lange Nutzungsdauer aus, die 50-Hz-Blitzen bei Dauerbetrieb entspricht. Der Einsatz von Xenon-Lampen bedeutet weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer der Lampe. Die FastTrack Technologie von METTLER TOLEDO besteht aus einer Xenon-Blitzlampe, Quartzglasfasern und einem Array-Aufbau.
Een wolfraamhalogeenlamp is de meest gebruikte lichtbron voor spectrofotometers. De lamp bestaat uit een wolfraam gloeidraad in een glazen peer en een halogeengedeelte om het verdampte wolfraam terug te winnen. Deze lamp biedt een bruikbaar golflengtebereik van 330 tot 1100 nm in het zichtbare tot bijna-infrarode spectrum en heeft een levensduur van ongeveer 3000 uur.
Een deuteriumlamp is een ontladingslichtbron met gasvormig deuterium in een afgedichte peer. Een deuteriumlamp dekt het ultraviolette spectrum van 190 tot 450 nm met een soepele lichtintensiteitsverdeling en heeft een levensduur van ongeveer 1000 uur. Bovenstaande twee lampen worden vaak samen gebruikt om het volledige UV- en VIS-lichtbereik te dekken.
Een xenonlamp is een ontladingslichtbron met xenongas in een afgedichte peer van kwartsglas. De lamp produceert een continu spectrum van ultraviolet tot bijna-infrarood, van 190 tot 1100 nm. Xenon-flitslampen genereren licht door een gepulseerde ontsteking die gedurende een specifieke periode is geïntegreerd om een volledige spectrumscan te verkrijgen. De lampen hoeven niet opgewarmd te worden. De opwekking van gepulseerd licht produceert weinig warmte en de levensduur is lang. De lamp gaat tot 5.500 uur mee en levert flitsen van 50 Hz bij een constante werking. Het gebruik van xenonlampen betekent minder onderhoud en een langere levensduur van de lamp. FastTrack Technology van METTLER TOLEDO bestaat uit een xenon-flitslamp, kwartsglasvezels en een array-opstelling.