Was ist der Unterschied zwischen einem scannenden Spektrometer und einem Array-Spektrometer?
Wat is het verschil tussen een scan- en een array-spectrofotometer?
UV/VIS-Spektrometer können anhand der Geometrie der Komponenten, die das zur Spektrenaufzeichnung eingesetzte optische System bilden, in zwei Kategorien klassifiziert werden: Scan-Spektrometer Array-Spektrometer Das Spektrum eines scannenden UV/VIS-Instruments wird durch kontinuierliches Ändern der Wellenlänge des Lichts (d. h. Scannen) erhalten, das die Probe durch Drehen eines Reflexionsgitters separat durchläuft, wie in der Abbildung unten dargestellt. In einem Array-Spektrometer wird das Licht einer vollen Wellenlänge, das eine Probe durchläuft, an einem Reflexionsgitter, das sich hinter der Küvette befindet, gebeugt und von einem Array-Detektor (z. B. CCD-Sensor) empfangen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung aller Wellenlängen des Lichts in einer kurzen Zeitspanne. Dadurch kann ein Array-Spektrometer das Spektrum eines vollständigen Scans (z. B. 200-800 nm) innerhalb weniger Sekunden liefern, während ein Scanning-Spektrometer für dieselbe Aufgabe mindestens mehrere Minuten benötigt. Die mechanisch drehenden Elemente eines Scanning-Spektroskopie-Instruments können die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit einer Wellenlänge beeinflussen. Um dies zu vermeiden, bedarf es einer regelmässigen Neukalibrierung und der damit verbundenen Wartungskosten. Für die Herstellung eines Array-Spektrometers werden keine beweglichen optischen Teile verwendet, wodurch Abweichungen der Wellenlängen aufgrund mechanischer Ungenauigkeiten ausgeschlossen werden können. Ein weiterer Vorteil eines Array-Spektrometers ist die Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht aufgrund des optischen Aufbaus, sodass kein geschlossener Probenraum erforderlich ist und der Probenwechsel einfacher wird.
UV/VIS spectrofotometers kunnen in twee categorieën worden ingedeeld op basis van de geometrie van de componenten waaruit het optische systeem voor het registreren van spectra bestaat. Scanning spectrofotometer Array spectrofotometer Het spectrum van een UV/VIS scanapparaat wordt verkregen door de golflengte van het licht voortdurend te veranderen (d.w.z. scannen), dat afzonderlijk door het monster passeert wanneer een reflecterend rooster wordt gedraaid, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. In een array-spectrofotometer wordt het licht van een volledige golflengte die door een monster passeert, gediffracteerd door een reflecterend rooster dat zich achter de kuvet bevindt. Daarna wordt het licht geabsorbeerd door een arraydetector (bijv. een CCD-sensor). Hiermee kunnen in korte tijd en gelijktijdig alle golflengtes van het licht worden gemeten. Als gevolg hiervan kan een array-spectrofotometer het spectrum van een volledige scan (bijv. 200-800 nm) binnen enkele seconden leveren. En scan-spectrofotometer heeft daarentegen minstens enkele minuten nodig om dezelfde taak uit te voeren. De mechanisch roterende elementen van een scan-spectroscopie-instrument kunnen de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van een golflengte beïnvloeden. Om dit te voorkomen, is een regelmatige herkalibratie nodig met alle bijbehorende onderhoudskosten. Een array-spectrofotometer heeft geen bewegende optische onderdelen, wat betekent dat er ook geen afwijkende golflengtes als gevolg van mechanische onnauwkeurigheden voorkomen. Een extra voordeel van een array-spectroscopie-instrument is de ongevoeligheid voor omgevingslicht dankzij het optische ontwerp. Dit betekent dat er geen afgesloten monsterbehuizing nodig is, waardoor het verwisselen van monsters veel eenvoudiger is geworden.