Kann die Temperatur meine Präzisionswaage beeinflussen?
Heeft de temperatuur een invloed op mijn bovenweger of precisieweegschaal?
Ja, die Umgebungstemperatur kann Ihre Präzisionswaage beeinflussen. Temperaturschwankungen führen zu einer Ausdehnung oder Kontraktion der Komponenten der Wägezelle, was deren Leistung und damit Ihre Präzisionswägeresultate beeinflusst. Eine schwankende Umgebungstemperatur am Aufstellort Ihrer Präzisionswaage kann die Wiederholbarkeit beeinträchtigen. Für eine optimale Leistung sollte Ihre Präzisionswaage in einem Raum installiert werden, in dem eine konstante Temperatur beibehalten werden kann. Wenn eine Waage erstmals an die Stromversorgung angeschlossen oder eingeschaltet wird, wird eine Aufwärmzeit von ungefähr einer bis zwei Stunden empfohlen. Während dieser Zeit kann sich die Präzisionswaage an die Umgebungstemperatur und -bedingungen anpassen. Diese Aufwärmzeit gilt auch, wenn die Waage nach längerer Zeit ausser Betrieb wieder eingeschaltet wird. Idealerweise sollten Sie Ihre Präzisionswaage eingeschaltet lassen. Die meisten Präzisionswaagen von METTLER TOLEDO sind mit der vollautomatischen internen Justierung (FACT) ausgestattet. Wenn eine voreingestellte Temperaturdifferenz überschritten wird, löst FACT das Justierverfahren automatisch aus. Auf diese Weise wird die Genauigkeit der Präzisionswaage automatisch beibehalten, ohne dass ein Bedienereingriff erforderlich ist. Es ist auch zu beachten, dass Artikel, Proben oder Behälter, die auf eine Präzisionswaage gestellt werden sollen, zunächst an die Umgebungstemperatur akklimatisiert werden sollten. Gegenstände, die wärmer oder kühler als die Präzisionswaage selbst sind, können kleine Luftströme induzieren, die aufgrund der Temperaturdifferenz die Wägezelle beeinflussen. Dies kann nicht nur zu driftenden Gewichtswerten führen, sondern auch dazu, dass Gegenstände schwerer oder leichter erscheinen, als sie tatsächlich sind.
Ja, de omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op uw bovenweger of balans. Temperatuurschommelingen veroorzaken uitzetting of inkrimping van de componenten van de weegcel, wat de prestaties beïnvloedt en dus ook de resultaten van uw precisiewegingen. Als de omgevingstemperatuur schommelt op de locatie waar uw bovenweger is geïnstalleerd, kan het zijn dat de reproduceerbaarheid van uw metingen slecht is. Voor de beste prestaties moet uw bovenweger of balans worden geïnstalleerd in een kamer waarin een constante temperatuur kan worden gehandhaafd. Wanneer een precisiebalans voor het eerst wordt ingeschakeld of op de netstroom wordt aangesloten, wordt een opwarmtijd van 1 tot 2 uur aanbevolen. Gedurende deze tijd kan de bovenweger zich aan de omgevingstemperatuur aanpassen en zich in de werkomgeving stabiliseren. Deze opwarmtijd is nodig telkens wanneer de balans wordt ingeschakeld na een periode van inactiviteit. Bij voorkeur blijft de bovenweger ingeschakeld. De meeste bovenwegers en precisieweegschalen van METTLER TOLEDO zijn uitgerust met FACT, een volledig automatische, interne justering. FACT activeert automatisch een justeringsprocedure zodra een vooraf ingesteld temperatuurverschil wordt overschreden. Zodoende wordt de nauwkeurigheid van de bovenweger automatisch gehandhaafd, zonder enige tussenkomst van de operator. Het is ook belangrijk dat items, monsters of houders die op een bovenweger worden geplaatst, eerst aangepast worden aan de omgevingstemperatuur. Items die warmer of koeler zijn dan de bovenweger zelf kunnen kleine luchtstromingen veroorzaken die van invloed zijn op de weegcel vanwege het temperatuurverschil. Niet alleen kunnen de gewichtswaarden hierdoor gaan driften, maar de voorwerpen kunnen ook zwaarder of lichter lijken dan ze in werkelijkheid zijn.