Wie führe ich eine Prüfung auf Vakuumlecks durch?
Hoe controleer ik op vacuümlekkages?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Lecks mit TAPIR aufzuspüren. Der sogenannte Sprühtest ist für Bauteile unter Vakuum geeignet. Des Weiteren gibt es den Schnüffeltest für unter Druck stehende Komponenten. Nachweismittel ist jeweils das Prüfgas Helium oder Wasserstoff. Die Prüfverfahren sind leicht durchzuführen und liefern genaue Ergebnisse. Damit ist TAPIR die perfekte Ergänzung für Ihren Vakuumprozess. Sprühtest (für Komponenten unter Vakuum) Der sogenannte Sprühtest ist die optimale Prüfmethode für Komponenten unter Vakuum. Dieses Verfahren hat von allen verfügbaren Prüfmethoden die höchste Empfindlichkeit. Die Luft wird aus dem Prüfobjekt, bei dem ein Leck vermutet wird, entfernt, und TAPIR wird über einen Flansch angeschlossen. Prüfobjekte können von Vakuumöfen bis hin zu Rohrleitungen, Behältern oder anderen Geräten reichen. Helium oder Wasserstoff wird mit einer Sprühpistole auf die Außenfläche des Prüfobjekts gesprüht (siehe Abb. 1). Im Falle einer Leckage werden die eindringenden Moleküle von der integrierten Turbomolekular-Vakuumpumpe und der Vorpumpe angesaugt. Die Moleküle gelangen in ein Analysemodul, das die Prüfgasatome erkennt. Schnüffeltest (für unter Druck stehende Komponenten) Der Schnüffeltest ist die perfekte Prüfmethode für unter Druck stehende Komponenten. Helium oder Wasserstoff wird in ein Prüfobjekt gepumpt, z. B. in ein Gerät, eine Rohrleitung oder einen Behälter, wodurch sich der Druck im Inneren erhöht. Eine Schnüffelsonde, ein Werkzeug zum Erkennen und Lokalisieren von Lecks, kann als Zubehör erworben und an TAPIR angeschlossen werden. Ein Service-Techniker führt die Schnüffelsonde langsam und systematisch über das Prüfobjekt (siehe Abbildung 2), ähnlich wie bei einem Metalldetektor, nur dass er nach Spuren von Helium oder Wasserstoff sucht. Im Falle eines Lecks werden austretende Prüfgasatome nachgewiesen. Das Leck kann so genau lokalisiert werden. Integrale Leckerkennung Sowohl der Sprühtest als auch der Schnüffeltest können für eine integrale Leckerkennung verwendet werden. Dabei wird das Prüfobjekt in ein Gefäß, z. B. eine Kunststofffolie oder einen starren Behälter, eingebracht (in den Abbildungen 3 und 4 grau dargestellt). Beim integralen Schnüffeltest wird das Prüfobjekt mit Helium gefüllt (1). Besteht ein Leck, und Helium tritt aus, so wird es im Behälter aufgefangen. Die Schnüffelsonde bestimmt den Anstieg der Heliumkonzentration im Laufe der Zeit und misst die Leckrate (2). Dieser Test wird bei Atmosphärendruck durchgeführt. Integrale Sprühtests werden dagegen unter Vakuum durchgeführt. Das Prüfobjekt wird mit dem Leckdetektor verbunden und in einen Behälter gelegt (3). Um präzise Prüfbedingungen und genaue Ergebnisse zu gewährleisten, wird der Behälter evakuiert und mit einer bestimmten Menge Helium gefüllt. Ist ein Leck vorhanden, dringt Helium aufgrund des Druckunterschieds in das Prüfobjekt ein. Der Leckdetektor misst die Heliummenge im Prüfobjekt und ermittelt die Leckrate.
De TAPIR lektester kan op verschillende manieren een lekkage opsporen. De zogenaamde spraytest is geschikt voor componenten onder vacuüm. Het opsporen van lekkages door middel van snuffelen is voor componenten onder druk. Bij allebei is het testgas helium of waterstof. De testmethoden zijn eenvoudig uit te voeren en leveren nauwkeurige resultaten. Dat maakt de TAPIR een perfecte aanvulling op het vacuümproces. Spraytest (componenten onder vacuüm) De zogenaamde spraytest is ideaal voor componenten onder vacuüm. Van alle beschikbare methodes is deze het gevoeligst. Uit het testobject dat vermoedelijk een lekkage heeft. wordt de lucht verwijderd. Hierna wordt een TAPIR aangesloten via een flens. Een testobject kan van alles zijn. Vacuümovens, pijpleidingen, vaten of andere apparatuur. Helium of waterstof wordt op het buitenvlak van het testobject gesprayd(zie afbeelding 1). Bij een lek worden de binnendringende moleculen aangezogen door de geïntegreerde turbomoleculaire vacuümpomp en de voorpomp. De moleculen komen in een analysemodule terecht, die de testgasatomen detecteert. Het opsporen van lekkages door middel van snuffelen (componenten onder druk) Het opsporen van lekkages door middel van snuffelen is de perfecte methode voor componenten onder druk. In een testobject - bijvoorbeeld een apparaat, leiding of container - wordt helium of waterstof gepompt. Hierdoor neemt de interne druk toe. Een snuffelsonde is een accessoire voor de TAPIR. En speciaal ontworpen om lekkages te detecteren en lokaliseren. Een onderhoudsmonteur beweegt de snuffelsonde langzaam en systematisch over het testobject (zie afbeelding 2). Vergelijkbaar met een metaaldetector, behalve dat het zoekt naar sporen van helium of waterstof. Bij een lekkage worden de ontsnapte testgasatomen gedetecteerd. En kan het lek nauwkeurig worden gelokaliseerd. Integrale lekdetectie Zowel de spraytest als het opsporen van lekkages door middel van snuffelen zijn geschikt voor integrale lekdetectie. Hierbij wordt het testobject in houder geplaatst, zoals kunststof folie of een stevige container (in grijs afbeelding 3 en 4). Bij het integraal opsporen van lekkages door middel van snuffelen wordt het testobject gevuld met helium (1). Als er een lekkage is en helium ontsnapt, dan wordt dit opgevangen in de container. De snuffelsonde bepaalt de toename van de heliumconcentratie en opzichte van tijd en meet zo de lekwaarde (2). Deze test wordt uitgevoerd bij atmosferische druk. Daarentegen worden integrale spraytests uitgevoerd onder vacuüm. Het testobject wordt aangesloten op de lektester en in een container (3) geplaatst. Om precieze testcondities en nauwkeurige resultaten te garanderen, wordt de container geëvacueerd en gevuld met een bepaalde hoeveelheid helium. Als er lekkage is, dringt helium - door het drukverschil - bij het testobject naar binnen. De lektester meet de hoeveelheid helium in het testobject en bepaalt zo de lekwaarde.