Quelles sont les différences entre une lampe halogène-tungstène, une lampe au deutérium et une lampe au xénon ?
Wat zijn de verschillen tussen een wolfraamhalogeenlamp, een deuteriumlamp en een xenonlamp?
Une lampe halogène-tungstène représente la source lumineuse la plus couramment employée dans les spectrophotomètres. Elle est constituée d'un filament de tungstène enfermé dans une ampoule de verre et d'une partie halogène incluse pour récupérer le tungstène évaporé. Elle offre une gamme de longueurs d'onde utilisable comprise entre 330 et 1 100 nm dans le domaine du Vis/NIR. Le tout pour une durée de vie d'environ 3 000 heures.
Une lampe au deutérium constitue une source lumineuse à décharge avec du deutérium gazeux contenu dans une ampoule. Ce type de lampe couvre le domaine de l'UV sur une gamme s'étendant de 190 à 450 nm, avec une distribution d'intensité lumineuse uniforme et une durée de vie d'approximativement 1 000 heures. Les deux lampes ci-dessus sont souvent combinées pour couvrir une plage complète de lumière UV et Vis.
Une lampe au xénon correspond à une source lumineuse à décharge avec du xénon renfermé dans une ampoule de verre de quartz. Elle produit un spectre continu de l'ultraviolet au proche infrarouge, de 190 à 1 100 nm. Les lampes flash xénon produisent de la lumière pulsée pendant un laps de temps défini en vue de réaliser une analyse spectrale complète ; elles ne nécessitent pas de temps de préchauffage. La génération de cette lumière dégage peu de chaleur pour une longue durée de vie (jusqu'à 5 500 heures) et correspond à des flashs de 50 Hz en fonctionnement continu. L'utilisation de lampes au xénon réduit les besoins de maintenance et allonge la durée de vie de la lampe. La technologie FastTrack de METTLER TOLEDO comprend une lampe flash xénon, des fibres de verre de quartz et des barrettes de diodes.
Een wolfraamhalogeenlamp is de meest gebruikte lichtbron voor spectrofotometers. De lamp bestaat uit een wolfraam gloeidraad in een glazen peer en een halogeengedeelte om het verdampte wolfraam terug te winnen. Deze lamp biedt een bruikbaar golflengtebereik van 330 tot 1100 nm in het zichtbare tot bijna-infrarode spectrum en heeft een levensduur van ongeveer 3000 uur.
Een deuteriumlamp is een ontladingslichtbron met gasvormig deuterium in een afgedichte peer. Een deuteriumlamp dekt het ultraviolette spectrum van 190 tot 450 nm met een soepele lichtintensiteitsverdeling en heeft een levensduur van ongeveer 1000 uur. Bovenstaande twee lampen worden vaak samen gebruikt om het volledige UV- en VIS-lichtbereik te dekken.
Een xenonlamp is een ontladingslichtbron met xenongas in een afgedichte peer van kwartsglas. De lamp produceert een continu spectrum van ultraviolet tot bijna-infrarood, van 190 tot 1100 nm. Xenon-flitslampen genereren licht door een gepulseerde ontsteking die gedurende een specifieke periode is geïntegreerd om een volledige spectrumscan te verkrijgen. De lampen hoeven niet opgewarmd te worden. De opwekking van gepulseerd licht produceert weinig warmte en de levensduur is lang. De lamp gaat tot 5.500 uur mee en levert flitsen van 50 Hz bij een constante werking. Het gebruik van xenonlampen betekent minder onderhoud en een langere levensduur van de lamp. FastTrack Technology van METTLER TOLEDO bestaat uit een xenon-flitslamp, kwartsglasvezels en een array-opstelling.