Quelle quantité de substance dois-je verser dans le capillaire ? Comment contrôler la hauteur de remplissage ?
Met hoeveel materiaal moet ik het capillair vullen? Hoe kan ik de afvulhoogte controleren?
Une préparation d'échantillons précise assure des résultats exacts. Préparez vos échantillons de façon à répartir équitablement la substance dans tous les capillaires. Des différences même infimes peuvent entraîner des écarts dans les températures de point de fusion mesurées. Contrôlez la hauteur de remplissage des capillaires à l'aide des graduations sur l'outil de préparation d'échantillons. Pour des mesures précises, il est important de respecter la hauteur de remplissage optimale de 3 mm. L'outil de préparation d'échantillons offre de nombreuses possibilités pour vérifier la hauteur de remplissage de votre substance. Voir la Figure 1 pour un exemple d'estimation de différentes hauteurs de remplissage. Pour de meilleurs résultats, il est important que la substance fondue recouvre les trous de détection de lumière en transmission.
Goede resultaten worden alleen verkregen met een zorgvuldige en nauwkeurige samplevoorbereiding. Dit houdt in dat de hoeveelheid stof in alle capillairen gelijk moet zijn. Als deze hoeveelheden kleine verschillen vertonen, kunnen ook de gemeten smeltpunttemperaturen verschillen. Controleer de hoogte van de capillaire afvulling met behulp van de lijnen die op de sample-bereidingstool zijn aangebracht. Voor nauwkeurige metingen moet de optimale afvulhoogte van 3 mm worden aangehouden. Met de sample-voorbereidingstool kunt u de afvulhoogte van de stof op allerlei manieren controleren. Zie afb. 1 om de verschillende afvulhoogten in te schatten. Voor de beste resultaten is het belangrijk dat de gesmolten stof de gaten bedekt, zodat de lichttransmissie kan worden gemeten.