Quels modes offrent les modèles TAPIR HL 1102 A et TAPIR HL 2216 A ?
Welke modi bieden de TAPIR HL 1102 A en de TAPIR HL 2216 A?
Les deux détecteurs de fuites TAPIR de Busch offrent trois modes de test différents : sensibilité faible, normale et élevée. Ces modes sont sélectionnés automatiquement. En fonction de la pression d'aspiration détectée par un capteur de pression Pirani, différentes soupapes du bloc de soupape sont automatiquement actionnées. Cela provoque l'ouverture de différentes soupapes, de sorte que le gaz traceur pénètre à l'intérieur de la pompe à vide turbomoléculaire dans différentes positions. En fonction de l'endroit où le gaz pénètre dans la pompe à vide turbomoléculaire, la sensibilité est accrue. Le mode de sensibilité faible du TAPIR HL 1102 A débute à 15 mbar, alors que celui du TAPIR HL 2216 A débute à 25 mbar. De plus, le TAPIR HL 2216 A offre un mode supplémentaire, appelé mode massif. Cela permet une détection qualitative des fuites débutant à 100 mbar, avant que les modes de test normaux soient atteints.
Beide Busch TAPIR lektesters bieden drie verschillende testmodi: grof, normaal en hoge gevoeligheid. Deze modi worden automatisch geselecteerd. Afhankelijk van de inlaatdruk die door een Pirani-druksensor wordt gedetecteerd, worden verschillende kleppen in het ventielblok automatisch bediend. Hierdoor gaan verschillende kleppen open, zodat het tracergas de turbomoleculaire vacuümpomp op verschillende plekken binnenkomt. Afhankelijk van waar het gas de turbomoleculaire vacuümpomp binnenkomt, neemt de gevoeligheid toe. In de grove modus start de TAPIR HL 1102 A bij 15 mbar, terwijl de TAPIR HL 2216 A bij 25 mbar start. Verder biedt de TAPIR HL 2216 A nog een extra modus, de massieve modus. Deze modus maakt de kwalitatieve lekdetectie mogelijk vanaf 100 mbar, voordat de normale testmodi worden bereikt.