Quelle électrode dois-je utiliser pour les titrages non aqueux sur mon titrateur ?
Welke titratorelektrode moet ik voor niet-waterige titraties gebruiken?
En règle générale, il existe trois principaux problèmes d'électrode ou de sonde lors de la réalisation d'un titrage non aqueux. Le premier est le problème d'avoir un électrolyte aqueux avec un solvant non aqueux. Le remplacement de l'électrolyte dans l'électrode résout facilement ce problème. Le deuxième problème est lié au fait que l'échantillon n'est pas conducteur, ce qui entraîne un mauvais circuit électrique entre les demi-cellules de mesure et de référence, ou entre les parties de l'électrode si elles sont combinées. Cela se traduit par un signal bruité, en particulier lors de l'utilisation d'une sonde avec une jonction céramique standard dans la référence. Une solution partielle à ce problème consiste à utiliser une sonde avec raccord de manchon, telle que la sonde DGi113. Cette électrode utilise du LiCl dans de l'éthanol comme électrolyte standard. Au lieu d'une jonction en céramique, elle est dotée d'un manchon en polymère, ce qui augmente la zone de contact entre les pièces de travail et de référence et réduit donc le bruit. Le troisième problème ne concerne pas l'électrode elle-même, mais plutôt la manipulation de la sonde. Pour qu'une électrode en verre (pH) fonctionne correctement, il est nécessaire que la membrane en verre (bulbe de l'électrode) soit hydratée. Pour ce faire, il faut conditionner l'électrode dans de l'eau déionisée. Au cours du titrage non aqueux, cette membrane se déshydrate progressivement, ce qui réduit la réponse de l'électrode. Pour éviter cela ou corriger ce problème, l'électrode doit être régulièrement reconditionnée par trempage dans l'eau.
Over het algemeen zijn er drie problemen met de elektrode of sensor bij de uitvoering van een niet-waterige titratie. Het eerste probleem is een waterige elektrolyt met een niet-waterig oplosmiddel. Dit probleem wordt eenvoudig opgelost door de elektrolyt in de elektrode te vervangen. Het tweede probleem heeft te maken met het feit dat het monster niet geleidend is, wat resulteert in een slecht elektrisch circuit tussen de meet- en referentie-halfcellen of delen van de elektrode, indien gecombineerd. Het gevolg hiervan is signaalruis, vooral bij gebruik van een sensor met een standaard keramische junction in de referentie. Dit probleem probleem wordt deels opgelost door een sensor met een sleeve junction te gebruiken, zoals een DGi113 sensor. Deze sensor heeft LiCl in ethanol als de standaard elektrolyt en in plaats van een keramische junction een sleeve junction van polymeer, met als gevolg een groter contactgebied tussen de werkende en referentie-onderdelen en daardoor minder ruis. Het derde probleem is geen probleem van de elektrode zelf, maar een probleem bij het hanteren van de sensor. Wil een glazen (pH) sensor goed functioneren, dan moet het glazen membraan (de bol van de elektrode) gehydrateerd zijn. Dit gebeurt door de elektrode in gedeïoniseerd water te conditioneren. Tijdens de niet-watering titratie droogt dit membraan geleidelijk uit, wat de respons van de elektrode reduceert. Als u dit probleem wilt voorkomen of verhelpen, moet de elektrode regelmatig opnieuw geconditioneerd worden door hem in water onder te dompelen.