Quelle est la différence entre un spectrophotomètre à balayage et un spectrophotomètre à barrettes de diodes ?
Wat is het verschil tussen een scan- en een array-spectrofotometer?
Les spectrophotomètres UV Vis peuvent être classés dans deux catégories, en fonction du format des composants constituant le système optique qui assure l'enregistrement des spectres. Spectrophotomètre à balayage Spectrophotomètre à barrettes de diodes Le spectre d'un dispositif UV Vis à balayage est obtenu en changeant constamment la longueur d'onde de la lumière (balayage), qui passe séparément à travers l'échantillon en faisant tourner un réseau de réflexion, comme illustré dans la figure ci-dessous. Dans un spectrophotomètre à barrettes de diodes, la lumière contenant toutes les longueurs d'onde passe à travers un échantillon et est diffractée par un réseau de réflexion situé après la cuve, puis elle est reçue par un détecteur à barrettes de diodes (ex., capteur CCD). Cela permet de mesurer simultanément toutes les longueurs d'onde de la lumière en un court laps de temps. Un spectrophotomètre à barrettes de diodes peut ainsi couvrir le spectre d'une analyse complète (ex., 200 – 800 nm) en quelques secondes, alors qu'il faut au minimum plusieurs minutes à un spectrophotomètre à balayage pour effectuer la même tâche. Les éléments à rotation mécanique d'un instrument de spectroscopie à balayage peuvent affecter la précision et la reproductibilité d'une longueur d'onde. Pour éviter cela, un réétalonnage régulier est nécessaire, avec les coûts de maintenance associés. Un spectrophotomètre à barrettes de diodes n'étant pas constitué de pièces optiques mobiles, il n'y a pas d'écarts de longueur d'onde dus aux imprécisions mécaniques. Un autre avantage d'un instrument de spectroscopie à barrettes de diodes est son immunité à la lumière ambiante due à sa conception optique, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de compartiment d'échantillon fermé, simplifiant ainsi le transfert d'échantillons.
UV/VIS spectrofotometers kunnen in twee categorieën worden ingedeeld op basis van de geometrie van de componenten waaruit het optische systeem voor het registreren van spectra bestaat. Scanning spectrofotometer Array spectrofotometer Het spectrum van een UV/VIS scanapparaat wordt verkregen door de golflengte van het licht voortdurend te veranderen (d.w.z. scannen), dat afzonderlijk door het monster passeert wanneer een reflecterend rooster wordt gedraaid, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. In een array-spectrofotometer wordt het licht van een volledige golflengte die door een monster passeert, gediffracteerd door een reflecterend rooster dat zich achter de kuvet bevindt. Daarna wordt het licht geabsorbeerd door een arraydetector (bijv. een CCD-sensor). Hiermee kunnen in korte tijd en gelijktijdig alle golflengtes van het licht worden gemeten. Als gevolg hiervan kan een array-spectrofotometer het spectrum van een volledige scan (bijv. 200-800 nm) binnen enkele seconden leveren. En scan-spectrofotometer heeft daarentegen minstens enkele minuten nodig om dezelfde taak uit te voeren. De mechanisch roterende elementen van een scan-spectroscopie-instrument kunnen de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van een golflengte beïnvloeden. Om dit te voorkomen, is een regelmatige herkalibratie nodig met alle bijbehorende onderhoudskosten. Een array-spectrofotometer heeft geen bewegende optische onderdelen, wat betekent dat er ook geen afwijkende golflengtes als gevolg van mechanische onnauwkeurigheden voorkomen. Een extra voordeel van een array-spectroscopie-instrument is de ongevoeligheid voor omgevingslicht dankzij het optische ontwerp. Dit betekent dat er geen afgesloten monsterbehuizing nodig is, waardoor het verwisselen van monsters veel eenvoudiger is geworden.