La température a-t-elle une influence sur ma balance de précision ?
Heeft de temperatuur een invloed op mijn bovenweger of precisieweegschaal?
Oui, la température ambiante peut influer sur votre balance de précision. Les variations de température provoquent la dilatation ou la contraction des composants de la cellule de pesée, ce qui affecte ses performances et donc vos résultats de pesage de précision. Si la température ambiante fluctue à l'endroit où votre balance de précision est installée, la répétabilité peut être faible. Pour garantir des performances optimales, votre balance de précision doit être installée dans une pièce où la température peut être maintenue constante. Lorsqu'une balance de précision est raccordée pour la première fois à l'alimentation ou allumée, un temps de préchauffage d'environ 1 à 2 heures doit être respecté. Ce délai permet à la balance de précision de s'adapter à la température ambiante et de se stabiliser en fonction de son environnement. Ce préchauffage doit être renouvelé à chaque fois que la balance est allumée après une période d'inactivité. Idéalement, vous devriez laisser votre balance de précision sous tension. La plupart des balances de précision METTLER TOLEDO sont dotées du réglage interne entièrement automatique FACT. FACT déclenche automatiquement une procédure de réglage en cas de dépassement d'une différence de température prédéfinie. Ainsi, la précision de la balance est automatiquement maintenue, sans intervention de l'opérateur. Il convient également de noter que les articles, échantillons ou contenants à placer sur une balance de précision doivent d'abord être acclimatés à la température ambiante. Les articles plus chauds ou plus froids que la balance de précision peuvent générer de petits courants d'air qui influencent la cellule de pesée en raison de la différence de température. Non seulement cela peut entraîner une dérive des valeurs de poids, mais les articles peuvent sembler plus lourds ou plus légers qu'ils ne le sont réellement.
Ja, de omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op uw bovenweger of balans. Temperatuurschommelingen veroorzaken uitzetting of inkrimping van de componenten van de weegcel, wat de prestaties beïnvloedt en dus ook de resultaten van uw precisiewegingen. Als de omgevingstemperatuur schommelt op de locatie waar uw bovenweger is geïnstalleerd, kan het zijn dat de reproduceerbaarheid van uw metingen slecht is. Voor de beste prestaties moet uw bovenweger of balans worden geïnstalleerd in een kamer waarin een constante temperatuur kan worden gehandhaafd. Wanneer een precisiebalans voor het eerst wordt ingeschakeld of op de netstroom wordt aangesloten, wordt een opwarmtijd van 1 tot 2 uur aanbevolen. Gedurende deze tijd kan de bovenweger zich aan de omgevingstemperatuur aanpassen en zich in de werkomgeving stabiliseren. Deze opwarmtijd is nodig telkens wanneer de balans wordt ingeschakeld na een periode van inactiviteit. Bij voorkeur blijft de bovenweger ingeschakeld. De meeste bovenwegers en precisieweegschalen van METTLER TOLEDO zijn uitgerust met FACT, een volledig automatische, interne justering. FACT activeert automatisch een justeringsprocedure zodra een vooraf ingesteld temperatuurverschil wordt overschreden. Zodoende wordt de nauwkeurigheid van de bovenweger automatisch gehandhaafd, zonder enige tussenkomst van de operator. Het is ook belangrijk dat items, monsters of houders die op een bovenweger worden geplaatst, eerst aangepast worden aan de omgevingstemperatuur. Items die warmer of koeler zijn dan de bovenweger zelf kunnen kleine luchtstromingen veroorzaken die van invloed zijn op de weegcel vanwege het temperatuurverschil. Niet alleen kunnen de gewichtswaarden hierdoor gaan driften, maar de voorwerpen kunnen ook zwaarder of lichter lijken dan ze in werkelijkheid zijn.