Quelles sont les causes possibles d'une absence de mesure de la SpO2 sur mon moniteur Connex Spot de Welch Allyn ?
Wat zijn de mogelijke oorzaken dat de SpO2 geen waarde geeft op mijn Welch Allyn Connex Spot-monitor?
Les facteurs suivants peuvent entraîner des valeurs inexactes pendant une mesure de SpO2 : Arrêt cardiaque ou état de choc du patient Mouvements excessifs du patient Lumière vive Capteur trop serré Humidité dans le capteur Positionnement d'un capteur sur une extrémité portant un brassard de tension artérielle, un cathéter artériel ou un cathéter intravasculaire Utilisation ou application incorrecte d'un capteur Mauvaise perfusion Occlusion artérielle à proximité du capteur Pulsations veineuses Colorants intravasculaires, comme le vert d'indocyanine ou le bleu de méthylène Taux importants d'hémoglobine dysfonctionnelle (p. ex. carboxyhémoglobine ou méthémoglobine) Vernis à ongles (en cas d'utilisation d'un capteur pour doigt) Le patient présente une hypothermie, une anémie grave, une vasoconstriction grave ou une hypotension Exposition à un éclairage excessif, comme des lampes chirurgicales (notamment celles au xénon), des lampes de photothérapie pour traiter l'hyperbilirubinémie, des lumières fluorescentes, des lampes chauffantes par infrarouge ou la lumière directe du soleil. L'exposition à un éclairage excessif peut être corrigée en couvrant le capteur avec un tissu sombre ou opaque.
De volgende factoren kunnen onnauwkeurige metingen tijdens een SpO2-meting veroorzaken: De patiënt heeft een hartstilstand of verkeert in shocktoestand Overmatige beweging van patiënt Helder licht Sensor zit te strak Vocht in de sensor Plaatsing van een sensor op een extremiteit met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter of intravasculaire lijn Onjuiste toepassing of onjuist gebruik van de sensor Slechte perfusie van de patiënt Arteriële occlusie proximaal bij de sensor Veneuze pulsaties Intravasculaire kleurstoffen, zoals indocyaninegroen of methyleenblauw Significante niveaus van disfunctionele hemoglobine (bijv. carboxyhemoglobine of methemoglobine) Nagellak (als vingersensor wordt gebruikt) De patiënt lijdt aan hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige anemie of hypothermie Blootstelling aan overmatige verlichting, zoals chirurgische lampen (vooral lampen met een xenon-lichtbron), bilirubinelampen, TL-lampen, infraroodlampen of direct zonlicht. Blootstelling aan overmatige verlichting kan worden gecorrigeerd door de sensor te bedekken met een donker of ondoorzichtig materiaal.