Comment fonctionne un autotitrateur ?
Hoe werkt een autotitrator?
Les autotitrateurs de METTLER TOLEDO suivent une séquence d'opérations définie. Cette séquence est sensiblement la même pour tous les différents modèles et marques. Elle est effectuée et répétée plusieurs fois jusqu'à ce que le point final ou le point d'équivalence de la réaction de titrage soit atteint (cycle de titrage). Le cycle de titrage se compose principalement de 4 étapes : ajout de réactif ; réaction de titrage ; acquisition du signal ; évaluation.   Chaque étape possède différents paramètres spécifiques (par exemple, la taille de l'incrément), qui doivent être définis en fonction de l'application de titrage spécifique. Les applications plus complexes nécessitent plus d'étapes, par exemple la distribution d'un réactif supplémentaire pour les titrages en retour, la dilution, l'ajustement de la valeur du pH. Ces étapes et les paramètres correspondants sont repris dans une méthode de titrage.
Geautomatiseerde titrators van METTLER TOLEDO volgen een specifieke procedure. Deze volgorde is in essentie identiek voor alle verschillende modellen en merken. De procedure wordt enkele malen uitgevoerd, totdat het eindpunt of het equivalentiepunt van de titratiereactie is bereikt (titratiecyclus). De titratiecyclus bestaat voornamelijk uit 4 stappen: De toevoeging van het titrant De titratiereactie De signaalverzameling De evaluatie   Elke stap heeft verschillende specifieke parameters (bijv. toename-interval), die gedefinieerd moeten worden op basis van de specifieke titratietoepassing. Meer complexe toepassingen vereisen meer stappen, zoals het doseren van een extra reagens voor terug-titraties, verdunning en aanpassing van de pH-waarde. Deze stappen en de bijbehorende parameters worden door een titratiemethode uitgevoerd.