Quelles sont les exigences des pharmacopées pour la détermination du point de fusion ?
Wat zijn de farmacopeevereisten voor smeltpuntbepaling?
Les exigences des pharmacopées concernant la détermination du point de fusion sont les suivantes :  Utiliser des capillaires dont le diamètre extérieur est compris entre 1,3 et 1,8 mm et l'épaisseur de la paroi comprise entre 0,1 et 0,2 mm. Appliquer une vitesse de chauffe constante de 1 °C/min. Sauf indication contraire, la température est enregistrée au point C lorsqu'il ne reste aucune substance solide (point de transparence). Les pharmacopées telles que l'USP (United States Pharmacopeia) exigent que la plage de fusion soit déterminée, où les points A (point d'effondrement) et C permettent de déterminer la température. La température enregistrée représente la température du système de chauffage, qui peut être un bain d'huile ou un bloc métallique, dans lequel le thermocouple est placé.
Découvrez les solutions conçues pour vous conformer aux pharmacopées locales et internationales pour la détermination du point de fusion.
De farmacopeevereisten voor smeltpuntbepaling in één oogopslag:  Gebruik capillairen met een buitendiameter van 1,3-1,8 mm en een wanddikte van 0,1-0,2 mm. Pas een constante verwarmingssnelheid van 1°C/min toe. Tenzij anders vermeld, wordt in de meeste farmacopees de temperatuur aan het einde van het smeltproces geregistreerd bij punt C wanneer er geen vast materiaal meer aanwezig is (komt overeen met het helderheidspunt). Farmacopees zoals de Amerikaanse farmacopee (USP) vereisen de bepaling van het smeltbereik, waarbij de punten A (het instortpunt) en C voor de temperatuurbepaling worden gebruikt. De geregistreerde temperatuur is die van het verwarmingselement, zoals een oliebad of een metalen blok waarin het thermokoppel is gestoken.
Lees meer over compliance met de lokale en internationale farmacopees voor smeltpuntbepaling