Pourquoi, lorsque j'effectue un titrage à point d'équivalence à l'aide d'un titrateur automatique, est-ce que j'obtiens un résultat différent par rapport à un titrage manuel à l'aide d'un indicateur coloré ?
Waarom krijg ik een ander resultaat wanneer ik een equivalentiepunt-titratie met een automatische titrator uitvoer dan wanneer ik de titratie handmatig met een kleurindicator uitvoer?
Cet écart dans les résultats est principalement visible lors de la réalisation de titrages acido-basique à l'aide de l'un des indicateurs de pH. Ceci est, tout d'abord, dû au fait que les indicateurs de pH changent de couleur dans un domaine de pH plutôt qu'à une valeur précise. Le point réel de changement de couleur dépend en grande partie de l'échantillon et peut ne pas coïncider avec le point d'équivalence chimique. Cela peut entraîner un léger écart de résultat qui est facilement compensé par la normalisation du réactif à l'aide d'une méthode similaire à celle utilisée pour les échantillons. La deuxième raison de cette différence est principalement liée à la sensibilité de l'œil humain au changement de couleur. Il est possible qu'un changement de couleur soit déjà en cours sans que l'œil humain ne l'ait détecté. On peut démontrer cela en utilisant un capteur photométrique tel que le
METTLER TOLEDO DP5 Phototrode. L'utilisation de l'un de ces capteurs permet de constater une nette modification de la transmission de la lumière bien avant que l'œil humain ne détecte un changement de couleur. Dans le cadre d'un titrage acido-basique classique utilisant une indication potentiométrique avec une électrode de pH, le changement brusque de signal se produit à la première trace d'acide (ou de base) en excès et constitue donc une indication plus fidèle du point final.
Deze afwijkende resultaten zijn vooral duidelijk bij zuur/base-titraties met gebruik van één van de pH-indicators. De eerste reden hiervoor is dat deze pH-indicators van kleur veranderen binnen een pH-bereik, in plaats van op een specifieke waarde. Het eigenlijke punt waarop de kleur verandert, hangt heel erg van het monster af en hoeft niet hetzelfde te zijn als het chemische equivalentiepunt. Dit kan resulteren in een kleine afwijking van de resultaten, die eenvoudig wordt gecompenseerd door het titrant te standaardiseren op basis van een gelijkaardige methode als voor monsters. De tweede reden voor het verschil is de gevoeligheid van het menselijke oog voor kleurverandering. Mogelijk is de kleurverandering al gestart, voordat het menselijke oog een verandering heeft opgemerkt. Dit kan worden aangetoond door gebruik van een fotometrische sensor, zoals de
METTLER TOLEDO DP5 Phototrode. Wanneer één van deze sensors wordt gebruikt, is er een duidelijke verandering van de lichtdoorlatendheid, lang voordat het menselijke een kleurverandering opmerkt. In de typische zuur/base-titratie met gebruik van een potentiometrische indicatie met een pH-sensor wordt een duidelijke signaalverandering opgemerkt wanneer extra zuur (of base) voor het eerst wordt opgemerkt. Hierdoor is dit een betere indicatie van het ware eindpunt.