Hvad er forskellen mellem en wolframhalogenlampe, en deuteriumlampe og en xenonlampe?
Was sind die Unterschiede zwischen einer Wolframhalogenlampe, einer Deuteriumlampe und einer Xenonlampe?
En wolframhalogenlampe er den hyppigst anvendte lyskilde i spektrofotometre. Den består af en glaspære indeholdende en glødetråd af wolfram samt halogen, der opfanger det fordampede wolfram. Den leverer et interval af anvendelige bølgelængder fra 330 til 1100 nm i det synlige til det nær-infrarøde spektrum og har en levetid på ca. 3000 timer.
En deuteriumlampe er en udladningspære indeholdende deuterium i gasform. En deuteriumlampe dækker det ultraviolette spektrum fra 190 til 450 nm med en jævn lysstyrkefordeling, og den har en levetid på ca. 1000 timer. De to ovennævnte lampetyper kombineres ofte for at dække hele intervallet af uv-lys og vis-lys (synligt lys).
En xenonlampe er en udladningslyskilde i form af en pære af kvartsglas indeholdende xenongas. Den producerer et kontinuert spektrum fra ultraviolet til nær-infrarød i intervallet fra 190 til 1100 nm. Xenonblitzlamper generer lys ved pulserende tændinger, som integreres over en defineret tidsperiode til en komplet spektrumscanning, og kræver ingen opvarmning. Den pulserende lysgenerering producerer kun lidt varme, og lampen har en lang levetid på op til 5.500 timer ved 50 Hz og konstant drift. Brugen af xenonlamper betyder mindre behov for vedligeholdelse og længere levetid for lampen. FastTrack-teknologien fra METTLER TOLEDO består af en xenonblitzlampe, kvartsglasfibre og en array-opsætning.
Eine Wolframhalogenlampe ist die gängigste in Spektrometern eingesetzte Lichtquelle. Sie besteht aus einem Wolframdraht, der in einem Glaskolben eingeschlossen ist und einen Halogenanteil enthält, um das verdampfte Wolfram zurückzugewinnen. Das nutzbare Wellenlängenspektrum dieser Lampe liegt bei 330 bis 1100 nm im sichtbaren bis nah-infraroten Bereich und ihre Nutzungsdauer bei etwa 3 000 Stunden.
Bei einer Deuteriumlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit gasförmigem Deuterium, das in einem Kolben eingeschlossen ist. Eine Deuteriumlampe deckt den ultravioletten Bereich von 190 bis 450 nm mit einer gleichmässigen Lichtstärkeverteilung ab und weist eine Lebensdauer von etwa 1 000 Stunden auf. Die beiden oben genannten Lampen werden oft kombiniert, um den gesamten Bereich des UV- und VIS-Lichts abzudecken.
Bei einer Xenonlampe handelt es sich um eine Entladungslichtquelle mit Xenongas, das in einem Quarzglaskolben eingeschlossen ist. Es erzeugt ein kontinuierliches Spektrum von Ultraviolett bis zu Nahinfrarot, das von 190 bis 1100 nm reicht. Xenonblitzlampen erzeugen Licht durch eine gepulste Zündung über einen bestimmten Zeitraum, um nach der Erkennung einen vollständigen Spektrum-Scan zu erzielen. Sie benötigen keine Aufwärmzeit. Die gepulste Lichterzeugung zeichnet sich durch eine geringe Wärmeproduktion und eine mit 5 500 Stunden lange Nutzungsdauer aus, die 50-Hz-Blitzen bei Dauerbetrieb entspricht. Der Einsatz von Xenon-Lampen bedeutet weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer der Lampe. Die FastTrack Technologie von METTLER TOLEDO besteht aus einer Xenon-Blitzlampe, Quartzglasfasern und einem Array-Aufbau.