Hvad er forskellen mellem et scannings- og et array-spektrofotometer?
Was ist der Unterschied zwischen einem scannenden Spektrometer und einem Array-Spektrometer?
Uv vis-spektrofotometre kan klassificeres i to kategorier ud fra geometrien af de komponenter, der udgør det optiske system til måling af spektre: Scanningsspektrofotometer Array-spektrofotometer I en uv vis-scanningsenhed opnås spektret ved løbende at ændre lysets bølgelængde (dvs. en scanning), som passerer separat gennem prøven ved at rotere et reflekterende gitter som vist på nedenstående figur. I et array-spektrofotometer passerer et fuldt spektrum af lys gennem en prøve og afbøjes af et reflekterende gitter, som befinder sig efter kuvetten, og opfanges derefter af en array-detektor (f.eks. en CCD-sensor). Dette giver mulighed for samtidig måling af alle bølgelængder af lyset på kort tid. Derfor kan et array-spektrofotometer levere spektret for en fuld scanning (f.eks. 200-800 nm) inden for nogle få sekunder, mens et scanningsspektrofotometer som minimum skal bruge et par minutter på at udføre samme opgave. De mekanisk roterende elementer i et instrument til scanningsspektroskopi kan påvirke nøjagtigheden og reproducerbarheden af bølgelængderne. Det kræver regelmæssig rekalibrering med de deraf følgende vedligeholdelsesomkostninger at undgå det. Der er ingen bevægelige optiske dele i et array-spektrofotometer, hvilket betyder, at der ikke forekommer afvigelser i bølgelængderne på grund af mekaniske unøjagtigheder. Endnu en fordel ved et instrument til array-spektroskopi er dets immunitet over for omgivende lys som følge af dets optiske design, som betyder, at det ikke kræver en lukket prøvebeholder, hvilket igen gør det nemmere at skifte prøver.
UV/VIS-Spektrometer können anhand der Geometrie der Komponenten, die das zur Spektrenaufzeichnung eingesetzte optische System bilden, in zwei Kategorien klassifiziert werden: Scan-Spektrometer Array-Spektrometer Das Spektrum eines scannenden UV/VIS-Instruments wird durch kontinuierliches Ändern der Wellenlänge des Lichts (d. h. Scannen) erhalten, das die Probe durch Drehen eines Reflexionsgitters separat durchläuft, wie in der Abbildung unten dargestellt. In einem Array-Spektrometer wird das Licht einer vollen Wellenlänge, das eine Probe durchläuft, an einem Reflexionsgitter, das sich hinter der Küvette befindet, gebeugt und von einem Array-Detektor (z. B. CCD-Sensor) empfangen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung aller Wellenlängen des Lichts in einer kurzen Zeitspanne. Dadurch kann ein Array-Spektrometer das Spektrum eines vollständigen Scans (z. B. 200-800 nm) innerhalb weniger Sekunden liefern, während ein Scanning-Spektrometer für dieselbe Aufgabe mindestens mehrere Minuten benötigt. Die mechanisch drehenden Elemente eines Scanning-Spektroskopie-Instruments können die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit einer Wellenlänge beeinflussen. Um dies zu vermeiden, bedarf es einer regelmässigen Neukalibrierung und der damit verbundenen Wartungskosten. Für die Herstellung eines Array-Spektrometers werden keine beweglichen optischen Teile verwendet, wodurch Abweichungen der Wellenlängen aufgrund mechanischer Ungenauigkeiten ausgeschlossen werden können. Ein weiterer Vorteil eines Array-Spektrometers ist die Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht aufgrund des optischen Aufbaus, sodass kein geschlossener Probenraum erforderlich ist und der Probenwechsel einfacher wird.