Hvilke tilstande tilbyder TAPIR HL 1102 A og TAPIR HL 2216 A?
Which modes do the TAPIR HL 1102 A and the TAPIR HL 2216 A offer?
Begge Busch' TAPIR lækagedetektorer tilbyder tre forskellige testtilstande: lav, normal og høj følsomhed. Disse tilstande vælges automatisk. Afhængigt af indsugningstrykket, som registreres af en Pirani-tryksensor, aktiveres forskellige ventiler i ventilblokken automatisk. Dette får forskellige ventiler til at åbne sig, så sporgassen kan flyde ind i den turbomolekylære vakuumpumpe ved forskellige placeringer. Afhængigt af hvor gassen kommer ind i den turbomolekylære vakuumpumpe, øges følsomheden. Den lave tilstand i TAPIR HL 1102 A starter ved 15 mbar, mens den lave tilstand i TAPIR HL 2216 A starter ved 25 mbar. TAPIR HL 2216 A tilbyder ydermere en ekstra tilstand, som hedder massiv tilstand. Den gør det muligt for lækagedetektionen at starte ved 100 mbar, før de normale testtilstande nås.
Both Busch TAPIR leak detectors offer three different test modes: gross, normal and high sensitivity. These modes are selected automatically. Depending on the inlet pressure detected by a Pirani pressure sensor, different valves in the valve block are automatically actuated. This causes different valves to open so that the tracer gas enters the turbomolecular vacuum pump at different positions. Depending on where the gas enters the turbomolecular vacuum pump, the sensitivity is increased. The gross mode in TAPIR HL 1102 A starts at 15 mbar, whereas the gross mode in TAPIR HL 2216 A starts at 25 mbar. Furthermore, the TAPIR HL 2216 A offers an additional mode, called massive mode. This enables qualitative leak detection starting at 100 mbar, before the normal test modes are reached.