Hvad er forskellen mellem et scannings- og et array-spektrofotometer?
What is the difference between a scanning and an array spectrophotometer?
Uv vis-spektrofotometre kan klassificeres i to kategorier ud fra geometrien af de komponenter, der udgør det optiske system til måling af spektre: Scanningsspektrofotometer Array-spektrofotometer I en uv vis-scanningsenhed opnås spektret ved løbende at ændre lysets bølgelængde (dvs. en scanning), som passerer separat gennem prøven ved at rotere et reflekterende gitter som vist på nedenstående figur. I et array-spektrofotometer passerer et fuldt spektrum af lys gennem en prøve og afbøjes af et reflekterende gitter, som befinder sig efter kuvetten, og opfanges derefter af en array-detektor (f.eks. en CCD-sensor). Dette giver mulighed for samtidig måling af alle bølgelængder af lyset på kort tid. Derfor kan et array-spektrofotometer levere spektret for en fuld scanning (f.eks. 200-800 nm) inden for nogle få sekunder, mens et scanningsspektrofotometer som minimum skal bruge et par minutter på at udføre samme opgave. De mekanisk roterende elementer i et instrument til scanningsspektroskopi kan påvirke nøjagtigheden og reproducerbarheden af bølgelængderne. Det kræver regelmæssig rekalibrering med de deraf følgende vedligeholdelsesomkostninger at undgå det. Der er ingen bevægelige optiske dele i et array-spektrofotometer, hvilket betyder, at der ikke forekommer afvigelser i bølgelængderne på grund af mekaniske unøjagtigheder. Endnu en fordel ved et instrument til array-spektroskopi er dets immunitet over for omgivende lys som følge af dets optiske design, som betyder, at det ikke kræver en lukket prøvebeholder, hvilket igen gør det nemmere at skifte prøver.
UV Vis spectrophotometers can be classified into two categories according to the geometry of the components building up the optical system for the recording of spectra: Scanning spectrophotometer Array spectrophotometer The spectrum of a scanning UV Vis device is obtained by continuously changing the wavelength of the light (i.e. scanning), which separately passes through the sample by rotating a reflection grating, as shown in the figure below. In an array spectrophotometer, the light of a full wavelength passing through a sample is diffracted by a reflection grating located after the cuvette, it is then received by an array detector (e.g. CCD sensor).This allows for the simultaneous measurement of all wavelengths of the light in a short amount of time. As a result, array spectrophotometer can deliver the spectrum of a full scan (e.g. 200 – 800 nm) within several seconds, whereas a scanning spectrophotometer needs a minimum of several minutes to complete the same task. The mechanically rotating elements of a scanning spectroscopy instrument can impact the accuracy and reproducibility of a wavelength. In order to avoid that, it requires a regular re-calibration and the involved maintenance costs. An array spectrophotometer does not have any moving optical parts, which means wavelength deviations due to mechanical imprecisions do not occur. An additional advantage of an array spectroscopy instrument is its immunity to ambient light due to its optical design, which means it does not require a closed sample compartment, rendering sample changing easier.