Hvilke forskelle er der mellem METTLER TOLEDOs UV5Bio og UV5Nano? Hvad er et mikrovolumenspektrofotometer?
What are the differences between METTLER TOLEDO's UV5Bio and UV5Nano? What is a micro-volume spectrophotometer?
Se nedenstående video for at få mere at vide om uv/vis-spektroskopi af mikrovolumener – LockPath-teknologi.
UV5Bio er et kuvettespektrofotometer specielt beregnet til brug inden for biovidenskaberne. Det leveres med et præinstalleret metodebibliotek med 22 prædefinerede bio-anvendelser såsom Bradford-analyse, Lowry-analyse, OD600 og enzymkinetik. UV5Bio er kompatibelt med forskelligt tilbehør såsom temperaturkontrolenheder, der muliggør temperaturafhængig analyse (f.eks. denaturering af proteiner, undersøgelse af enzymkinetik, DNA-smeltetemperatur, lipaseaktivitet mv.).
U5Nano er også udstyret med præinstalleret biovidenskabelige anvendelser og er et mikrovolumenspektrofotometer, der kun kræver små mængder prøvemateriale (ned til 1 µl). Uv-vis-målingerne kan udføres på mikrovolumen-platformen eller i en kuvette. Stærkt koncentrerede prøver, f.eks. op til 15.000 ng/µl af dsDNA, kan også måles uden yderligere fortynding takket være den integrerede LockPath-teknologi i UV5Nano. Banelængden kan indstilles til enten 0,1 eller 1 mm.
Watch the video below to learn more about Micro-volume UV/VIS spectroscopy — LockPath Technology. The
UV5Bio is a cuvette spectrophotometer dedicated to life science applications. It has a pre-installed method library with 22 predefined bio-applications such as, Bradford assay, Lowry assay, OD600 and enzyme kinetics. The UV5Bio is compatible with a variety of accessories, such as temperature control units, which enable temperature-dependent analysis (e.g. protein denaturation, enzyme kinetics studies, DNA melting temperature, lipase activity, etc.). The
U5Nano also has pre-installed life science applications and is a micro-volume spectrophotometer, requiring only small volumes of samples (as low as 1 µL). The UV Vis measurements can be done on the micro-volume platform or in a cuvette.Highly concentrated samples, for instance up to 15,000 ng/µL of dsDNA, can also be measured without further dilution due to LockPath Technology integrated in the UV5Nano. The path length can be set at either 0.1 or 1 mm.