Quali modalità offrono TAPIR HL 1102 A e TAPIR HL 2216 A?
Welke modi bieden de TAPIR HL 1102 A en de TAPIR HL 2216 A?
Entrambi i rilevatori di perdite TAPIR di Busch offrono tre modalità di prova: approssimativa, normale e alta sensibilità. Queste modalità vengono selezionate automaticamente. A seconda della pressione in aspirazione rilevata da un sensore di pressione Pirani, vengono azionate automaticamente valvole diverse nel blocco valvole. Questo provoca l'apertura di valvole diverse in modo che il gas tracciante penetri nella pompa per vuoto turbomolecolare in posizioni diverse. A seconda del punto in cui il gas entra nella pompa per vuoto turbomolecolare, la sensibilità aumenta. La modalità grossolana in TAPIR HL 1102 A inizia a 15 mbar, mentre la modalità grossolana in TAPIR HL 2216 A inizia a 25 mbar. TAPIR HL 2216 A presenta anche una modalità aggiuntiva, la modalità massiva, che consente l'avvio della rilevazione di perdite qualitativa a 100 mbar, prima di raggiungere le modalità di prova normali.
Beide Busch TAPIR lektesters bieden drie verschillende testmodi: grof, normaal en hoge gevoeligheid. Deze modi worden automatisch geselecteerd. Afhankelijk van de inlaatdruk die door een Pirani-druksensor wordt gedetecteerd, worden verschillende kleppen in het ventielblok automatisch bediend. Hierdoor gaan verschillende kleppen open, zodat het tracergas de turbomoleculaire vacuümpomp op verschillende plekken binnenkomt. Afhankelijk van waar het gas de turbomoleculaire vacuümpomp binnenkomt, neemt de gevoeligheid toe. In de grove modus start de TAPIR HL 1102 A bij 15 mbar, terwijl de TAPIR HL 2216 A bij 25 mbar start. Verder biedt de TAPIR HL 2216 A nog een extra modus, de massieve modus. Deze modus maakt de kwalitatieve lekdetectie mogelijk vanaf 100 mbar, voordat de normale testmodi worden bereikt.