Quali sono i requisiti delle farmacopee per la determinazione del punto di fusione?
Wat zijn de farmacopeevereisten voor smeltpuntbepaling?
Panoramica dei requisiti della farmacopea sulla determinazione del punto di fusione include:  Utilizzare capillari con diametri esterni compresi tra 1,3 e 1,8 mm e spessore della parete di 0,1-0,2 mm. Applicare una velocità di riscaldamento costante pari a 1 °C/min. Se non diversamente specificato, la temperatura viene registrata in corrispondenza del punto C, quando non rimane più alcuna sostanza solida (che corrisponde al punto di chiarificazione). Alcune farmacopee, come quella degli Stati Uniti (USP), prevedono la determinazione dell'intervallo di fusione, nell'ambito della quale i punti A (corrisponde al punto di cedimento) e C vengono impiegati per la determinazione della temperatura. La temperatura registrata corrisponde a quella del supporto di riscaldamento, che può essere un bagno d'olio o un blocco di metallo, in cui viene posizionata la termocoppia.
Scoprite ulteriori informazioni su come garantire la conformità alle farmacopee locali e internazionali in materia di determinazione del punto di fusione
De farmacopeevereisten voor smeltpuntbepaling in één oogopslag:  Gebruik capillairen met een buitendiameter van 1,3-1,8 mm en een wanddikte van 0,1-0,2 mm. Pas een constante verwarmingssnelheid van 1°C/min toe. Tenzij anders vermeld, wordt in de meeste farmacopees de temperatuur aan het einde van het smeltproces geregistreerd bij punt C wanneer er geen vast materiaal meer aanwezig is (komt overeen met het helderheidspunt). Farmacopees zoals de Amerikaanse farmacopee (USP) vereisen de bepaling van het smeltbereik, waarbij de punten A (het instortpunt) en C voor de temperatuurbepaling worden gebruikt. De geregistreerde temperatuur is die van het verwarmingselement, zoals een oliebad of een metalen blok waarin het thermokoppel is gestoken.
Lees meer over compliance met de lokale en internationale farmacopees voor smeltpuntbepaling