EasySampler può essere usato per campionare reazioni a pressioni elevate?
Kan EasySampler worden gebruikt om reacties bij verhoogde druk te bemonsteren?
Sì.
EasySampler è in grado di campionare reazioni sotto pressione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  Intervallo di pressione: da 1,013 bar a 10 bar (14,7–145 psi)  Intervallo di temperatura: da 20 a 100 °C  Volume del reattore: fino a 2500 ml  Numero di campioni per manicotto: 1 reazione (con un massimo di 24 campioni) Adattatore per alta pressione: è necessario utilizzare un adattatore per alta pressione appropriato (P/N14474404) per posizionare saldamente la sonda EasySampler nel reattore. Importante: l'uso della sonda EasySampler a una pressione elevata (compresa tra 1,013 bar e 10 bar) riduce l'intervallo di temperatura a 20 - 100 °C, il volume massimo del reattore a 2500 ml e il numero massimo di campioni per manicotto a 1 reazione (per un massimo di 24 campioni).
Ja,
EasySampler kan reacties onder druk bemonsteren als aan alle volgende reactievoorwaarden is voldaan:  Drukbereik: 1.013 bar – 10 bar (14.7 psi – 145 psi)  Temperatuurbereik: 20 tot 100 °C  Reactorvolume: tot 2500 ml  Aantal monsters per huls: 1 reactie (met maximaal 24 monsters) Hogedrukadapter: Een geschikte hogedrukadapter (P/N14474404) moet worden gebruikt om de EasySampler-sonde veilig in de reactor te plaatsen Opmerking: Het gebruik van de EasySampler-sonde bij verhoogde druk (tussen 1.013 bar en 10 bar) zal het temperatuurbereik verminderen tot 20 °C tot 100 °C, het maximale reactorvolume tot 2500 ml en het maximale aantal monsters per huls tot 1 reactie (met maximaal 24 monsters).