Waarom is het belangrijk het extrusiekanaal te reinigen na elke test?
Por que é importante limpar o equipamento de ensaio de índice de fusão após cada ensaio?
Zelfs de kleinste hoeveelheid residu of onzuiverheden op de matrijs, in het extrusiekanaal of op de zuiger kunnen leiden tot aanzienlijke afwijkingen bij de meting van de melt flow index. Onzuiverheden hebben bijvoorbeeld een invloed op de glij-eigenschappen van het polymeer over de wand van het extrusiekanaal en de matrijs. Ze verkleinen de afstand tussen de zuiger en het extrusiekanaal of vernauwen de diameter van de boring in de matrijs. Ze ontstaan voornamelijk door overblijfselen van het vorige geteste polymeer, dat zich vasthecht door de ruwheid van de wand. Het degradeert daar steeds meer tot het een roetachtige laag vormt. De situatie wordt bijzonder kritiek wanneer verschillende polymeren na elkaar gemeten worden en de testtemperatuur wijzigt. Afzettingen van reinigingsmiddelen kunnen ook problemen veroorzaken. Daarom wordt het extrusiekanaal best gereinigd met een onbehandeld schoon katoenen doekje. Bij hardnekkige overblijfselen kan het nodig zijn de werktuigen te reinigen met een messing borstel of zelfs de belangrijkste onderdelen uit te branden.
Já as menores contaminações do dosador, do barril de extrusão ou do pistão de ensaio poderão causar significativos desvios na medição de Melt Flow Index. As contaminações alteram por ex. as características de deslizamento do polímero na parede do barril de ensaio e do dosador,diminuem a fenda entre o pistão de ensaio e o barril de ensaio ou diminuem a seção transversal da furação no dosador. Na maioria das vezes, as contaminações são formadas por resíduos do polímero testado anteriormente, o qual adere à rugosidade da parede, em que sua degradação provavelmente continuará até surgir uma camada fuliginosa. A situação é especialmente crítica quando é feita a medição consecutiva de diferentes polímeros e isso é acompanhado por uma variação da temperatura de ensaio. Também sedimentos de produtos de limpeza poderão tornar-se problemáticos. Por esse motivo, a limpeza do barril de ensaio é costumeiramente feita com o auxílio de um pano de algodão limpo e não encerado. Em casos persistentes poderá ser necessária a limpeza com o auxílio de uma escova de latão ou também a cauterização dos componentes críticos.