Heeft de temperatuur een invloed op mijn bovenweger of precisieweegschaal?
A temperatura pode influenciar minha balança de precisão?
Ja, de omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op uw bovenweger of balans. Temperatuurschommelingen veroorzaken uitzetting of inkrimping van de componenten van de weegcel, wat de prestaties beïnvloedt en dus ook de resultaten van uw precisiewegingen. Als de omgevingstemperatuur schommelt op de locatie waar uw bovenweger is geïnstalleerd, kan het zijn dat de reproduceerbaarheid van uw metingen slecht is. Voor de beste prestaties moet uw bovenweger of balans worden geïnstalleerd in een kamer waarin een constante temperatuur kan worden gehandhaafd. Wanneer een precisiebalans voor het eerst wordt ingeschakeld of op de netstroom wordt aangesloten, wordt een opwarmtijd van 1 tot 2 uur aanbevolen. Gedurende deze tijd kan de bovenweger zich aan de omgevingstemperatuur aanpassen en zich in de werkomgeving stabiliseren. Deze opwarmtijd is nodig telkens wanneer de balans wordt ingeschakeld na een periode van inactiviteit. Bij voorkeur blijft de bovenweger ingeschakeld. De meeste bovenwegers en precisieweegschalen van METTLER TOLEDO zijn uitgerust met FACT, een volledig automatische, interne justering. FACT activeert automatisch een justeringsprocedure zodra een vooraf ingesteld temperatuurverschil wordt overschreden. Zodoende wordt de nauwkeurigheid van de bovenweger automatisch gehandhaafd, zonder enige tussenkomst van de operator. Het is ook belangrijk dat items, monsters of houders die op een bovenweger worden geplaatst, eerst aangepast worden aan de omgevingstemperatuur. Items die warmer of koeler zijn dan de bovenweger zelf kunnen kleine luchtstromingen veroorzaken die van invloed zijn op de weegcel vanwege het temperatuurverschil. Niet alleen kunnen de gewichtswaarden hierdoor gaan driften, maar de voorwerpen kunnen ook zwaarder of lichter lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
Sim, a temperatura ambiente pode influenciar sua balança de precisão. Mudanças de temperatura causam expansão ou contração dos componentes da célula de pesagem, afetando seu desempenho e, portanto, influenciando seus resultados de pesagem de precisão. Se a temperatura ambiente variar no local onde a balança de precisão está instalada, você pode ter uma repetibilidade ruim. Para garantir o melhor desempenho, sua balança de precisão deve ser instalada em uma sala onde uma temperatura constante possa ser mantida. Quando uma balança de precisão é conectada pela primeira vez à fonte de alimentação ou ligada, recomenda-se seu aquecimento por aproximadamente 1-2 horas. Esse período permite que a balança de precisão se ajuste à temperatura ambiente e se estabilize. O aquecimento deve ser repetido toda vez que a balança for ligada após um período de inatividade. O ideal é deixar a balança de precisão sempre ligada. A maioria das balanças de precisão da METTLER TOLEDO é equipada com um ajuste interno totalmente automático, FACT. O FACT aciona automaticamente um procedimento de ajuste sempre que uma diferença de temperatura predefinida é excedida. Dessa forma, a exatidão da balança de precisão é mantida automaticamente, sem a necessidade de intervenção do operador. Deve-se notar também que os artigos, amostras ou recipientes a serem colocados em uma balança de precisão devem primeiro ser aclimatados à temperatura ambiente. Itens mais quentes ou mais frios que a própria balança de precisão podem induzir pequenas correntes de ar que influenciam a célula de pesagem devido ao diferencial de temperatura. Isso não apenas pode causar desvios nos valores de pesagem, mas os itens também podem parecer mais pesados ou mais leves do que realmente são.