Wat zijn de verschillen tussen een wolfraamhalogeenlamp, een deuteriumlamp en een xenonlamp?
Quais são as diferenças entre uma lâmpada de halogênio de tungstênio, uma lâmpada de deutério e uma lâmpada de xênon?
Een wolfraamhalogeenlamp is de meest gebruikte lichtbron voor spectrofotometers. De lamp bestaat uit een wolfraam gloeidraad in een glazen peer en een halogeengedeelte om het verdampte wolfraam terug te winnen. Deze lamp biedt een bruikbaar golflengtebereik van 330 tot 1100 nm in het zichtbare tot bijna-infrarode spectrum en heeft een levensduur van ongeveer 3000 uur.
Een deuteriumlamp is een ontladingslichtbron met gasvormig deuterium in een afgedichte peer. Een deuteriumlamp dekt het ultraviolette spectrum van 190 tot 450 nm met een soepele lichtintensiteitsverdeling en heeft een levensduur van ongeveer 1000 uur. Bovenstaande twee lampen worden vaak samen gebruikt om het volledige UV- en VIS-lichtbereik te dekken.
Een xenonlamp is een ontladingslichtbron met xenongas in een afgedichte peer van kwartsglas. De lamp produceert een continu spectrum van ultraviolet tot bijna-infrarood, van 190 tot 1100 nm. Xenon-flitslampen genereren licht door een gepulseerde ontsteking die gedurende een specifieke periode is geïntegreerd om een volledige spectrumscan te verkrijgen. De lampen hoeven niet opgewarmd te worden. De opwekking van gepulseerd licht produceert weinig warmte en de levensduur is lang. De lamp gaat tot 5.500 uur mee en levert flitsen van 50 Hz bij een constante werking. Het gebruik van xenonlampen betekent minder onderhoud en een langere levensduur van de lamp. FastTrack Technology van METTLER TOLEDO bestaat uit een xenon-flitslamp, kwartsglasvezels en een array-opstelling.
Uma lâmpada de halogênio de tungstênio é a fonte de luz mais comum usada em espectrofotômetros. Ela é formada por um filamento de tungstênio envolto por um bulbo de vidro e uma parte de halogênio incluída para recuperar o tungstênio evaporado. Ela oferece uma faixa de comprimento de onda útil de 330 a 1.100 nm na região visível até perto de infravermelho e tem uma vida útil de cerca de 3.000 horas.
Uma lâmpada de deutério é uma fonte de luz de descarga com deutério gasoso vedado em um bulbo. Uma lâmpada de deutério abrange a região ultravioleta de 190 a 450 nm com uma distribuição de intensidade de luz suave e tem uma vida útil de cerca de 1.000 horas. As duas lâmpadas acima são combinadas com frequência para cobrir uma faixa completa de luz UV e VIS.
Uma lâmpada de xênon é uma fonte de luz de descarga com gás de xênon vedado em um bulbo de vidro de quartzo. Ela produz um espectro contínuo do ultravioleta até perto do infravermelho, variando de 190 a 1.100 nm. As lâmpadas de flash de xênon geram luz por ignição pulsada, que é integrada por um período de tempo definido para atingir uma varredura de espectro completo. Elas não requerem tempo de aquecimento. A geração de luz pulsada produz pouco calor e tem vida útil longa, durando até 5.500 horas, e corresponde a flashes de 50 Hz em operação constante. O uso de lâmpadas de xênon significa menor necessidade de manutenção e uma vida útil maior da lâmpada. A Tecnologia FastTrack da METTLER TOLEDO consiste em uma lâmpada de flash de xênon, fibras de vidro de quartzo e um gerenciamento de matriz.