Wat is het verschil tussen een scan- en een array-spectrofotometer?
Qual é a diferença entre um espectrofotômetro de varredura e um de matriz?
UV/VIS spectrofotometers kunnen in twee categorieën worden ingedeeld op basis van de geometrie van de componenten waaruit het optische systeem voor het registreren van spectra bestaat. Scanning spectrofotometer Array spectrofotometer Het spectrum van een UV/VIS scanapparaat wordt verkregen door de golflengte van het licht voortdurend te veranderen (d.w.z. scannen), dat afzonderlijk door het monster passeert wanneer een reflecterend rooster wordt gedraaid, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. In een array-spectrofotometer wordt het licht van een volledige golflengte die door een monster passeert, gediffracteerd door een reflecterend rooster dat zich achter de kuvet bevindt. Daarna wordt het licht geabsorbeerd door een arraydetector (bijv. een CCD-sensor). Hiermee kunnen in korte tijd en gelijktijdig alle golflengtes van het licht worden gemeten. Als gevolg hiervan kan een array-spectrofotometer het spectrum van een volledige scan (bijv. 200-800 nm) binnen enkele seconden leveren. En scan-spectrofotometer heeft daarentegen minstens enkele minuten nodig om dezelfde taak uit te voeren. De mechanisch roterende elementen van een scan-spectroscopie-instrument kunnen de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van een golflengte beïnvloeden. Om dit te voorkomen, is een regelmatige herkalibratie nodig met alle bijbehorende onderhoudskosten. Een array-spectrofotometer heeft geen bewegende optische onderdelen, wat betekent dat er ook geen afwijkende golflengtes als gevolg van mechanische onnauwkeurigheden voorkomen. Een extra voordeel van een array-spectroscopie-instrument is de ongevoeligheid voor omgevingslicht dankzij het optische ontwerp. Dit betekent dat er geen afgesloten monsterbehuizing nodig is, waardoor het verwisselen van monsters veel eenvoudiger is geworden.
Os espectrofotômetros UV/VIS podem ser classificados em duas categorias de acordo com a geometria dos componentes que formam o sistema óptico para o registro de espectros: Espectrofotômetro de varredura Espectrofotômetro de matriz O espectro de um dispositivo UV/VIS de varredura é obtido pela alteração contínua do comprimento de onda da luz (ou seja, varredura), que passa separadamente pela amostra girando uma grade de reflexão, conforme mostrado na figura abaixo. Em um espectrofotômetro de matriz, a luz de um comprimento de onda completo que passa por uma amostra é difratada por uma grade de reflexão localizada depois da cubeta e, em seguida, é recebida por um detector de matriz (por exemplo, sensor CCD). Isso permite a medição simultânea de todos os comprimentos de onda da luz em um período curto. Como resultado, o espectrofotômetro de matriz pode fornecer o espectro de uma varredura completa (por exemplo, 200–800 nm) em alguns segundos, enquanto um espectrofotômetro de varredura precisa de no mínimo alguns minutos para concluir a mesma tarefa. Os elementos de rotação mecânica de um instrumento de espectroscopia de varredura podem afetar a precisão e a reprodutibilidade de um comprimento de onda. Para que isso seja evitado, ele precisa ser recalibrado regularmente, além dos custos de manutenção envolvidos. Um espectrofotômetro de matriz não tem nenhuma peça óptica móvel, o que significa que não ocorrerão desvios no comprimento da onda devido a imprecisões mecânicas. Uma vantagem extra de um instrumento de espectroscopia de matriz é sua imunidade à luz ambiente por causa do design óptico. Isso significa que ele não requer um compartimento de amostra fechado, o que facilita a troca de amostras.