Welke modi bieden de TAPIR HL 1102 A en de TAPIR HL 2216 A?
Jakie tryby oferują detektory TAPIR HL 1102 A i TAPIR HL 2216 A?
Beide Busch TAPIR lektesters bieden drie verschillende testmodi: grof, normaal en hoge gevoeligheid. Deze modi worden automatisch geselecteerd. Afhankelijk van de inlaatdruk die door een Pirani-druksensor wordt gedetecteerd, worden verschillende kleppen in het ventielblok automatisch bediend. Hierdoor gaan verschillende kleppen open, zodat het tracergas de turbomoleculaire vacuümpomp op verschillende plekken binnenkomt. Afhankelijk van waar het gas de turbomoleculaire vacuümpomp binnenkomt, neemt de gevoeligheid toe. In de grove modus start de TAPIR HL 1102 A bij 15 mbar, terwijl de TAPIR HL 2216 A bij 25 mbar start. Verder biedt de TAPIR HL 2216 A nog een extra modus, de massieve modus. Deze modus maakt de kwalitatieve lekdetectie mogelijk vanaf 100 mbar, voordat de normale testmodi worden bereikt.
Oba detektory wycieków Busch TAPIR oferują trzy różne tryby testowania: czułość brutto, normalna i wysoka. Te tryby są wybierane automatycznie. W zależności od ciśnienia wlotowego wykrytego przez czujnik ciśnienia Piraniego różne zawory w bloku zaworów są uruchamiane automatycznie. Powoduje to otwieranie różnych zaworów, dzięki czemu gaz znakujący wpływa do turbomolekularnej pompy próżniowej w różnych położeniach. W zależności od tego, gdzie gaz wpływa do turbomolekularnej pompy próżniowej, czułość zostaje zwiększona. Tryb brutto w deektorze TAPIR HL 1102 A zaczyna się od ciśnienia 15 mbarów, natomiast tryb brutto w TAPIR HL 2216 A zaczyna się od 25 mbarów. Ponadto detektor TAPIR HL 2216 A oferuje dodatkowy tryb, zwany trybem intensywnym. Umożliwia on jakościowe wykrywanie nieszczelności już przy ciśnieniu 100 mbarów, zanim zostaną osiągnięte normalne tryby testowania.