Kan ik de bovenweger in een zuurkast gebruiken? Kunnen luchtstromingen mijn resultaten beïnvloeden?
Czy mogę używać wagi precyzyjnej pod wyciągiem? Czy przeciągi mogą wpłynąć na wyniki ważenia?
Luchtstromingen hebben zeker een invloed op uw precisieweegschaal of balans en dus ook op de resultaten. Luchtstromingen beïnvloeden het monster, de houder en het weegplateau door een extra kracht op de precisieweegcel uit te oefenen, die door de balans wordt geïnterpreteerd als een gewicht. Vooral als een bovenweger met een afleesbaarheid van 1 mg of zelfs 10 mg wordt gebruikt, kan deze extra kracht aanzienlijk zijn, wat de nauwkeurigheid van uw resultaten negatief beïnvloedt. Bovenwegers met een lage afleesbaarheid zijn daarom uitgerust met een windscherm. De Excellence bovenwegers en precisieweegschalen van METTLER TOLEDO zijn uitgerust met het SmartPan weegplateau. Dit unieke weegplateau reduceert de invloed van luchtstromingen op de precisieweegcel, waardoor de bijbehorende fouten worden geminimaliseerd. Dankzij de snellere stabilisatietijden maakt SmartPan het mogelijk om de resultaten tweemaal sneller te produceren dan een standaard weegplateau. Bij zware werkomstandigheden (in een stromingskast) hebben de resultaten van een bovenweger met een afleesbaarheid van 1 mg en een SmartPan een reproduceerbaarheid die wel 86% beter is vergeleken met een standaard weegplateau. De uitzonderlijke stabiliteit die door SmartPan wordt geleverd, stelt u ook in staat om met een geopend windscherm te wegen, de processtappen te minimaliseren en de weegfunctie verder te versnellen.  In normale weegomstandigheden kunnen bovenwegers met een afleesbaarheid van 1 mg met een SmartPan zelfs zonder een windscherm worden gebruikt.   Download onze white paper voor meer informatie over de SmartPan:
Uitstekende weegprestaties, zelfs in zware werkomstandigheden.    The extraordinary stability provided by SmartPan also enables you to weigh with the draft shield open, minimizing process steps and further helping to speed up operations.  Under normal weighing conditions, a 1 mg readability precision balance with SmartPan can even be used without a draft shield.       Download our white paper to learn more about SmartPan:
Outstanding Weighing Performance – Even Under Harsh Conditions.
Przeciągi z pewnością mogą wpłynąć na działanie wagi precyzyjnej, a tym samym na uzyskiwane wyniki. Przeciągi oddziałują na próbkę, pojemnik i szalkę wagową, wywierając dodatkową siłę na precyzyjny czujnik wagowy, którą waga interpretuje jako masę. Wpływ tej dodatkowej masy może istotnie obniżyć dokładność pomiaru, zwłaszcza w przypadku wagi precyzyjnej o dokładności odczytu 1 mg, a nawet 10 mg. Dlatego wagi precyzyjne o mniejszych działkach elementarnych są wyposażone w osłony przeciwwiatrowe. W przypadku wag precyzyjnych Excellence METTLER TOLEDO analogiczną rolę pełni szalka wagowa SmartPan. Ta jedyna w swoim rodzaju szalka wagowa redukuje wpływ przeciągów na precyzyjny czujnik wagowy, minimalizując powiązane z nimi błędy. Szalka wagowa SmartPan umożliwia też uzyskanie wyników dwa razy szybciej niż w przypadku wagi ze standardową szalką. Podczas ważenia w trudnych warunkach (w komorze bezpieczeństwa) za pomocą wagi o dokładności odczytu 1 mg z szalką SmartPan uzyskuje się poprawę powtarzalności nawet o 86% w porównaniu z wagą wyposażoną w standardową szalkę wagową. Dzięki wyjątkowej stabilności, jaką zapewnia szalka SmartPan, można też ważyć przy otwartej osłonie przeciwwiatrowej, co upraszcza cały proces i umożliwia jego przyspieszenie.  Dzięki szalce SmartPan w normalnych warunkach ważenia nawet wagi precyzyjne o dokładności odczytu 1 mg mogą być używane bez osłony przeciwwiatrowej.   Aby dowiedzieć się więcej na temat szalki SmartPan, ściągnij przewodnik
„Znakomita wydajność ważenia – nawet w trudnych warunkach”.