Kan EasySampler worden gebruikt om reacties bij verhoogde druk te bemonsteren?
Czy system EasySampler może być używany do pobierania próbek z reakcji pod podwyższonym ciśnieniem?
Ja,
EasySampler kan reacties onder druk bemonsteren als aan alle volgende reactievoorwaarden is voldaan:  Drukbereik: 1.013 bar – 10 bar (14.7 psi – 145 psi)  Temperatuurbereik: 20 tot 100 °C  Reactorvolume: tot 2500 ml  Aantal monsters per huls: 1 reactie (met maximaal 24 monsters) Hogedrukadapter: Een geschikte hogedrukadapter (P/N14474404) moet worden gebruikt om de EasySampler-sonde veilig in de reactor te plaatsen Opmerking: Het gebruik van de EasySampler-sonde bij verhoogde druk (tussen 1.013 bar en 10 bar) zal het temperatuurbereik verminderen tot 20 °C tot 100 °C, het maximale reactorvolume tot 2500 ml en het maximale aantal monsters per huls tot 1 reactie (met maximaal 24 monsters).
Tak, system
EasySampler może służyć do pobierania próbek z reakcji pod ciśnieniem, jeśli spełnione są następujące warunki reakcji:  Zakres ciśnienia: 1,013–10 barów (14,7–145 psi) Zakres temperatur: od 20 do 100°C  Objętość reaktora: do 2500 ml  Liczba próbek na tuleję: 1 reakcja (do 24 próbek) Adapter wysokociśnieniowy: do bezpiecznego umieszczenia sondy EasySampler w reaktorze należy użyć odpowiedniego adaptera wysokociśnieniowego (nr kat. 14474404) Uwaga: użycie sondy EasySampler przy podwyższonym ciśnieniu (od 1,013 bara do 10 barów) zmniejszy zakres temperatur od 20°C do 100°C, maksymalną objętość reaktora do 2500 ml, oraz maksymalną liczbę próbek na tuleję do 1 reakcji (do 24 próbek).