Können unsere Multiply PCR-Gefäße und die Multiply PCR-Platten eingefroren oder in kalten Lagerräumen gelagert werden?
Можно ли замораживать и хранить в холодных помещениях наши ПЦР-пробирки Multiply и ПЦР-планшеты Multiply?
Grundsätzlich können die Multiply PCR-Gefäße sowie die Multiply PCR-Platten, bedingt durch die Fertigung aus Polypropylen, eingefroren werden. Jedoch müssen die Einfrierbedingungen so gewählt sein, dass der Inhalt gleichmäßig bzw. von unten nach oben gefriert. Wenn infolge ungünstiger Einfrierbedingungen das Gefäß zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren Bereich zu Dehnungsrissen kommen. So haben beispielsweise Ständer aus Styropor je nach Bohrungsdurchmesser eine stark isolierende Wirkung, die das gleichmäßige Einfrieren der Proben erschwert. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren (die Belastung der Gefäße kann, je nach dem einzufrierenden Medium und den Routinebedingungen, sehr unterschiedlich sein) empfehlen wir Ihnen, einen Einfriertest unter Ihren Routinebedingungen durchzuführen.
В принципе наши ПЦР-пробирки Multiply и ПЦР-планшеты Multiply, изготовленные из полипропилена, можно замораживать. Однако условия замораживания следует выбрать так, чтобы содержимое замерзало равномерно или снизу вверх. Если из-за неправильных условий замораживания пробирка замерзает сначала в верхней части, в нижней части могут возникнуть трещины вследствие растяжения. Например, штативы из стиропора в зависимости от диаметра отверстий имеют сильное изолирующее действие, которое затрудняет равномерное замораживание проб. Ввиду множества возможных влияющих факторов (нагрузка на пробирки может сильно различаться в зависимости от замораживаемой среды и рутинных условий применения) мы рекомендуем проводить тест на замораживание в ваших обычных условиях.