Was ist der Unterschied zwischen einem scannenden Spektrometer und einem Array-Spektrometer?
Чем отличается сканирующий спектрофотометр от диодно-матричного?
UV/VIS-Spektrometer können anhand der Geometrie der Komponenten, die das zur Spektrenaufzeichnung eingesetzte optische System bilden, in zwei Kategorien klassifiziert werden: Scan-Spektrometer Array-Spektrometer Das Spektrum eines scannenden UV/VIS-Instruments wird durch kontinuierliches Ändern der Wellenlänge des Lichts (d. h. Scannen) erhalten, das die Probe durch Drehen eines Reflexionsgitters separat durchläuft, wie in der Abbildung unten dargestellt. In einem Array-Spektrometer wird das Licht einer vollen Wellenlänge, das eine Probe durchläuft, an einem Reflexionsgitter, das sich hinter der Küvette befindet, gebeugt und von einem Array-Detektor (z. B. CCD-Sensor) empfangen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung aller Wellenlängen des Lichts in einer kurzen Zeitspanne. Dadurch kann ein Array-Spektrometer das Spektrum eines vollständigen Scans (z. B. 200-800 nm) innerhalb weniger Sekunden liefern, während ein Scanning-Spektrometer für dieselbe Aufgabe mindestens mehrere Minuten benötigt. Die mechanisch drehenden Elemente eines Scanning-Spektroskopie-Instruments können die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit einer Wellenlänge beeinflussen. Um dies zu vermeiden, bedarf es einer regelmässigen Neukalibrierung und der damit verbundenen Wartungskosten. Für die Herstellung eines Array-Spektrometers werden keine beweglichen optischen Teile verwendet, wodurch Abweichungen der Wellenlängen aufgrund mechanischer Ungenauigkeiten ausgeschlossen werden können. Ein weiterer Vorteil eines Array-Spektrometers ist die Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht aufgrund des optischen Aufbaus, sodass kein geschlossener Probenraum erforderlich ist und der Probenwechsel einfacher wird.
УФ-ВИД спектрофотометры различаются в зависимости от расположения компонентов, из которых состоит оптическая система для регистрации спектров, и могут быть разделены на две большие группы: сканирующие спектрофотометры; дифракционные спектрофотометры. В сканирующем спектрофотометре получение спектра осуществляется путем непрерывного изменения длины волны света (то есть сканирования), который проходит через образец, посредством вращения дифракционной решетки, как показано на рисунке ниже. В диодно-матричном спектрофотометре свет полного спектра, проходящий через образец, дифрагируется дифракционной решеткой, расположенной за кюветой, а затем принимается диодно-матричным детектором (например ПЗС-матрицей), что обеспечивает возможность одновременного измерения всех длин волн света за короткий промежуток времени. Таким образом, диодно-матричный спектрофотометр позволяет осуществлять полное сканирование спектра (например, 200–800 нм) всего за несколько секунд, тогда как для выполнения аналогичной задачи с помощью сканирующего спектрофотометра потребуется как минимум несколько минут. Вращающиеся механические элементы сканирующего оборудования могут влиять на точность и воспроизводимость длины волны. Данный риск приводит к необходимости регулярного проведения калибровки и дополнительным затратам на техническое обслуживание. В диодно-матричном спектрофотометре нет движущихся оптических частей, поэтому никаких отклонений длины волны из-за механических неточностей не возникает. Еще одно преимущество диодно-матричного оборудования — отсутствие чувствительности к рассеянному свету благодаря особой конструкции оптики, что исключает необходимость использования закрытого отсека для образцов и упрощает их подачу.