How do I adjust the temperature compensation [T.cmp]?
Comment ajuster la compensation de température [T.cmp]?
Set [T.cmp] and [dAP] in the sensor to 0 and write the data to the sensor.
Measure the conductivity of the medium at temperature 1, making sure that the temperature remains constant.
Change the temperature of the medium to another value and again keep it constant. Measure the conductivity again.
The compensation factor can now be calculated with [T.cmp] = (conductivity 2 conductivity 1) / conductivity 1* (temperature 2 temperature 1) *100.
Write the new temperature compensation factor back to the sensor and set the damping back to the original value.
Write the values to the sensor.
Réglez [T.Cmp] et [dAP] dans le capteur sur0 et écrivez les données dans le capteur.
Mesurez la conductivité du fluide à la température1. Ce faisant, assurez-vous que la température reste constante.
Changez la température du fluide à une autre valeur et maintenez-la à nouveau constante. Mesurez à nouveau la conductivité.
Le facteur de compensation peut maintenant être calculé avec [T.cmp] = (conductivité2 conductivité1) / conductivité1* (température2 température1) *100.
Ecrivez le nouveau facteur de compensation de température sur le capteur et remettez latténuation à sa valeur initiale.
Ecrivez les valeurs sur le capteur.