What are the pharmacopeia requirements for melting point determination?
Quelles sont les exigences des pharmacopées pour la détermination du point de fusion ?
Pharmacopeia requirements for melting point determination at a glance include:  Use capillaries with outer diameters ranging from 1.3–1.8 mm and wall thicknesses from 0.1– 0.2 mm. Apply a constant heating rate of 1°C/min. If not otherwise stated, the temperature is recorded point C when no solid substance is left (which corresponds to the clear point). Pharmacopeias such as the United States Pharmacopeia (USP) require the determination of the melting range, where points A (corresponds to collapse point) and C are used for temperature determination. The recorded temperature represents the temperature of the heating stand, which can be an oil bath or a metal block, in which the thermocouple is positioned.
Learn more about how to achieve compliance to local and international pharmacopoeias for melting point determination
Les exigences des pharmacopées concernant la détermination du point de fusion sont les suivantes :  Utiliser des capillaires dont le diamètre extérieur est compris entre 1,3 et 1,8 mm et l'épaisseur de la paroi comprise entre 0,1 et 0,2 mm. Appliquer une vitesse de chauffe constante de 1 °C/min. Sauf indication contraire, la température est enregistrée au point C lorsqu'il ne reste aucune substance solide (point de transparence). Les pharmacopées telles que l'USP (United States Pharmacopeia) exigent que la plage de fusion soit déterminée, où les points A (point d'effondrement) et C permettent de déterminer la température. La température enregistrée représente la température du système de chauffage, qui peut être un bain d'huile ou un bloc métallique, dans lequel le thermocouple est placé.
Découvrez les solutions conçues pour vous conformer aux pharmacopées locales et internationales pour la détermination du point de fusion.