Can polypropylene tubes be used for freezing?
Les tubes en polypropylène peuvent-ils être utilisés pour la congélation ?
The use of PP tubes at temperatures below zero centigrade must be carefully tested under real conditions as the load on the tubes can be very different depending on the medium to be frozen and the routine conditions. We are able to give you some tips on the basis of our experience and tests we have carried out on PP tubes.
In principle, with products made of PP, the strength values are reduced at temperatures below 0°C, and it is therefore necessary to ensure that the frozen tubes are not exposed to any particular mechanical loads (e.g. do not let the tubes fall off the table). The freezing conditions must be selected such that the content can be evenly frozen or frozen from the bottom to the top. Cracks caused by strain can occur in the lower part if the upper part of the tube freezes first as a result of unfavourable freezing conditions. For example, depending on the diameter of the hole, stands made out of Styrofoam have a strongly insulating effect which makes it more difficult to ensure the even freezing of the tubes. In principle, the tubes should have sufficient room to expand in a stand or storage container. Due to the large number of possible influence factors, we recommend you carry out a freezing test under your routine conditions.
Il convient en principe de tester l’utilisation de tubes de PP à des températures négatives dans des conditions réelles, étant donné que les contraintes appliquées aux récipients peuvent être très différentes en fonction du milieu à congeler et des conditions de routine. Nous pouvons vous fournir quelques indications sur la base de nos expériences et de tests que nous avons réalisés avec des tubes en PP.
Les valeurs de résistance à des températures inférieures à 0 °C sont en principe réduites pour les produits fabriqués en PP. Il convient donc de veiller à ce que les tubes congelés ne soient soumis à aucune contrainte mécanique particulière (p. ex. ne pas laisser tomber les tubes d’une table). Les conditions de congélation sélectionnées doivent permettre une congélation homogène du contenu ou du bas vers le haut. Si le haut du contenu du récipient gèle en premier en raison de conditions de congélation défavorables, le bas du récipient peut présenter des fissures de dilatation. Les portoirs en polystyrène affichent par exemple un effet isolant important en fonction du diamètre des orifices qui complique la congélation homogène des tubes. Les tubes doivent en principe avoir suffisamment de jeu dans un portoir ou un carton de stockage pour pouvoir se dilater. Nous vous recommandons de procéder à un test de congélation dans vos conditions de routine en raison de la multitude de facteurs d’influence possibles.