How can I eliminate static charges?
Comment éliminer les charges électrostatiques ?
Wherever possible, preventive action should be taken to reduce or eliminate the build-up of static charges on samples and weighing containers, to avoid any errors, instability, or the frustratingly slow release of weighing results. Some of the precautions to mitigate static charges include: Ensuring adequate air humidity (≥ 45%) Using antistatic weighing containers (metal is ideal) Avoiding rubbing containers Using a metal dish with high sides to help shield the sample from electric fields Discharging the sample and container with an ionizer before weighing METTLER TOLEDO XPR analytical balances incorporate the patented StaticDetect sensor, which automatically detects electrostatic charge on a sample and/or its container. The balance measures the weighing error and provides a warning if the user-defined limit is exceeded. The synchronized operation of an ionizer with StaticDetect automatically removes the electrostatic charge on the object being weighed.
Click here to read additional information on electrostatic charge and the physics behind it.
Chaque fois que c'est possible, il convient de prendre des mesures préventives afin de réduire ou éliminer les charges électrostatiques accumulées sur les échantillons et les récipients de pesage. Cela évitera que les résultats de pesage soient erronés, instables ou trop longs à obtenir. Parmi les précautions à prendre pour atténuer les charges électrostatiques figurent : veiller à une humidité de l'air appropriée (≥ 45 % – 50 %) ; utiliser des récipients de pesage antistatiques (de préférence en métal) ; éviter les récipients en caoutchouc ; utilisation d'une coupelle métallique à bords hauts pour protéger l'échantillon des champs électriques ; décharge de l'échantillon et du récipient avec un ionisateur avant le pesage. Les balances analytiques XPR de METTLER TOLEDO intègrent la sonde brevetée StaticDetect. Cette sonde détecte automatiquement la charge électrostatique sur un échantillon et/ou son récipient. La balance mesure l'erreur de pesage et émet un avertissement en cas de dépassement de la limite définie par l'utilisateur. L'application synchronisée de l'ionisateur avec StaticDetect élimine automatiquement la charge électrostatique sur l'objet pesé.
Pour en savoir plus sur les charges électrostatiques et la physique applicable, cliquez ici.