Can EasySampler be used to sample reactions at elevated pressure?
EasySampler permet-il d’échantillonner des réactions à pression élevée ?
Yes,
EasySampler can sample reactions under pressure if all the following reaction conditions are met:  Pressure range: 1.013 bar – 10 bar (14.7 – 145 psi)  Temperature range: 20 to 100 °C  Reactor volume: up to 2500 mL  Number of samples per sleeve: 1 reaction (with up to 24 samples) High-pressure adapter: An appropriate high-pressure adapter (P/N14474404) must be used to securely position the EasySampler probe in the reactor Note: Use of the EasySampler probe at elevated pressure (between 1.013 bar to 10 bar) will reduce the temperature range to 20 °C to 100 °C, the maximum reactor volume to 2500 mL, and the maximum number of samples per sleeve to 1 reaction (with up to 24 samples).
Oui,
EasySampler peut échantillonner des réactions sous pression si toutes les conditions de réaction suivantes sont réunies : Plage de pression : 1,013 bar à 10 bar (14,7 à 145 psi) Plage de température : 20 à 100 °C Volume du réacteur : jusqu’à 2 500 mL Nombre d’échantillons par manchon : 1 réaction (jusqu’à 24 échantillons) Adaptateur haute pression : un adaptateur haute pression approprié (P/N14474404) doit être utilisé pour positionner correctement la sonde EasySampler dans le réacteur Remarque : l’utilisation de la sonde EasySampler à une pression élevée (entre 1,013 bar et 10 bar) réduit la plage de température de 20 °C à 100 °C, le volume maximal du réacteur à 2 500 mL et le nombre maximal d’échantillons par manchon à 1 réaction (jusqu’à 24 échantillons).