What influence does temperature have on conductivity?
Quelle influence a la température sur la conductivité?
If the medium temperature rises, the conductivity increases significantly from 1 to 5 % per °C.To compensate for temperature changes, conductivity values are often compared with a reference temperature value, typically 25 °C. With an integrated temperature sensor, the LDL can temperature compensate the conductivity measurement. A single temperature coefficient is necessary for sufficient accuracy over a range of 30 to 40 °C.Approximate ranges for linear temperature coefficients are:
Acids:1.0...1.6 % per °C
Alkalis:1.8...2.2 % per °C
Salts: 1.8...3.0 % per °C
The temperature coefficient "T.Cmp" for the LDL family can be changed using the configuration software moneo configure.
En cas daugmentation de la température du fluide, la conductivité augmente significativement, de 1 - 5 % par°C.Pour compenser les variations de température, les valeurs de conductivité sont souvent corrigées pour une valeur de référence de température, typiquement 25°C. Avec son capteur de température intégré, le LDL peut compenser la mesure de conductivité par rapport à la température. Un seul coefficient de température peut être utilisé pour une précision suffisante sur une plage de 30 - 40°C.Les plages approximatives pour les coefficients linéaires de température sont:
Acide:1,0...1,6% par°C
Base:1,8... 2,2% par°C
Sels: 1,8... 3,0% par°C
Au moyen du logiciel de configuration moneo configure, le coefficient de température «T.Cmp» peut être modifié pour la famille LDL.