How much substance do I have to fill in the capillary? How can I check the filling height?
Quelle quantité de substance dois-je verser dans le capillaire ? Comment contrôler la hauteur de remplissage ?
The key to good results is careful and exact sample preparation. Prepare your samples so that the amount of substance is the same across all capillaries. Slight differences in the amounts could cause deviations in the measured melting point temperatures. Check the capillary fill height using the lines marked on the melting point sample preparation tool. For accurate measurements, the optimum fill height of 3 mm should be observed. The sample preparation tool offers many possibilities for checking the fill height of your substance. See Fig. 1 for an example of estimating various fill heights. For best results, it is important that the melted substance covers the holes for transmission light detection.
Une préparation d'échantillons précise assure des résultats exacts. Préparez vos échantillons de façon à répartir équitablement la substance dans tous les capillaires. Des différences même infimes peuvent entraîner des écarts dans les températures de point de fusion mesurées. Contrôlez la hauteur de remplissage des capillaires à l'aide des graduations sur l'outil de préparation d'échantillons. Pour des mesures précises, il est important de respecter la hauteur de remplissage optimale de 3 mm. L'outil de préparation d'échantillons offre de nombreuses possibilités pour vérifier la hauteur de remplissage de votre substance. Voir la Figure 1 pour un exemple d'estimation de différentes hauteurs de remplissage. Pour de meilleurs résultats, il est important que la substance fondue recouvre les trous de détection de lumière en transmission.