Hvilke forskelle er der mellem METTLER TOLEDOs UV5Bio og UV5Nano? Hvad er et mikrovolumenspektrofotometer?
Wat is het verschil tussen de UV5Bio en de UV5Nano van METTLER TOLEDO? Wat is een micro-volume spectrofotometer?
Se nedenstående video for at få mere at vide om uv/vis-spektroskopi af mikrovolumener – LockPath-teknologi.
UV5Bio er et kuvettespektrofotometer specielt beregnet til brug inden for biovidenskaberne. Det leveres med et præinstalleret metodebibliotek med 22 prædefinerede bio-anvendelser såsom Bradford-analyse, Lowry-analyse, OD600 og enzymkinetik. UV5Bio er kompatibelt med forskelligt tilbehør såsom temperaturkontrolenheder, der muliggør temperaturafhængig analyse (f.eks. denaturering af proteiner, undersøgelse af enzymkinetik, DNA-smeltetemperatur, lipaseaktivitet mv.).
U5Nano er også udstyret med præinstalleret biovidenskabelige anvendelser og er et mikrovolumenspektrofotometer, der kun kræver små mængder prøvemateriale (ned til 1 µl). Uv-vis-målingerne kan udføres på mikrovolumen-platformen eller i en kuvette. Stærkt koncentrerede prøver, f.eks. op til 15.000 ng/µl af dsDNA, kan også måles uden yderligere fortynding takket være den integrerede LockPath-teknologi i UV5Nano. Banelængden kan indstilles til enten 0,1 eller 1 mm.
Bekijk onderstaande video voor meer informatie over micro-volume UV/VIS spectroscopie — LockPath-technologie. De
UV5Bio is een kuvet-spectrofotometer die speciaal is ontwikkeld voor life science toepassingen. Deze meter heeft een vooraf geïnstalleerde methodebibliotheek met 22 vooraf gedefinieerde bio-toepassingen zoals Bradford-assay, Lowry-assay, OD600 en enzymkinetiek. De UV5Bio is compatibel met diverse accessoires, zoals temperatuur-controleunits die temperatuurafhankelijke analyse mogelijk maken (bijv. eiwitdenaturatie, enzymkinetiek, DNA-smelttemperatuur, lipaseactiviteit, etc.). De
U5Nano heeft ook vooraf geïnstalleerde life science toepassingen en is een micro-volumespectrofotometer die slechts kleine monsters nodig heeft (niet meer dan 1 µl). De UV/VIS metingen kunnen worden uitgevoerd op het micro-volumeplatform of in een kuvet. Sterk geconcentreerde monsters, bijv. een dsDNA-concentratie tot 15,000 ng/µl, kunnen ook zonder verdere verdunning worden gemeten dankzij de LockPath-technologie die in de UV5Nano is geïntegreerd. De weglengte kan worden ingesteld op 0,1 of 1 mm.