Hvad er forskellen mellem en wolframhalogenlampe, en deuteriumlampe og en xenonlampe?
Wat zijn de verschillen tussen een wolfraamhalogeenlamp, een deuteriumlamp en een xenonlamp?
En wolframhalogenlampe er den hyppigst anvendte lyskilde i spektrofotometre. Den består af en glaspære indeholdende en glødetråd af wolfram samt halogen, der opfanger det fordampede wolfram. Den leverer et interval af anvendelige bølgelængder fra 330 til 1100 nm i det synlige til det nær-infrarøde spektrum og har en levetid på ca. 3000 timer.
En deuteriumlampe er en udladningspære indeholdende deuterium i gasform. En deuteriumlampe dækker det ultraviolette spektrum fra 190 til 450 nm med en jævn lysstyrkefordeling, og den har en levetid på ca. 1000 timer. De to ovennævnte lampetyper kombineres ofte for at dække hele intervallet af uv-lys og vis-lys (synligt lys).
En xenonlampe er en udladningslyskilde i form af en pære af kvartsglas indeholdende xenongas. Den producerer et kontinuert spektrum fra ultraviolet til nær-infrarød i intervallet fra 190 til 1100 nm. Xenonblitzlamper generer lys ved pulserende tændinger, som integreres over en defineret tidsperiode til en komplet spektrumscanning, og kræver ingen opvarmning. Den pulserende lysgenerering producerer kun lidt varme, og lampen har en lang levetid på op til 5.500 timer ved 50 Hz og konstant drift. Brugen af xenonlamper betyder mindre behov for vedligeholdelse og længere levetid for lampen. FastTrack-teknologien fra METTLER TOLEDO består af en xenonblitzlampe, kvartsglasfibre og en array-opsætning.
Een wolfraamhalogeenlamp is de meest gebruikte lichtbron voor spectrofotometers. De lamp bestaat uit een wolfraam gloeidraad in een glazen peer en een halogeengedeelte om het verdampte wolfraam terug te winnen. Deze lamp biedt een bruikbaar golflengtebereik van 330 tot 1100 nm in het zichtbare tot bijna-infrarode spectrum en heeft een levensduur van ongeveer 3000 uur.
Een deuteriumlamp is een ontladingslichtbron met gasvormig deuterium in een afgedichte peer. Een deuteriumlamp dekt het ultraviolette spectrum van 190 tot 450 nm met een soepele lichtintensiteitsverdeling en heeft een levensduur van ongeveer 1000 uur. Bovenstaande twee lampen worden vaak samen gebruikt om het volledige UV- en VIS-lichtbereik te dekken.
Een xenonlamp is een ontladingslichtbron met xenongas in een afgedichte peer van kwartsglas. De lamp produceert een continu spectrum van ultraviolet tot bijna-infrarood, van 190 tot 1100 nm. Xenon-flitslampen genereren licht door een gepulseerde ontsteking die gedurende een specifieke periode is geïntegreerd om een volledige spectrumscan te verkrijgen. De lampen hoeven niet opgewarmd te worden. De opwekking van gepulseerd licht produceert weinig warmte en de levensduur is lang. De lamp gaat tot 5.500 uur mee en levert flitsen van 50 Hz bij een constante werking. Het gebruik van xenonlampen betekent minder onderhoud en een langere levensduur van de lamp. FastTrack Technology van METTLER TOLEDO bestaat uit een xenon-flitslamp, kwartsglasvezels en een array-opstelling.