كيف يمكنك تعديل مقياس الكثافة الرقمي / مقياس الجاذبية النوعية؟
How do you adjust a digital density meter \\/ specific gravity meter?
عادةً ما تُضبط مقاييس الكثافة، المعروفة أيضًا بأجهزة قياس الكثافة أو مقاييس الجاذبية النوعية، بالهواء والماء عند درجة قياس محددة. يتم التحكم في درجة الحرارة هذه باستخدام عنصر بلتييه، والذي يمكنه خفض أو رفع حرارة خلية القياس حتى درجة حرارة معينة (مثل 20 درجة مئوية). أولًا، يقاس تردد خلية القياس المملوء بالهواء. ويعين هذا التردد لقيمة كثافة الهواء. ثم تملأ خلية القياس بالماء ويقاس تردد خلية القياس المملوءة بالماء. ويعين هذا التردد الثاني لقيمة كثافة الماء. ويمكن إجراء هذا الضبط ثنائي النقاط باستخدام الهواء ومعيار واحد، أو باستخدام معيارين يغطيان نطاقات الكثافة المختلفة.
تعرف على المزيد حول كيفية ضبط مقياس الكثافة الرقمي.
Usually density meters, also known as densimeters or specific gravity meters, are adjusted with air and water at a specific measuring temperature. This temperature is controlled with a Peltier element, which can cool down or heat up the measuring cell to a specific temperature (e.g., 20°C). First, the frequency of the measuring cell filled with air is measured. This frequency is assigned to the density value of air. Then the measuring cell is filled with water and the frequency of the measuring cell filled with water is measured. This second frequency is assigned to the density value of water. This two-point adjustment can also be done with air and a standard, or with two standards covering different density ranges.
Learn more about how to adjust your digital density meter.