350 derece döndürülebilir ekranı sayesinde her açıda montajı yapılabilir ve kolay okuma sağlar.
M-Bus üzerinde bilgisayar ile yada Uzaktan okuma sistemi ile uzaktan okumak mümkündür.
Ürünlerimiz Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım hakkına sahiptir, ve düzenli olarak denetlenmektedir.
Avrupa Birliği'nin "EN 1434" Standardına ve T.C. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın "Ölçü Aletleri Yönetmeliği"'ne uygundur.
Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü sağlar
Kullanılan son teknoloji sayesinde manyetik alandan etkilenmez.
Özel tasarlanmış gövdesi ile tortu ve diğer etkilerden daha az etkilenir.
Yasa gereği ölçü aletleri 5 yılda bir defa kalibre edilmelidir, Ürünümüzün bedeli bir çok markanın kalibre ücretinden dahi düşüktür. Kalibrasyon işlemi ise fabrikamızın uluslararası onaya sahip kalibrasyon hattı ile kalibre edildikten sonra yeniden kullanım imkanı sunar.
|Okuma Yetki Belgesi||ISO 9001:2008||ISO 14001:2004||OHSAS 18001:2007|
Üretim bandı ISO9001:2008 kalite güvence sistemine sahiptir ve tüm ürünlerinin aynı kalitede ve EN1434 ve EN14154 e uygun olarak üretilir.
Üretilen tüm ürünler sıcaklık, akış, enerji tüketim, ve iletişim testinden geçtikten sonra sevk edilir. Üretimden sonra test edilmemiş hiç bir sayaç sevk edilmez.
Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 35 nolu yetkilendirme belgesine sahiptir ve bu yetkiyle Sayaç okuma paylaştırma hizmeti vermektedir.
SINGLE-JET Debimetre
Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir.
Debi ölçüm aralığı :
Lineer ölçüm yapabilen sıcaklık sensör çifti.
Hesaplama yapılmaya başlanan minimum sıcaklık farkı 0,1 °C dir.
Ölçüm yapabildiği sıcaklık aralığı 5 ile 90 °C arasıdır.
Maksimum uygulanabilir basınç (MAP) 16 bar'dır.
Manyetik olmayan teknolojiye sahiptir.
Metrolojik özellikleri :
TS EN 1434 standartlarına uygun olarak üretilir.
2004/22/EC+2009/137/EC MID'e göre üretilir
Doğruluk sınıfı 2 dir.
Koruma sınıfı IP54 tür.
Haberleşme ve arabirimler
Standart olarak M-Bus ve Optik arayüze sahiptir.
Düşük enerji ile 10 yıla kadar pil ömrü vardır.
LCD ekran yardımıyla istatistik menüsünden son 12 aya ait tüketim bilgilerini gürüntüleme imkanı.
Standart
|Uzunluk (L)||130 mm|
|Yükseklik (H)||106 mm|
|Genişlik (W)||106 mm|
|Bağlantı (D)||1" Dış Dişli|
|DN||20|
|Sensör Kablosu Uzunluğu||1,5 m|
|M-Bus Kablosu Uzunluğu||1,5 m|
|Ağırlık||720 gr|