Arıza Tespit Cihazı ve Osiloskop 9 Fonksiyon 1 Cihazda
FADOS9F1 Arıza Tespit Cihazı ve Osiloskop 9 Fonksiyon
|1.||
Çift Kanal Arıza Tespiti (VI Grafiği)


Sağlam ve bozuk karta besleme vermeden birebir karşılaştırma.
|2.||
Programlanabilinir DC Güç Kaynağı***


Elektronik karta enerği vererek; kartların beslemelerinin DC Voltaj-Akım grafiğini oluşturur.
|3.||
IR Sıcaklık Sensörü ***


Fazla ısınan komponentlerin tespitinde kullanılır.
|4.||
Eşdeğer Devre Çizimi**


Dokunduğunuz noktaya bağlı olan R, L, C veya Diyot devre şeması.
|5.||
Direnç, Kondansatör, Bobin ve Diyot Değer Tespiti**


Dokunduğunuz noktadaki malzemelerin değerlerini ölçme özelliği.
|6.||
Hafızadan Karşılaştırmalı Arıza Tespiti


Sağlam kartı hafıza alıp, hafızadan bozuk ile karşılaştırma.
|7.||
Çift Kanal Dijital Osiloskop


Ek olarak ihtiyaç duyduğunuzda osiloskop olarak kullanma imkanı.
|8.||
Kare Dalga Çıkış Sinyali


1.Kanal osiloskop, 2. Kanal sinyal üretici olarak kullanılabilinir.
|9.||
Analog Gerilim Çıkışı


1. Kanal osiloskop, 2. Kanal hassas analog gerilim çıkışı verir
|** Bu fonksiyonlar benzersiz özelliklerdir sadece FADOS7F1 ve FADOS9F1 cihazlarında mevcuttur.|
|*** Bu fonksiyonlar benzersiz özelliklerdir sadece FADOS9F1 cihazında mevcuttur.|
FADOS9F1 ‘de FADOS971’e ek olarak 2 benzersiz özellik daha eklenmiştir. İlk özellik “Programlanabilinir DC Güç Kaynağı”; 0-16V ve 20-1500mA arasında ayarlanabilir güç çıkışı sayesinde; elektronik kartların beslemelerinin DC Voltaj/Akım grafiğini oluşturur. İkinci özellik ise ”IR uzaktan sıcaklık ölçümü probu” bu sensör elektronik devrede fazla akım çekmesi sonucu ısınan komponentlerin tespitinde kullanılır. Bu iki özellik birlikte kullanılarak bazı arızaları bulma süresinde 5-10 kat azalma olması mümkündür. Bu özellikler arıza tespitinde yeni bir teknik olarak kullanılabilir.
Bu teknikte önce sağlam kartın girişine enerji kablosu bağlanır ve max. Voltaj ayarlanır. ‘Power Test’ butonuna basılarak beslemenin 0’ dan Vmax’a kadar 100 mV Adımlarla DC gerilim-akım grafiği çıkarılır ve kaydedilir. Eğer istenirse birkaç dakika bekledikten sonra IR Sensörü ile malzame sıcaklıkları ölçülerek sıcaklık haritası da oluşturulur.
Arızalı kartları test etmek için sağlam kartın grafiği açılır. Max. Akım belirlenir ve arızalı kartın da besleme grafiği oluşturulur. Eğer arızalı kart daha fazla akım çekiyorsa malzeme sıcaklıkları IR Sensör ile kontrol edilerek fazla akım çeken ve daha fazla ısınan malzeme kısa süre içinde tespit edilir. Eğer arızalı kart daha az akım çekiyorsa bu durumda besleme hattında açık devre olması muhtemeldir. Bu durumda osiloskop ekranı aktif edilerek enerjinin gitmediği kısımlar bulunup, yol kopukluğu kolayca tespit edilir. Arızalı kart sağlam ile aynı grafiğe sahipse bu durumda VI Tester aktif edilerek arıza bulunur.
FADOS9F1 Mikrovolt ölçümü için de kullanılabilir ve ayrıca multiplexer eklemek için de 1 çıkış portuna sahiptir. FADOS Ürünleri kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her tür durum düşünülerek, çok fonksiyonel olarak tasarlanmıştır. FADOS Ürünlerinde 5-6 ürünün eşdeğer tek bir ürün amaçlanarak tasarlanmıştır.