Biyel üzerinde yorulma testi: Bağlantı çubuklarının yük kolektifi, gereksinimleri karşılayan, kullanılan malzemeler de dahil olmak üzere bir tasarım gerektirir. Bağlantı çubuklarının yorulma sınırının yaklaşık N = 5 x 106 çevrim olduğu varsayılmaktadır. Bağlantı çubuğu üç yük aralığına bölünebilir. Test için her iki gözün de gerçek koşullar altında olması gerekir, yağlı ortamda 90-120 °C'lik bir sıcaklık aralığında oynama testi yapılmalıdır. Özel çatallı numune tutuculara sahip ZwickRoell yüksek frekanslı pulsatör Vibrophore, 250 Hz'e kadar test frekansı sağlar. Yüksek numune verimi ve düşük enerji tüketimi nedeniyle, buna uygun olarak düşük işletme maliyetleri elde edilir.
Krank mili yorulma testleri için Vibrophore yüksek frekanslı Vibroforik Pulsatör veya bir servo hidrolik test cihazı kullanılabilir. Gösterilen durumda, Wöhler eğrisi DIN 50100'e göre belirlenir. 10 ... 30 Hz'lik nispeten düşük frekans nedeniyle, burada servohidrolik bir test cihazı kullanıldı. Yorulmaya eğme yükü neden olur, burada alım masası ve alet, krank milinin tüm bölümleri yeniden sıkıştırma ile test edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yorulma limitinin yaklaşık N = 3 × 106 çevrim olduğu varsayılmıştır. Kuvvet kontrollü sinüs çevrimleri merdiven metoduyla gerçekleştirilir. Aynı cihazda torsiyon yükü yorulma testi mümkündür.
ZwickRoell, tek eksenli test cihazı (zwickiLine) ve testControl II elektroniği ile birlikte, yaylı bir cihaz olarak ideal bir şekilde kullanılabilir hassas bir yay basıncı cihazı sunmaktadır. Cihaz çapraz kuvvette çok kararlıdır ve aşırı yüke karşı emniyet altına alınmıştır. Zemin, manyetize edilmiş baskı plakaları 1 μm/10 mm'lik bir paralelliğe hizalanır. Hassas kılavuzlar yalnızca baskı plakalarının tam olarak dikey bir hareketine izin verir. Çok sert, yanal kuvvete yük hücresi, yayların deformasyonundan veya yanal kuvvetlerinden kaynaklanan ölçüm hatalarını etkili bir şekilde azaltır. İlişkili testXpert test belirtimi, özel olarak bahar testinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Hassas yay basınç aygıtı kusursuz test ekipmanı yeteneğine sahiptir.
Valf üzerinde sertlik testi
Valfler üzerinde yüksek sıcaklık testi
İçten yanmalı motorlar üç ana bileşenden oluşur. Motor bloğu (silindir mahfazası), krank tahriği ve zamanlama dişlisi. Silindir bloğu bir ünite veya ayrı silindirlerden oluşabilir. Dökme demir veya giderek hafif metalden oluşan bir veya daha fazla dökümden oluşur. Alüminyum veya hafif metal kompozitler olarak alüminyum/magnezyum kullanılır. Silindir bloğu, kütle momentleri, eğilme momentleri veya silindir kafasından krank mili yataklarındaki gaz kuvvetlerinin transferinden gelen kuvvetler gibi birçok strese maruz kalır.
Seri üretimde bireysel zincir bileşenlerin yorulma özelliklerini belirlemek için Vibrophore sunmaktadır. 50 Hz'ye kadar bir test frekansı ile hem sonsuz zincirlerin hem de bireysel zincir bileşenlerin (örneğin zincir köprüler) yorulma özellikleri ve sınırları belirlenebilir. Kontrolör elektronikleri zincir testi için özel olarak geliştirildi. Sonuç olarak, büyük zayıflama değişiklikleri olan zincirler ölçülebilir. Ayrıca, şirkete özel test standartlarına herhangi bir zamanda uyum sağlanması da mümkündür.
Eksantrik mili, uygulama alanı nedeniyle yüksek, daimi eğilme yüklerine dayanmalıdır. Eğme test cihazları, üretimle birlikte gelen kalite kontrolünün bir parçası olarak kullanılabilir. Eksantrik mili, bileşen bağlantılarının serbest bırakılacağı momenti belirlemek için kullanılır. Eksantrik mili kesitleri cihaz içinde yatay olarak sıkıştırılmış ve 1000 Nm'e kadar tork ile giderek yüklenmiştir. Eksantrik mili bileşenlerin elastik ve plastik deformasyonludur. Dönme açısı ölçümü, ZwickRoell'in laserXtens optik lazer ekstansometresi ile temassız olarak gerçekleştirilir.