HS-20 ve HS-10 serisi headspace sistemleri, GC ve GCMS sistemleri ile gerçekleştirilen VOC, bakiye solvent, aroma, koku, alkol gibi uçucu bileşik analizleri için ideal çözümlerdir.
|Özellik / Model||


HS-20


HS-10
|Numune kapasitesi||90||20|
|Sıcaklık||300 oC'ye kadar||225 oC'ye kadar|
|Trap ve düşük sıcaklık seçenekleri||HS-20 Trap ve HS-20LT Modelleri||-|
|Vial karıştırma||5 aşamalı||3 aşamalı|
Elektronik akış kontrolörleri (AFC ve APC) tarafından yüksek doğrulukta akış hızı kontrolü ve eşit sıcaklık dağılımına sahip termostatik bir şişe haznesi sayesinde uygun alan tekrarlanabilirliği elde edilebilir.
Farmasötiklerdeki kalıntı çözücüler sıkı bir şekilde kontrol edilir ve insan sağlığına yönelik risklerine göre Class 1 ila Class 3 olarak sınıflandırılır. USP<467>'de belirtilen headspace GC yöntemi, artık çözücülerin analizi için kullanılır. Class 1 Prosedür A, 1,1,1-trikloroetan için S/N oranı ≥5 ve tüm pikler için S/N oranı ≥3 gerektirirken, Class 2A asetonitril ve metilen klorür için ≥1.0 çözünürlük gerektirir. HS-10 tüm bu gereksinimleri karşılar.


1: 1,1-Dichloroethene
Bu, HS-10 ve bir ECD kullanılarak sudaki 10 μg/L (10 ppb) VOC analizinin bir örneğidir. HS-10'un yüksek termal kararlılığı sayesinde sudaki VOC'ler mükemmel tekrarlanabilirlikle ölçülebilir.


Reproducibility of 10 ppb VOCs RSD % (n = 5)
Adli tıp ve acil tıp alanlarında kandaki alkollerin analizi sıklıkla yapılmaktadır. Alkol alımından kaynaklanan sarhoşluk düzeyini belirlemek, suçluluğu değerlendirmek ve alkol alımını diğer tıbbi vakalardan ayırt etmek için kullanılır. Bu ölçümler hızlı ve yüksek doğrulukla gerçekleştirilmelidir, bu talepler headspace GC tarafından karşılanabilir.
Bir GC analizi sırasında, HS-10 bir sonraki flakonu alacak ve flakon ısıtıcısına taşıyacaktır. Orada belirli bir süre inkübe edilebilir ve önceki analiz döngüsü sona erdiğinde enjeksiyona hazır hale gelebilir.
HS-20 serisi uçucu bileşik analizleri için en iyi çözümdür. Üstün performansı, kullanıcı dostu tasarımı ve 90 vial kapasiteli tepsisi ile araştırmadan kalite kontrole kadar tüm analizleri destekler. HS-20 numune tepsisi tezgahtan 20 cm yüksektir, böylece sürekli olarak vialler görülebilmekte ve numune yerleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. 10 ml ve 20 ml’lik vialler hiçbir aksesuar gerektirmeden tepsiye yerleştirilebilir ve simultane olarak analiz edilebilir.
Yüksek tekrarlanabilirlikli ve düşük carry-over değerine sahip olması güvenilir kantitatif sonuçlar verilmesini sağlar. Ayrıca, maksimum 300°C sıcaklığa çıkabilen fırını ile yüksek kaynama noktalı bileşiklerin analizlerini de yapmak mümkündür.
Loop tip, trap tip ve long-transfer line olmak üzere çeşitli opsiyonları bulunmaktadır. Opsiyonel barkod okuyucu numunelerin kromatografik data sistemi tarafından kontrol edilmesine imkan verir.
HS-20 yüksek tekrarlanabilirliğe hem pnömatik akış kontrolü (Advance Flow Control: AFC) tarafından sağlanan yüksek-doğruluklu akış hızı kontrolü ile hem de numune vialini fırına aşağıdan yukarı doğru alan mekanizma ile ulaşmaktadır.
Sonuç olarak, bu sistem ısı kaybını minimize eder ve overlap analizleri sırasında yüksek termak stabilite sağlar.
Numune yolunu inert ve mümkün olduğunca kısa tutmak carry-over riskini minimuma indirmektedir. Asetiik asit ya da diğer polar bileşiklerin analizlerinde bile hiç kalıntı olmamakta ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. (Patent bekleniyor)