PROSES KALİBRATÖRLERİ
Proses kalibratörleri, sensörleri ve transmitterları ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır.
Kalibrasyonun ilk adımı olarak ölçüm cihazının sıcaklığının doğruluğunu onaylamak için bir RTD yi örnek olarak kullanabiliriz. Ölçüm için proses kalibratörleri belirli RTD tiplerine göre programlanmıştır. Doğruluk, suyun donma noktası olan 0 santigrat derece ve kaynama noktası olan 100 santigrat derecedeki ölçümlerine göre hesaplanır. RTD çıkışını kalibratöre bağlarken ölçülen sıcaklık, ölçüm fonksiyonunu kullanarak görüntülenir.
Sensör doğruluğu onaylandıktan sonra bir sonraki adım, proses kalibratörünü kullanarak transmitterın doğruluğunu onaylamaktır. Kalibratör, transmittera birden fazla ölçüm noktasındaki çıkışını taklit eden bir giriş sinyali sağlar. 4 ila 20 ma arasındaki verici aralığı ile, 0 ° C sıcaklık aralığının düşük ucundaki beklenen çıktı 4 ma’dır. 100 derece C sıcaklık aralığının üst ucunda, verici çıkışının beklenen çıktısı 20 ma’dır.
Kalibrasyon, simüle edilmiş sıcaklığın uygun değere kadar sıfır(Zero) ve açıklık(Span) ayarlamaları kullanılarak gerçekleştirilir.
Derleyen / Çeviren:
Mehmet Barış Aktaş – Elektrik Elektronik Mühendisi – AB Kontrol Proje Mühendisi