ASIC donanımlı Acromag ST131 dijital USB kurulumun yanı sıra yüksek performans analog sinyal düzeltici kalibrasyon ara yüzüne sahiptir. Cihaz 100 Ω Platin RTD algılayıcılardan aldığı giriş sinyallerini 4-20 mA çıkışa dönüştürür. Windows tabanlı yapılandırma yazılımıyla gelir. DIN Form B kafa montajlı muhafazada sunulan aygıt -40 ila 80°C arasında çalışma sıcaklığına sahip olup elektriksel gürültü ve darbelere karşı korumalıdır. Sıcaklık transmiteri analog sinyal izi kullandığı için optimal hassasiyet, gürültü direnci ve tepki süresine sahiptir. Ek olarak, dijital kalibrasyon desteklendiği için çalışma aralıkları, üst/alt eşikleri ve arıza tanımlamalarının programlanmasında sıfır/erim potansiyometre, DIP anahtar ve düğme gereksinimi ortadan kalkmıştır. Küçük ebatlarda olmalarına karşın bu ekonomik transmiterler algılayıcı tahriki gerçekleştirebildikleri gibi ileri düzey sinyal doğrultma, giriş teli kompanzasyonu ve algılayıcı hata tespit işlevselliğine de sahiptir. Zorlu ortamlar için tasarlanan cihazlar herhangi bir 100 Ω Pt RTD algılayıcının yanı sıra 0-900 Ω girişleri de destekler. Transmiterin ASIC’i geniş ortam sıcaklıklarında düşük seviyede sürüklenmeye sahip olup RFI, EMI, ESD ve EFT etkilerine duyarsızdır. Kullanılan diferansiyel örnekleme ve otomatik sıfırlama yöntemleri gelişmiş hassasiyeti beraberide getirir. Çıkışlar kutuplu olmadığı gibi ters polariteye karşı korumalıdır. Cihazlar istek üzerine kalibrasyonları yapılmış olarak sağlanabilir. Programlanabilir üst/alt ölçüm aralıkları ve hata/alarm seviyeleri kontrolden çıkmış bir prosesin veya bozulmuş bir algılayıcının belirlenmesini sağlar. Seçilebilir artan/azalan arıza kipleri güvenilir ve öngörülebilir NAMUR uyumlu hata yanıtına sahip kapanma sunar.