FS Basma Çekme Loadcell
FS Basma Çekme Loadcell, Özel alaşımlı çelikler kullanılarak üretilir, opsiyonel paslanmaz çelik versiyonlarıda üretilebilir.
Alaşımlı çelik olan modeller ısıl işlem ile sertleştirilip kumlama yöntemi ile temizlendikten sonra tüm yüzeyleri homojen bir şekilde Nikel ile kaplanarak korozyona karşı daha dirençli hale gelir.
FS Basma Çekme Loadcell ortası delikli ve yivli yapıda olup alt kısmına bağlanan montaj kiti ile baskı şeklinde çalışmasının yanısıra çekme yönündede çalışır.
FS Basma Çekme Loadcell, kesme (Shear) tipte straingageler kullanılarak üretilir ayrıca normal loadcellerde 4 adet straingage kullanılırken FSH modellerde bu sayı 8 veya 16 adede çıkabilir, bu sebeple faklı noktalardan gerinim sinyalleri alındığı için daha doğrusal çıkış verirler ve kuvvet test makinaları için kullanıma uygun hale gelirler.
Tüm Loadcell ler OIML R60 tavsiyelerinde belirtilen test prosedürlerine uygun test edilir.
FS Basma Çekme Loadcell, Kuvvet test makinalarında, Silo ve tank tartımlarında vb. endüstriyel alanlarda kullanılır.
Silo ve tank tartımları için özel üretilen montaj kitleri ile daha güvenilir ve doğru tartım sonuçları elde edilir.
FS nin Yükseklik ölçüsünün düşük olması sebebiyle dar alanda yapılacak ölçümler için uygundur.
Ölçüm bölgesi paslanmaz çelik kapaklar ile kaynatılarak her türlü olumsuz çevre koşullarına karşı dayanıklı hale getirilir, toz ve su koruma seviyesi IP67 sınıfndadır (EN 60529)
FS Basma Çekme Loadcell Kollu tip yapısı ile normal yük hücrelerinden daha fazla strain gauge lere sahiptir bu sebeple daha hassas ve yanal yüklere karşı son derece dirençlidir.
Kablo;
FS Basma Çekme Loadcell de standart 4x022mm2 Pvc alev geciktiricili dış kılıflı, Alüminyum ve kalaylı bakır örgülü ekranlı dış gürültelere ve sinyallere karşı koruma sağlayan kablo kullanılmaktadır
Opsiyonel olarak zırhlı veya exproof silikonlu kablolar tercih edilebilir.
FS Basma Çekme Loadcell de Zırhlı kablolar dış etkenlere karşı daha dirençli olmakla beraber fare gibi kemirgen hayvanlardan koruma sağlar.
Silikonlu kablolar ise yüksek sıcaklıktaki çalışma ortamlarında mükemmel ısı kalkanı oluştururlar, 180°C sürekli sıcaklığa, kısa süreli de 220°C kadar kullanılabilir. Silikon kablolar, mükemmel iklim dayanımları sayesinde hem yüksek hemde -60°C’ye kadar düşük derecelerde kullanılır.
Load cell ler, tartım ve Kuvvet test uygulamalarınız ile alakalı teknik destek almak için satış mühendislerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Alanında tecrübeli satış ekibimizin sizlere her konuda destek sağlamak için telefon ve email yoluyla veya uygulama sahasında yardımcı olacaklarından emin olabilirsiniz.