MF10 Erime Akışı Test Cihazı
Genel Bakış
Instron® CEAST Modüler Erime Akış İndeks Test Cihazları, yüksek doğrulukta Erime Kütle-Akış Oranı (Melt Mass-Flow Rate MFR), Erime Hacim-Akış Oranı (Melt Volume-Flow Rate MVR) gibi termoplastiklerin reoloji alanındaki kalite kontrolü için gerekli verileri ölçer.
Özellikler
- Veri girişi, test işlemi, sıcaklık kontrolü, zamanlama, kaldırma, kesme, veri toplama, hesaplama ve son raporlama için dahili klavye
- MFI ve MVR’ın her adımı, her adımın zamanı, toplam zaman, sıcaklıklar, piston konumu ve teste başlanılan gerçek zaman ile durum gibi verilerin gösterimi
- Cihaz üstünde anlık sonuçların gösterimi ve doğrudan test raporlarının alınması
- Gelişmiş modeller yarı-otomatik test döngülerini gerçekleştirebilecek yetkinliktedir.
- Klavye kullanılarak tüm kalibrasyon parametreleri düzenlenebilir ya da seri port ve PC bağlantısı kullanılarak çekilebilir.
- Modüler konsept istediğini zaman artan gereksinimlerinize göre ek özellikler yüklemenize imkan sağlar.
Model Çeşitleri
Temel Model
- ASTM D1238 ve ISO 1133 Yöntem A (Melt Mass-Flow Rate, Erime Kütlesi-Akış Hızı)’na göre test gerçekleştirir.
- Değiştirilebilir ağız ve temizleme aletleri gbi temel aksesuarları içerir.
- Kolay mafsal sayesinde fıçıdan çıkarılan ağız tam temizlenebilir ve tortunun birikmesini önlenir
Geliştirilmiş Model
- ISO 1133 ve ASTM D1238 Yöntem A, B ve C (Melt Mass-Flow Rate ve Melt-Volume Flow Rate) (Erime Kütlesi-Akış Hızı ve Erime Hacmi Akış Hızı)
- 3 gelişmiş model seçeneği
- Pistonun test esnasındaki 30 mm’lik hareketinde 40 ölçüm noktasına kadar yer değişimini ölçen yüksek çözünürlüklü sayısal kodlayıcı donatılmıştır. Bu sayede, özellikle akışkan malzemeleri test ederken, test sonuçlarındaki olası yanlışları ve dalgalanmaları azaltıp sonucun yüksek oranda doğru olmasını sağlar.
- Ağırlık kaldırıcı (asansörü) ve sayılsal kodlayıcı ayarlanan bir zamandan sonra yapılan manuel işlemleri azaltmak için 5 kg üstü ağırlıklarda kullanılabilir.
- Motorlu kaldıraç, sayısal kodlayıcı ve otomatik eriyik kesici cihaz sayesinde test esnasındaki hatalar, manuel işlemler daha da azaltılırken konum veya zaman adımlarıyla daha hassas kesme özelliği.
Standardlar
- ISO 133 A-B
- ASTM D1238 Yöntem A, B, ve C
CEAST MF10 is the entry level model of the CEAST Melt Flow Testers Series. A simple and robust instrument, designed to perform tests according to Procedure A of ISO 1133, ASTM D 1238 and equivalents. Temperature testing range goes from 30 to 400 °C (resolution of 0.1°C), with accuracy and stability according to ISO 1133-1. Barrel and piston are made of hardened steel, precision-machined according to ISO and ASTM requirements. Each unit is supplied with one tungsten carbide die, barrel and die cleaning tools, and one test mass for 2160 grams. The die can be removed easily from the bottom of the barrel, for cleaning and inspection, thanks to the quick-release slide system. The following certificates are included: CE certificate, Quality certificate, dimensional conformity certificates of barrel, piston and die.
- Ürünler
- 9/11/2013
- 243.0 KB