1. Doğru koordinat sistemini kurun
Koordinat sistemi 3-2-1'in yöntemi için, ilk kez koordinat sisteminin manuel olarak oluşturulması, ancak operatör elle hatasının eklenmesi kolaydır. Bu nedenle, elle kurulan koordinat sisteminden sonra, otomatik ölüm modunu (DCC) kabul etmeniz ve ardından koordinatın temel özelliklerini ölçmenizi ve yeni bir koordinat sistemi daha tekrar ayarlamanız önerilir.
2. Uygun maaliyet ve değerlendirme yöntemini seçin
Ölçme metodu problemi, tekrarlanabilirliğin ölçülmesi ve ölçüm doğruluğu için en büyük neden. Genellikle, "maksimum tolerans ilkesi" ni, ölçüm noktalarının dağılımının tüm özelliklerin en geniş bölümünde eşit dağılım gösteren özelliklerini ölçmek için kullanırız. Fakat bileşenlerin özelliğinden dolayı, ölçüm sonuçları büyük hatalı olacaktır veya bu gereksinim karşılanmadığında tekrarlanabilirlik kötü olacaktır. Örneğin, 1/4 ya da daha az bir daireyi ölçtüğümüzde; Tabanın bir ucundaki silindirin koaksiyalitesi veya titreşimini ölçün; Dikdörtgen düzlemin diklik veya paralellik derecesini ölçmek; Kesik dairesel koninin vb çapını ölçün. Bu elementler için basit ölçme metodu ile basitçe ölçülürlerse, sonuç özellikle zayıf bir performansa sahip olur ve tekrarlanabilirlik iyi olmayacaktır. Bu özel durumlarla karşılaştığımızda, belirli analiz düşünülmelidir. Bu durumları değerlendirin, daha iyi bir ölçüm sonucu elde etmek için özel durum analizini yapın.