Beta (β): Çap oranı veya beta (bazen beta oranı olarak da tanımlanır) orifisteki deliğin çapının bulunduğu boru çapına oranıdır.
Δp ölçerler zaman zaman beta değeri ve belirli bir boru çapına uygun çap değerleri ile tanımlanır. Örneğin, 4-inch β= 0.6 Venturi tube gibi
Bir Δp metrenin küçük beta oranının olması, örneğin β = 0.2, orifis plakanın veya sınırlandırıcı alanında küçük bir deliğin olduğunu gösterir. Bu Δp metrede yüksek basınç kaybına sebep olur. Bu da daha büyük bir beta değeri olan Δp metre ile ölçülebilecek akış oranını korumak ve basınç düşümü etkisini azaltmak için bir kompresör veya bir pompaya ihtiyacını ortaya çıkarır. Buna rağmen daha yüksek bir fark basıncının olması ise daha yüksek bir doğruluk değeri ile ölçümün gerçekleşmesini sağlar.
Farklı Beta Değerlerinin Kullanılmasının Etkileri
Yüksek Beta Değerinin Etkileri:
- Desarj katsayısı belirsizliğinde artış
- Daha düşük fark basıncı oluşumu (bu da ölçümü zorlaştıracaktır)
- Öndeki düz boru uzunluğu akış hız profilini değiştirmeyecek şekilde stabil ve simetrik olarak akışın orifis plakaya doğru akmasını sağlamalıdır.
- Akış profili, boru içindeki pürüzlerden etkilenir.
Orifis plakaları boyutlandırmak için farklı yazılımlar bulunmaktadır. Yazılımlar gerçek testlere dayanarak ampirik formüller kullanır. Sonuçların çoğu, 0.7, 0.3 beta değerleri için kullanılabilir.
Avantajlar:
- Düşük maliyet
- Montaj kolaylığı
- Standardlara uyum (ISO 5167-2)
- Kalibrasyon gerektirmez
- Yoğun akışkanlar, iki yönlü veya katı madde içeren sıvılar için farklı tasarımlar mevcuttur.
Dezavantajlar:
- Düşük turndown (Çift aralıklı Δp ‘ler ile geliştirilebilir)
- Yüksek basınç kaybı (Beta değerine bağlı olarak ölçülen Δp %35 ile hemen hemen %100’üne kadar)
- Palakadaki erozyon nedeni ile hatalar oluşabilir
- Öndeki düz botu montajına (özellikle büyük betaya sahip cihazlarda) yüksek hassasiyet göstererek hatalara sebep olabilir .
Bunlar da ilginizi çekebilir: