Laboratuvar kataloğumuz tüm METTLER TOLEDO laboratuvar ürünleri ve çözümlerine ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlamaktadır. Kataloğumuzda yenilikçi ürünler, yazılım çözümleri ve servis tekliflerimizi içeren geniş portföyümüz yer almaktadır. Güncel bilgilerden her zaman haberdar olmanız için uygulama ve laboratuvara yönelik değerli teknik bilgileri nerede bulabileceğinize ilişkin genel bakış olanağı verir.
En az miktarda numuneyle olağanüstü performans
Değerli numunelerinizden en küçük miktarlarla tartım yaparken dahi doğrudan büyük dara kaplarını kullanarak malzeme ve maliyetten tasarruf sağlayın.
Teknik Özellik
10,1 gr’a kadar kapasite, 0,1 μg’a kadar ölçüm değeri okuma
Geçerli Sonuçlar Garantidir
Etkin Sıcaklık Kontrolü (ATC™) sistemi
Dahili Etkin Kalite Güvence
GWP Onayı, Kaliteyi sağlayan kullanıcı profilleri
Güvenli Çalışma
Kolay temizlenecek biçimde tasarlanmış rüzgarlık
Alandan Kazandıran Tasarım
İki terminalli, minimum düzeyde yer kaplayan tasarım
Etkili Prosesler
Sonuç not defteri içeren modern kullanıcı arayüzü
52 g’a kadar kapasite
En küçük miktarlarda değerli numuneleri doğrudan büyük dara kaplarında tartmak mümkündür
USP'ye uygun şekilde 1,2 mg'a kadar minimum ağırlık
Numunelerde en küçük miktarlar kullanılabildiği için, değerli malzemelerden tasarruf sağlanıp israf azaltılarak üretkenlik arttırılır
Statik Elektriksiz Numuneler
StaticDetect™, statik elektrik nedeniyle oluşan tartım hatasını ölçer ve toleranslar aşıldığında uyarı verir.
Endüstri standartlarıyla uyumluluk
Kalite güvencesi işlevleri doğru bir tartım için ilgili tüm şartların karşılanıp karşılanmadığını etkin şekilde izler.
Garantili veri bütünlüğü
XPR terazinizi, veri bütünlüğü ile ilgili MHRA ve FDA 21 CFR 11. Bölüm şartlarını karşılamanıza yardımcı olan LabX yazılımına bağlayın.
1. Mikro terazi nedir?
Mikro terazi veya ultra mikro terazi, tüm laboratuvar terazileri arasında en yüksek hassasiyet sağlayan terazilerdir. Bu yüksek hassasiyete sahip mikro terazi tasarımı, 30 μg kadar düşük ağırlıkta numuneleri tartmanıza olanak sağlar.
Mikro teraziler, 1 µg (0,000001 g) kadar okunabilirlik ile birlikte 10,1 g kadar kapasite sağlar.
Ultra mikro teraziler 6,1 g kapasite ve 0,1 µg (0,0000001 g) okunabilirlik ile birlikte, 61 milyon rakamda mükemmel çözünürlük sunar.
Genel adı
Doğruluk sınıfı
Okunabilirlik
Ondalıktan sonraki rakam sayısı (g)
Ultra mikro terazi
I
0,1 μg
0,0000001 g
7 rakam veya ondalık hanesi
Mikro Terazi
I
1 μg
0,000001 g
6 rakam veya ondalık hanesi
Yarı mikro terazi
I
0,01 mg
0,00001 g
|5 rakam veya ondalık hanesi|
METTLER TOLEDO'nun portföyünde mikro analitik teraziler yer alır. Mikro teraziler gibi 1 µg okunabilirliğe sahiptir; dıştaki ve içteki tartım kabini ile analitik teraziye benzer bir görünüme sahiptir. XPE mikro analitik teraziler en yüksek kapasiteyi mümkün olan minimum ağırlıkla buluşturur. Bu, çok küçük miktarların doğrudan "büyük" dara kaplarına dozlanmasını sağlar.
2. Mikro terazi tasarımını özel kılan nedir?
Mikro teraziler iki bileşenden oluşur; biri elektronikleri içerir, diğeri ise hassas mekanik ölçüm hücresidir. Bu ayrım, sıcaklığın mikro terazi ölçeğinin performansı üzerinde yarattığı etkileri giderir.
METTLER TOLEDO XPR Mikro ve Ultra Mikro teraziler Aktif Sıcaklık Kontrol sistemi (ATC™) ile donatılmıştır. Bu, tartım kararlılığını arttırır ve olağanüstü bir düzeyde performans ve doğruluk sağlar.
3. Mikro teraziler ne için kullanılır?
Mikro teraziler ve ultra mikro teraziler genellikle ürün test etme ve kalite güvence laboratuvarlarında kullanıldığı gibi, küçük miktarda toz ve minerallerin ölçülmesi için kimya laboratuvarlarında ve madencilikte de kullanılır. Tıbbi cihaz araştırmasında kritik bileşenlerin istikrarının kontrolü için mikro terazi kullanılabilir.
Mikro terazi uygulamaları şunları içerir: Partikül madde (filtre) tartımı, pipet kalibrasyonu, çöktürme analizi ve stent tartımı. Ultra mikro terazi uygulamaları şunları içerir: Partiküllü madde (filtre) tartımı, külleme ve yakma, kurutma, katmanların ölçümü ve döküntü miktarlarının kontrolü.
4. Hangi METTLER TOLEDO mikro terazi benim için uygun olur?
İhtiyaçlarınıza uygun METTLER TOLEDO mikro teraziyi bulmak için öncelikle tartmanız gereken en küçük miktarı ve tartımda ne kadar doğruluğa ihtiyacınız olduğunu belirleyin (yani kabul edilebilir dayanıklılık aralığı), böylece ihtiyaç duyduğunuz hassas mikro teraziye karar verin.
Bütün terazilerde yapılan bütün ölçümlerde belirsizlik söz konusudur; bu belirsizlik, doğru sonuçlar sağlamanın ve hatalardan kaçınmanın anahtarıdır. Mikro terazide küçük numuneleri tartarken belirsizlik neredeyse tamamen tekrarlanabilirlik nedeniyle oluşur (yani, belirli bir terazinin tartım aralığının alt ucu). Bir tartım enstrümanının doğruluğunu tayin eden faktör okunabilirlik değildir, tekrarlanabilirlik veya buna bağlı olarak minimum ağırlık kapasitesidir.
METTLER TOLEDO danışmanınıza GWP® Recommendation hakkında sorular sorun; bu size, bireysel gereksinimlerinize göre doğru tartım enstrümanını seçmenizde yardımcı olacaktır.
5. Bir mikro terazide karşılaşılabilen zorluklar ve dengeli sonuçlar almak için uygulanabilecek çözümler nelerdir?
Mikro teraziler oldukça hassas enstrümanlardır; çevresel etkiler veya kullanıcı etkileşimi nedeniyle oluşan en ufak bir müdahale ölçüm dengesini önemli oranda etkileyebilir. Mikro terazi kullanırken titreşim üretebilecek her türlü kaynaktan kaçınılmalıdır. Mikro teraziler hava akımlarına, toza ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı oldukça duyarlıdır; yalnızca havalandırma, pencere ve kapılardan uzak yerlerde, oda sıcaklığının ve nemin sabit bir düzeyde tutulduğu yerlerde kullanılmalıdır.
Terazinin sert bir tezgah, tercihen cereyan veya yoğun trafikten uzak, mikro terazi kullanımı için özel olarak ayrılabilecek belirli bir tartım masası üzerine kurulması idealdir.
Mikro terazi güç kaynağına ilk bağlandığında veya güç düğmesi açıldığında oda sıcaklığına ayarlanması için en az 6 saat ısınma süresi uygulamanız önerilir.
Mikro teraziyi kullanırken tartım kabinin içindeki konveksiyon akışlarını minimuma indirdiğinizden emin olun; bunlar sonucu olumsuz etkileyebilir. Numuneleri her zaman yalnızca cımbızla kullanın ve oda sıcaklığına alışması için bekleyin. Numuneyi mikro teraziye yerleştirirken kapı minimum derecede, mümkün olan en kısa süreliğine açılmalıdır.
METTLER TOLEDO'nun tartıma özel kılavuzu Başarılı Mikro Tartım İçin 10 Adımdokümanını takip edin ve doğru terazi konumu ve kalibrasyonuna karar vermeye, mikro terazilerle tartım yaparken karşılaşabileceğiniz zorluklarla nasıl başa çıkacağınıza dair ipuçları edinin.
6. Mikro terazide nasıl tartım yapılır?
Mikro terazilerle çalışırken her zaman eldiven kullanın; parmak izleri ve parmaklarda bulunan yağ sonucu etkileyebilir. Bir tartım işlemi başlatmak için kapıyı açın ve cımbız yardımıyla tepsinin üzerine kap yerleştirin. Kapıyı kapatın ve değerin sabitleşmesini bekleyin. Mikro terazinin darasını alın. Teraziye dökülmeleri önlemek için kabı veya tartım kayıkçığını çıkarın, numuneyi tartım kabinini dışında dozlayın ve tartım kefesinin üzerine yerleştirin. Kapıyı kapatın ve sabitleşme için bekleyin. Net ağırlığı kaydedin veya istenen ağırlığa ulaşılana kadar prosedürü tekrarlayın. Mikro teraziler harekete karşı oldukça duyarlıdır; terazinin sabitleşmesini beklerken tezgaha dokunmayın. Her kullanımdan sonra teraziyi, araçları ve çalışma alanını temizleyin.
METTLER TOLEDO XPR mikro terazinin rüzgarlık elemanı, tartım kefesine 360° kolay erişim ve her yöne görüş açısı sağlar. Numune materyalinin sıkışabileceği kenar veya köşe yoktur; tüm parçalar çıkarılabilir, temizlenebilir ve birkaç küçük adımda değiştirilebilir.
7. Mikro terazi için kalibrasyon, ayarlama ve rutin testler nasıl yapılır?
Bir tartım cihazının doğruluğu, doğru mikro terazi kalibrasyonu ile tayin edilir. Bu kalibrasyon, yalnızca kalifiye servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilir. Kalibrasyon sertifikası bir mikro terazinin doğru çalıştığını ispatlar; kullanıcının rutin terazi testlerinde, kalibrasyon aralıklarında olası performans sorunları tespit edilir.
FACT veya proFACT gibi dâhilî test ağırlıkları ile otomatik ayarlama işlevleri, terazinin oda sıcaklığında dalgalanmalar olduğunda bile doğruluğunu korumasını sağlar.
METTLER TOLEDO güvenli seçim, kalibrasyon ve tartım ekipmanı operasyonu için küresel olarak geçerli bilimsel bir standart geliştirmiştir: GWP® veya Good Weighing Practice™ ve Terazi ve Tartı Kalibrasyonu ve Ayarlanması – Terimlerin Açıklanması
Servis Hizmetlerimiz
Ekipmanınıza Uyacak Şekilde Tasarlanmış Servis Hizmetlerimizi Keşfedin
Kurulumdan koruyucu bakıma, kalibrasyona ve cihaz onarımına kadar ölçüm cihazınızı ömür süresi boyunca destekler ve bakımını yaparız.
Destek & Tamir
Bakım & Optimizasyon
Kalibrasyon & Kalite
Eğitim & Danışmanlık