Tam Otomatik Pensky-Martens Kapalı Kap Parlama Noktası Enstrümanı
Tanıtım
GB261-83 ve ISO2719-73 Pensky-Martens Kapalı Kupa Parlama Noktası Test Yöntemine göre, bu cihaz, hızlı sıcaklık yükselme hızı, doğru sıcaklık kontrolü ve test sonucu ile mikro bilgisayar işleme teknolojisini ve gelişmiş PID sıcaklık kontrol teknolojisini benimser. tüm test otomatiktir ve otomatik atmosfer düzeltme, otomatik kaldırma, otomatik sıcaklık yükseltme ve değiştirme, otomatik açma kapağı ve ateşleme, otomatik uç nokta kontrolü, otomatik test sonucu yazdırma, otomatik hava soğutma, aşırı ısındığında otomatik durdurma işlevlerine sahiptir. .
I.Ana özellikler
Otomatik Pensky Martens Kapalı Kap Parlama Noktası Test Cihazı, mikro bilgisayar tarafından kontrol edilir, tüm test prosedürleri ve veri yazdırma işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.
İngilizce büyük LCD ekran, test sıcaklığı, yağ numarası, test süresi vb. Gösterir. Tüm test süreci açıktır.
Mikro yazıcı sonucu düşük maliyetle yazdırabilir
Sıcaklık, test sonucunun doğruluğunu sağlayan tek çipli makine tarafından yükseltilir
Test bittiğinde, makine cebri hava ile otomatik olarak soğutulabilir.
Alev boyutu ayarlanabilir
Otomatik kaldırma sisteminin kullanımı kolaydır
Otomatik Pensky Martens Kapalı Kap Parlama Noktası Test Cihazı, soğuk haddelenmiş sacdan yapılmıştır, yüzeyi Elektrostatik püskürtme ile işlenmiştir. Korozyona dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır.
Otomatik Pensky Martens Kapalı Kap Parlama Noktası Test Cihazı manuel veya otomatik olarak çalıştırılabilir
Düzeltme işlevi: geçerli tarih, saat, sıcaklık ve atmosfer
Koruma ve kendi kendine teşhis prosedürlerine sahiptir.
Güvenilirlik ve istikrardan emin olmak için hem ana kontrol hem de ölçüm parçaları ithal edilmektedir.
Makine kompakt, küçük ve güzel
Yüksek derecede otomasyon: LCD ekranda çalışma yöntemine göre parlama noktasını ayarlayın, “Başlat” tuşuna basın, tüm test otomatik olarak devam edecektir.
II.Teknik özellikler
1
uygulanabilir standartlar
GB/T261, ISO2719, ASTM D93, DIN51751
2
Ekran modu
İngilizce büyük LCD ekran
3
İçeriği görüntüle
Kontrol sıcaklığı ve beklenen parlama noktasının ayar sıcaklığı;