The ozon yaşlanma test odası sessiz yüksek verimli ozon jeneratörü tarafından üretilen ozon gazı ile belirli bir miktar arıtılmış havanın eşanjörde karıştırılarak test odasına gönderilmesinden oluşur. Ultraviyole dedektörü, çevrimiçi olarak sürekli olarak tespit edilen ozon konsantrasyonunu ozon jeneratörü kontrol sistemine geri besleyecektir, böylece kontrol sistemi, ayarlanan değere göre ozon oluşumunu etkin bir şekilde kontrol edebilir, böylece test odası ayarlanan ozon konsantrasyonunu korur ve ısıtma ve nemlendirme sistemi çalışacak, Tüm test koşullarını karşılayın.
Yapay olarak ozon üretme yöntemleri arasında fotokimyasal yöntem, elektrokimyasal yöntem, korona deşarj yöntemi vb. Endüstride kullanılan ozon yaşlandırma odalarının çoğu, en düşük enerji tüketimine sahip korona deşarj teknolojisidir, yani oksijen içeren gaz korona deşarjı üretir. alternatif yüksek voltajlı elektrik alanı altında ve O2 ayrışır ve O3'e polimerize olur.
Hava arıtma sisteminin ve mahallin dezenfeksiyonu için, ozon jeneratörlerinin belirli özelliklerinin makul bir şekilde yapılandırılması gerekir. Şu anda, yaygın olarak kullanılan iki tür jeneratör vardır: dahili ve harici. harici jeneratör ozon yaşlanma odası içsel olandan daha mükemmeldir.
Harici ozon jeneratörü, ilgili ulusal endüstriyel standartların gerekliliklerini karşılayan standart bir jeneratör ürünüdür. Jeneratör, hava kaynaklı kurutma ve arıtma sistemi, ozon üretim odası, soğutma sistemi, güç kaynağı ve kontrol koruma sistemi ile donatılmıştır, bu nedenle istikrarlı ve güvenlidir. Ozon üretimi doğru bir şekilde ölçülebilir.
Kullanımda, standart jeneratör klima odasına yerleştirilebilir ve ozon, çıkış borusuyla birlikte ana hava besleme kanalına ve ardından belirli bir dezenfeksiyon elde etmek için hava beslemesiyle birlikte her bir dezenfeksiyon alanına verilir. dezenfeksiyon etkisi. Jeneratörün kontrol sistemi iklimlendirme ünitesine bağlanıp koordine edilebildiği gibi, zaman paylaşımlı olarak solenoid valf ile kontrol edilen ve her bir klima ünitesi zaman paylaşımlı olarak çalışan birden fazla klima ünitesini de taşıyabilir.
Ozon yaşlandırma test odasının harici jeneratörünün fiyatı dahili jeneratörünkinden çok daha yüksek olmasına rağmen, farmasötik prosesin sterilizasyon gereksinimlerini karşılamak için güvenilir performansı, istikrarlı dezenfeksiyon etkisi ve uzun hizmet ömrü tamamen gereklidir.
Ozon yaşlanma test odasının üç temel kontrol sistemi:
1. Sıcaklık kontrol sistemi: Tamamen kapalı orijinal düşük sıcaklık sistemi soğutma kompresörü, ekipmanın küçük boyut, büyük kapasite, düşük gürültü, hafiflik, yüksek verimlilik avantajlarına sahip olmasını sağlar ve orijinal olması nedeniyle dünya soğutma endüstrisinde ünlüdür. ekipman, enerji tasarrufunun bir sembolü haline geliyor. Test odasının sıcaklık farkının belirgin olmaması için, genel ekipmanın standart sıcaklık aralığı 5 ℃~75 ℃ olarak ayarlanmıştır.
2. Nem kontrol sistemi: ozon yaşlandırma test odasının standart nem aralığı %65 ile %95 bağıl nem arasındadır. Nemlendirme sistemi, deiyonize su ve damıtılmış su kullanır ve su depolama tankındaki otomatik su doldurma sisteminin ekipmanı, su tamamlama süresini büyük ölçüde kısaltır; Otomatik su seviyesi kontrol cihazının kontrol modu; Yalnızca ekipmanın cihaz sistemini korumakla kalmaz, aynı zamanda ekipmanın arıza durumunda otomatik olarak alarm vermesini ve çalışmayı durdurmasını sağlar.
3. Ozon kontrol sistemi: Yaşlanma testi için ozon kontrol teknolojisinin ana kontrol aracı ozon jeneratörüdür. Çalışma prensibi, işletim sistemine göre elektrolitik tip, yüksek voltajlı deşarj tipi, ultraviyole ışınlama tipi ve üç moda ayrılmıştır. Kutu tipi çevresel algılama ekipmanı olarak ozon yaşlanma test odası için, yüksek voltajlı deşarj tipi en uygun ozon kontrol teknolojisidir, aynı zamanda en yaygın olarak benimsenen ve uygulanan sistem modudur.
Ozon yaşlanma test odasının arızasını hızlı bir şekilde çözme yöntemleri:
1. Ozon eskitme makinesi test edilirken, ozon konsantrasyonunun ekran değeri sabit bir şekilde kontrol edilemez ve yüksek veya düşük gibi bazı olaylar meydana gelebilir; Genel olarak, vericiyi kurarken, verici ile kutu arasındaki yalıtım iyi olduğu sürece verici ile kutu arasında bir bağlantı vardır;
2. Ekipman başlatıldıktan 30 saniye sonra ikincil ölçüm cihazında ozon konsantrasyonu değeri görüntülenmez, yalnızca üst veya alt limit ekranı görüntülenir; Üst sınır genellikle 4-20mA sinyal girişi olmadığında ortaya çıkar. Ozon vericisinin 24V güç kaynağına sahip olup olmadığını kontrol edin → 4-20mA çıkış hattı → sensör ile ana kart arasındaki bağlantı kablosunun gevşek veya gevşek olup olmadığını; Alt sınır, verici sıfır noktasının çok düşük olması nedeniyle oluşabilir, bu nedenle sıfır noktası ayarlanabilir (sıfır noktası ayarı: ön kapağı açın ve SIFIR potansiyometresini görmek için özel bir küçük tornavida kullanın ve ikincil sayaç gelene kadar saat yönünün tersine yavaşça ayarlayın. değeri gösterir); Vericinin ön kapağını açın, multimetreyi voltaj aralığına ayarlayın ve yukarıdaki iki bakır pimi ölçün. Çok yüksek veya çok düşükse, 40mV olarak ayarlayın. Ayarlama yöntemi, 2'deki sıfır noktasını ayarlamaktır;
3. Ekipman test edilirken, ozon jeneratörü her zaman çalışır durumdadır ve görüntülenen değer her zaman yükselir ve kontrol edilemez; Bu olay genellikle katı hal çıkış sinyalinin yanlış olması veya katı hal rölesinin bağlantısının kesilememesi nedeniyle oluşur;
4. Ozon testi sırasında, ozonun ekran değeri makine açıldıktan sonraki değerde kaldı ve yükselmedi; Ayarlanmış kontrol değeri olup olmadığını kontrol edin. Ayarlanmış bir kontrol değeri yoksa, ozonatörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Değilse, katı hal rölesinin çıkışı olup olmadığını, kablonun yanlış bağlanıp bağlanmadığını ve şerit rölenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin; Ozon jeneratörü çalışıyor ancak ozon üretmiyorsa üretici firma ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
The ozon yaşlanma test odası endüstriyel üretimde yaygın bir ekipmandır. Genellikle ozonun kauçuk üzerindeki etki kuralını incelemek ve atmosferdeki ozon koşullarını simüle etmek ve güçlendirmek için kullanılır. Ekipman tarafından üretilen yüksek kauçuk ürünlerin hizmet ömrünün sürekli olarak uzatılabilmesi için ozon yaşlanma performansının ve ozon önleyici ajan koruma verimliliğinin özelliklerini hızlı bir şekilde tanımlayabilir. LISUN başlattı ozon yaşlanma test odası OTC-150A
Ozon testi amacı:
Ozon Test Odası (veya denir Ozon Yaşlandırma Odası ve Ozon Yaşlanma Test Odası) kauçuğun ozona karşı duyarlı olması esasına göre tasarlanmıştır, ozon ile kauçuğun yaşlanma sürecini hızlandırmak için çevreyi simüle eder. Farklı ürünlerle (test numunesi) karşılaştırıldığında, aynı ozon yaşlanma test koşullarına/standartlarına göre yaşlanma sonuçlanır ve karşılaştırılabilir yaşlanma direnci performansı elde edilir.
Test süreci:
Ozon yaşlanma testi, test örneğini kapalı, aydınlatılmamış sabit ozon konsantrasyonlu hava ve sabit sıcaklık test kutusunda açığa çıkarır. Numune, numunenin çatlak derecesi veya ölçülen diğer performans değişikliği yoluyla ozon yaşlanma direncini değerlendirmek için önceden belirlenmiş bir zamanda test edilir. Ozon yaşlanması, statik çekme testi ve dinamik çekme testini içeriyordu. Ozon konsantrasyonu, sıcaklık, nem ve numune çekme oranı bu yaşlandırma testinde çok önemli parametrelerdir.
Lisun Instruments Limited tarafından bulundu LISUN GROUP 2003 içinde. LISUN kalite sistemi kesinlikle ISO9001:2015 tarafından onaylanmıştır. CIE Üyeliği olarak, LISUN ürünler CIE, IEC ve diğer uluslararası veya ulusal standartlara göre tasarlanmıştır. Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve üçüncü taraf laboratuvarı tarafından doğrulandı.
Ana ürünlerimiz Gonyofotometre, Küre Entegrasyonu, spektroradyometre, Dalgalanma Jeneratörü, ESD Simülatör Silahları, EMI Alıcısı, EMC Test Cihazları, Elektriksel Güvenlik Test Cihazı, Çevre Odası, sıcaklık Odası, İklim Odası, Termal Oda, Tuz Püskürtme Testi, Toz Test Odası, Su geçirmez testi, RoHS Testi (EDXRF), Kızaran Tel Testi ve İğne Alev Testi.
Herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Teknik Bölüm: firstname.lastname@example.org, Hücre / WhatsApp: +8615317907381
Satış Deposu: email@example.com, Hücre / WhatsApp: +8618117273997
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *