Ölü Ağırlık Kuvvet Kalibrasyon Test Cihazları
Referans transfer standartlarının ve diğer yük hücrelerinin kalibrasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmış ve üretilmiştir. Ağırlıklar östenitik çelikten F1 sınıf kütle kriterlerine uygun olarak üretilir ve parlatılı. Apırlık Kalibrasyon ölçüm belirsizliği 1x10-6 olarak hesaplanmıştır. Sistemin kalibrasyon belirsizliği 5x10-5 seviyesindedir. Çekme ve Basma yönlerinde otomatik, yarı otomatik ve manuel olmak üzere 3 farklı kalibrasyon seçeneği bulunur. Ulusal, uluslararası ve müşteri özel isteklerine göre kullanıcı tarafından prosedür hazırlama kolaylığı mevcuttur. Yazılım üç farklı dilde, otomatik , yarı otomatik ve ya manuel olarak kullanılabilir. Sistem, test kuvvet ölçme cihazının sisteme tanıtılması durumunda, test yük hücresinin çıktılarını tanımlanan gösterge cihazından otomatik olarak alır.


Avantajlar
- Bir operatörün 60 ile 90 data alarak gerçekleştirdiği ASTM E74 veya ISO 376 kalibrasyonunu sistem otomatik data toplayarak gerçekleştirebilir.
- Operatörün otomatik veya yarı otomatik üzerinde fotoğraf makinası bulunan sistemlerde yük hücrelerinin kendi eksenleri etrafında 120° ve 240° döndürmeleri haricinde, kalibrasyon sırasında makinanın başında bekleme zorunluluğu yoktur. Bu da ISO 376 Standardına göre yapılan bir kalibrasyon yaklaşık 160 dk. sürdüğünden , personel zamanı tasarrufu demektir.
- Ölçüm sonnuçlarının bilgisayara alınması nedeniyle kayıt edilmesi veya fotoğraf çekilerek toplanması ham verilere sürekli ulaşma kolaylığı sağlayacaktır.
- Ölçüm verilerinin sertifikaya dönüşme süresi kısadır. Aynı formatta toplanan ölçüm sonuçlarının uygun sertifika dosyasına aktarılması ile aynı anda kalibre edilen cihazın sertifikası da hazırlanır.
- Değişen kalibrasyon metotlarına göre kullanıcı yeni prosedür oluşturabilir ve üretici firmaya ihtiyaç duymadan metot değişikliğine uygun prosedürü kolayca hazırlayabilir.
- Ölçüm sonuçlarının otomatik kayıt altına alınması sebebiyle, operatör kaynaklı hatalar ortadan kalkar.