MC Korozyon önleyici ve patlamaya dayanıklı ultrasonik seviye ölçer 4-20MA
Tanıtım
Ultrasonik seviye ölçer, sıvı yüksekliğini, tank yüksekliğini ve malzeme konumunu ölçmek için bir izleme cihazıdır.Cihazın kendisi iki telli sistem, üç telli sistem veya dört telli sistem teknolojisi, iki telli sistem benimseyebilir: güç kaynağı ve sinyal çıkışı ortak;Üç telli sistem: DC 24V güç kaynağı kullanırken tek X güç kaynağı döngüsü ve sinyal çıkış döngüsü, 3 çekirdekli bir kablo kullanabilir, güç kaynağının negatif ucu ve sinyal çıkışının negatif ucu bir çekirdek teli paylaşır;Dört telli sistem: AC 220v güç kaynağı KULLANILDIĞINDA veya DC 24V güç kaynağı kullanıldığında, güç kaynağı döngüsü ve sinyal çıkış döngüsü tamamen izole edildiğinde, 4 çekirdekli bir kablo kullanmalıdır.4~20mADC, yüksek ve düşük anahtarlama çıkışlı DC veya AC güç kaynağı.
Şartname
Çalışma prensibi
Korozyon önleyici ve patlamaya dayanıklı ultrasonik seviye ölçer, mikroişlemci tarafından kontrol edilen dijital bir seviye ölçerdir.Sensörden (dönüştürücü) gelen ultrasonik darbenin ölçümünde, sıvının yüzeyinden yansıyan ses dalgası, elektrik sinyallerine dönüştürülen piezoelektrik kristal aracılığıyla aynı sensör tarafından alınır ve sesin iletimi ile alınması arasındaki süre. Sensörden ölçülecek sıvının yüzeyine olan mesafeyi hesaplamak için dalga.Temassız ölçümün kullanılması nedeniyle, ölçülen ortam neredeyse sınırsızdır, çeşitli sıvı ve katı malzeme yükseklik ölçümlerinde yaygın olarak kullanılabilir.
Algoritma optimizasyonu, akıllı filtreleme, yüksek frekanslı sinyal, güçlü penetrasyon, kararlı ölçüm
1. Sıvı kristal ekran sıvı seviyesi değeri, bir bakışta ölçüm verileri
2. Elektrik arayüzü, darbeye ve eskimeye karşı dayanıklı ABS malzemeden yapılmıştır.
3. Nemin tüm makinenin performansını etkilemesini önlemek için entegre conta
Akıllı akustik dalga teknolojisi, herhangi bir hata ayıklama ve diğer özel adımlar olmadan akıllı yankı analizi yapabilir, bu teknoloji dinamik düşünme, dinamik analiz işlevine sahiptir.Cihazın hassasiyeti büyük ölçüde geliştirildi, sıvı seviyesinin hassasiyeti %0.5'e ulaştı ve her türlü girişim dalgasına direnebilir.
Performans özelliği
1.Yüksek kaliteli güç modülünü seçin, bileşenler ithal edilen yüksek stabilite ve güvenilir cihazları seçin, aynı tip ithal aletlerin tamamen yerini alabilir
2.Akustik dalga akıllı teknoloji yazılımı, herhangi bir hata ayıklama ve diğer özel adımlar olmadan akıllı yankı analizi yapabilir, bu teknoloji dinamik düşünme ve dinamik analiz işlevine sahiptir.
3.Sıvı seviyesi doğruluğu, çeşitli girişim dalgalarına dayanabilen %0.25'tir.
4. Menzil: 0-15 metre, isteğe bağlı çeşitli formlar, her türlü aşındırıcı, kimyasal uygulamalar, yüksek hassasiyet, uzaktan sinyal çıkışı, PLC sistem izleme için uygundur
|Menzil
|0-15 m
|kör alan
|0,35 m ila 0,6 m
|değişen çözünürlük
|1 mm
|Ortam sıcaklığı
|-20 ila +60
|Güç kaynağı voltajı
|DC24V
İnşaat
Ürün boyut çizimi
Yükleme metodu:braket kurulumu genellikle açık ortamda kabul edilir.Cihazın kendi flanşı ile tankın veya tankın kurulum pozisyonunda 60 mm çapında yuvarlak bir delik açın, cihaz sondasını içine yerleştirin ve ardından cihazın sonda yüzeyinin cihaz ile aynı hizada olmasını sağlamak için flanşı yukarı doğru vidalayın. ölçülen sıvı seviyesi
B(Kör alan): 0,35 m ila 0,6 mD: ullage L: seviye
H:Yükseklik F: Duvardan uzaklık(0.3~2m) L:LD
1. Sıfır ölçüm seviyesi, sensörün alt kenarıdır.
2. Nesne seviyesinin üst sınırı, kör ölçüm alanına giremez
3. Malzeme seviyesini ölçerken besleme açıklığından kaçınmalıdır.
4. Dış mekana monte edildiğinde uzun süreli yağmura karşı korumak en iyisidir
-
Uygulama alanları:su ve kanalizasyon arıtma: pompa evi, su toplama kuyusu, biyokimyasal reaksiyon havuzu, çökeltme havuzu, vb. [2] Enerji madeni: kül havuzu, kömür bulamaç havuzu, su arıtma vb.
-