İki Motorlu Hasta Karyolası
Hasta Karyolası Özellikleri
Baş kısmı ve ayak kısmı iki motor ile çalışmaktadır.
Baş kısmı 70 dereceye kadar ayarlanabilir.
Ayak kısmı ise 35 dereceye kadar ayarlanabilir.
Ayak ucu kısmı manuel dişli sistemi ile ters v, fowler ve vascular pozisyonu alabilmektedir.
El kumandası ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
Hasta karyolasının yatak platformu ABS malzeme ile kaplıdır.
Karyola başlıkları ABS plastik malzemeden üretilmiştir ve istenildiğinde kolayca sökülebilir.
Korkuluklar dört ayrı parça olup alt kısmında bulunan mandal vasıtası ile konforlu bir şekilde kapanıp açılabilir.
Korkuluklar ABS plastik malzemeden üretilmiştir.
Bir adet yüksekliği ayarlanabilen serum asma aparatı bulunmaktadır. Bu askı karyolanın dört köşesine takılabilir.
360 derece dönebilen dört adet tekerlek vardır ve ABS kaplı, antistatik özellikte, ikisi fren tertibatlıdır.
Karyolanın dört köşesinde PVC esaslı, elastik, darbeleri absorbe edici tampon tekerlekler bulunmaktadır.
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile kapladır.
Ölçüler
Dış Boyutlar: 2030 x 1070 mm
Yatak Platformu: 1900 x 900 mm
Karyola Yükseklik: 40 cm
Maksimum Sırt Açısı: 70 derece
Maksimum Diz Açısı: 40 derece
Korkuluk Yüksekliği: 37 cm
Başlık Yüksekliği: 42,5 cm
Yatak Altı Boşluğu: 17,5 cm
Tekerlekler: 12,5 cm
Güvenli Çalışma Yükü: 150 kg
Taşıma (Yükleme) Kapasitesi: 300 kg