Ses Ölçüm Cihazı PCE-432, IEC 60651:1979, IEC 60804:2000, IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-1983 and ANSI S1.43-1997 standartlarına uygun Sınıf 1 bir cihazdır. Taşınabilir ve yüksek hassasiyetli cihazın ölçüm verilerinin tam coğrafi konumuna atanmasını sağlayan GPS fonksiyonu bulunur.
- Ölçüm aralığı: 22 … 136 db (A)
- LXY (SPL), Leq (LXeq), LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN
- Frekans ağırlıklandırması: A, B, C ve Z
- Zaman ağırlıklandırması: Hızlı (125 ms), yavaş (1 sn) ve darbe (35 ms), iniş (1500 ms)
- Konum belirlemesi için GPS alıcısı
- 1 s … 24 saat arasında ayarlanabilir veri kaydetme aralığı
- 1/1 oktav band filtresi (opsiyonel 1/3 oktav band filtresi yükseltilebilir)
- ISO Kalibrasyon Sertifikası
Gürültü, tehlikeli ve rahatsız edici bir sestir. Bu nedenle gürültü, bizi etkileyen seslerin öznel bir hissidir. Bu nedenle gürültü, doğrudan ölçülemez. Gürültü kişiden kişiye değişir ve kesin olarak tanımlanamaz. Gürültü fiziksel değil öznel bir terimdir. Hangi seslerin ve seslerin sinir bozucu ve hatta acı verici olduğunun değerlendirilmesi, değerlendirmeyi yapan kişiye bağlıdır. Bu husus kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden, sayılarla ölçülen objektif bir ölçüm sonucu elde etmek için bir ses seviyesi ölçer gereklidir. Ses basıncı seviyelerini desibel (dB) cinsinden belirtilir. 0 ila 130 dB arasındaki değerler kaydedilebilir ve bir ses seviyesi ölçer ile görüntülenebilir.
Ses telleri, hoparlör membranları, arabalar, trenler, uçaklar, endüstriyel tesisler gibi bir ses kaynağından gelen titreşimler, kulaklarımızın ses olarak algıladığı havada titreşimlere (basınç dalgalanmaları) neden olur. Basınç dalgalanmalarının sıklığını düşük frekanslarda düşük tonlar, yüksek frekanslarda yüksek tonlar olarak algılıyoruz. Basınç dalgalanmalarının gücünü, artan güçle birlikte daha da yükseliyor olarak algılıyoruz. Bu basınç dalgalanmaları bir ses seviyesi ölçer ile kaydedilir ve dB (desibel) cinsinden ölçülen bir değerde görüntülenir. 0… 130 arasındaki desibel aralığı logaritmiktir. O dB, alt işitme eşiğini açıklar ve 130 dB, yaklaşık olarak insan ağrı eşiğine karşılık gelir. Logaritmik yapı nedeniyle, ölçülen değerler basitçe eklenemez, çıkarılamaz veya ortalaması alınamaz. Her biri 50 dB olan iki ses kaynağımız varsa, toplam ses yalnızca 53 dB'ye çıkar. Sesi iki katına çıkarmak, toplam değeri yalnızca 3 dB artırır. Ses seviyesi ölçeri bir ses kaynağından çıkarırsak, mesafeyi iki katına çıkarmak ses seviyesinde 6 dB'lik bir azalmaya neden olur.
Ses Ölçüm Cihazları, farklı hassasiyet sınıfları, farklı zaman ağırlıkları ve frekans ağırlıklandırma seçenekleri (filtreler) ile sunulmaktadır. Diğer bir seçim seçeneği olarak, hafızalı ve hafızasız ses seviyesi ölçerler mevcuttur.
Hassasiyet söz konusu olduğunda, bir gürültü ölçüm cihazı iki sınıfa ayrılır. Sınıf 1 gürültü ölçüm cihazları geniş bir frekans spektrumuna ve çok az sapmaya sahiptir. Sınıf 2 gürültü ölçüm cihazları durumunda, tüm frekans spektrumundaki sapma biraz daha yüksek olabilir örneğin; demiryolu trafiğinden kaynaklanan gürültü. Korunacak hassasiyet farklı frekanslarda farklılık gösterebileceğinden, bir gürültü ölçüm cihazının hassasiyeti sabit sayıda sapma ile belirtilemez. Sınıf 1 gürültü ölçüm cihazı esas olarak laboratuvarlardaki ölçümler veya serbest alan ölçümleri için kullanılır. Hemen hemen tüm diğer ölçümler 2. sınıf bir gürültü ölçüm cihazı ile gerçekleştirilebilir.
Bir gürültü ölçüm cihazı için zaman değerlendirmesi, ilgili ortalama değerin hesaplandığı ve görüntülendiği üç alandan oluşur: Hızlı, Yavaş ve İmpuls.
Hızlı değerlendirme: 125 ms süre, sürekli değişen seslere uygulama (trafik gürültüsü, mahalle gürültüsü, endüstriyel gürültü).
Yavaş değerlendirme, 1 sn süre, sabit gürültülü uygulama (monoton uğultu) dürtü değerlendirmesi, süre 35 ms. Patlama sesleri için kullanın (tüfek atışları, çekiç darbeleri).
Çoğu gürültü ölçüm cihazının frekans ağırlıklandırması için birkaç seçeneği vardır.
Frekans Derecesi A: ölçülen değer dBA. Bir insan kulağı aynı ses seviyesinde tüm frekansları algılamadığı için gürültü ölçüm cihazında ki bu değerlendirme insan kulağına uyarlanır. 1000 ile 4000 Hz arasında frekansa sahip tonlar, insanlar tarafından bu aralığın altındaki veya üzerindeki tonlardan daha yüksek algılanır. Çoğu ölçüm bu değerlendirme (filtre) ile gerçekleştirilir.
Frekans Derecesi C: ölçülen değer dBC. Bu derece, yüksek ses basınçlarında kullanılır. dBC, neredeyse doğrusal bir frekans ağırlıklandırmasıdır.
Ses ölçüm cihazlarında çeşitli hafıza fonksiyonları vardır. Çok basit tutulan ölçümler, ölçülen sürenin yalnızca minimum ve maksimum değerlerini gürültü ölçüm cihazında kaydeder. Bir sonraki daha yüksek bellek seviyesinde, gürültü ölçüm cihazında görüntülenen değerler, belirlenen döngülerde ayarlanmış değerlendirme ile kaydedilir (ses seviyesi kaydedici). Diğer bir depolama çeşidi, ölçülen ham verileri kaydeder ve bunlar daha sonra gürültü ölçüm cihazı ve PC yazılımı kullanılarak çeşitli frekans ağırlıklarıyla görüntülenebilir. Bu gürültü ölçüm cihazları ile değerleri kaydetmek de mümkündür. Daha sonra değerlendirilen bu depolama, karmaşık ekipman veya PC yazılımı gerektirdiğinden, bu depolamayı yalnızca daha üst segment olan bu sebeple daha yüksek fiyatlı gürültü ölçüm cihazlarında bulabilirsiniz.
Mahalle veya trafik gürültüsü gibi alanlardaki ölçümler için özel kullanıcılar, ses seviyesini ayarlanan derecelendirmeyle kaydeden ses seviyesi kaydedicileri kullanabilir. Bazen bu sektör için USB bellek biçiminde ekransız bir gürültü ölçüm cihazı sunulmaktadır. Ekranlı bir gürültü ölçüm cihazı ile mevcut ses seviyesi kayıt sırasında da görüntülenebilir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında ses seviyesi ölçümleri için Sınıf 2 gürültü ölçüm cihazları kullanılabilir. Yukarıda açıklandığı gibi, bu cihazlar, ölçümlerden sonra çeşitli değerlendirmeler (filtreler) ile verileri incelemek için ham verileri kaydetmelidir. Ayrıca, bir gürültü ölçüm cihazı, özel logaritmayı hesaba katarak zaman ağırlıklı ortalama değerleri (Leq) hesaplayabilir. LEQ değeri, gürültü alanında iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri için bir ölçü olarak Avrupa genelinde kullanılmaktadır. PCE Instruments'ta gürültü ölçüm cihazı kalibrasyonu, çalışanın doğrudan kıyafetinin üzerine giydiği bu ölçüm için özel ses dozimetreleri de kullanılabilir. Etkili gürültü koruma önlemlerini belirlemek için, ölçüm cihazının frekans aralığını oktav (11 alt aralık) veya üçüncü oktav bantlarına (33 alt aralık) bölen gürültü ölçüm cihazları kullanılmalıdır. Frekans aralığı başına ölçülen hacim burada gösterilmektedir.
Ortamdaki, laboratuvardaki ve uzman faaliyetlerindeki ses seviyesini ölçmek ve resmi ölçümler için her zaman Sınıf 1 bir gürültü ölçüm cihazı kullanılır. Böyle bir cihaz aynı zamanda iş güvenliği alanında açıklanan depolama seçeneğine de sahiptir. Sınıf 1 gürültü ölçüm cihazları için frekans spektrumunun oktav ve üçüncü oktav bantlarına bölünmesi de mevcuttur.
Gürültü maruziyetini bir desibelmetre ile ölçerseniz, yalnızca ses seviyesinin tepe değeri değil, aynı zamanda yüksek seslerin süresi de zararlı etkinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Çoğu işitme hasarı, işyerinde sürekli gürültüye maruz kalmaktan kaynaklanır. Günde ortalama 8 saatten fazla maruz kalınan gürültüler ise çalışanı hem mental hem fiziksel olarak etkilemenin yanı sıra bir süre sonra kalıcı işitme kayıplarına sebebiyet verir. Bu sebeple iş yerlerinde gürültü ölçüm cihazının kullanılması çalışanların sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.
İş güvenliğinde gürültü ölçüm cihazları kullanılarak belirlenebilecek en önemli gürültü değişkenleri şunlardır:
LAeq, t, dB (A) - "t" periyodu boyunca ortalama seviye olarak A ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi
LCeq, t, dB (C) - "t" periyodu boyunca ortalama seviye olarak C ağırlıklı eşdeğer sürekli ses seviyesi
LEX. DB (A) cinsinden 8 saat - günlük gürültü maruziyet seviyesi LAeq, 8h sürekli ses seviyesine karşılık gelir, ancak aynı zamanda L Aeq, t ve ilgili maruz kalma süreleri ayrı seviyelerden de hesaplanabilir.
DB (C) cinsinden LpCpeak - en yüksek ses basıncı seviyesi
Eşdeğer sürekli ses seviyeleri LAeq, t ve LCeq, t ile, işitme koruma ekipmanı için gürültü sınıfı belirlenebilir.
LEQ veya Leq değeri, uzun süreli gürültüye maruz kalmanın etkilerini farklı seviyeler ve farklı maruz kalma süreleri ile karşılaştırmak için kullanılabilir. Tanımlamadaki "L", ses seviyesinin genel kısaltmasıdır ve "EQ" veya "eq" ile birlikte enerjiye eşdeğer sürekli ses seviyesini ifade eder. LEQ değerini belirlemek için, bireysel ses seviyelerini daha uzun süreler boyunca kaydedebilen gürültü ölçüm cihazları kullanılır. Kısa süreli tepe değerlerin bile kaydedildiği 125 ms (8 Hz) aralıklı 1 saatin üzerinde bir ölçüm 28.800 ayrı değerle sonuçlanır. Bu ayrı değerler, belirtilen hesaplama kurallarına göre LAeq, 1h değerini oluşturmak için birleştirilmelidir. Bazı gürültü ölçüm cihazları bu LEQ hesaplamasını cihazın kendisinde yapabilir ve sonucu ekranda gösterebilir. Diğer gürültü ölçüm cihazları için, iletilen ölçüm verilerinden LEQ değerini hesaplayan bir PC yazılımı vardır. Çoğunlukla, gürültü tepe noktalarının daha kolay değerlendirilmesi için ek bilgiler, bu tür yazılımların genişletilmiş grafik görüntüleme seçenekleri aracılığıyla çağrılabilir.
LEQ veya Leq değerinin hesaplanması, sürekli gürültünün etkilerini değerlendirmek için kullanılır. İşitmeye zarar veren tepe değerlerin altında, eşit olmayan güçlü seslerin ortalama enerjisinin, aynı enerji ve süreye sahip sabit bir gürültüyle aynı etkiye sahip olduğu varsayılır. Aynı zamanda, belirli bir süreye sahip sürekli bir ses seviyesinin, 3 dB daha yüksek olan ve sürenin sadece yarısında hareket eden sürekli bir ses seviyesine eşitlenebileceği varsayılmaktadır. İşyerinde sürekli gürültü için belirtilen tepe değerleri de bu varsayımları dikkate alır. İşitme hasarını önlemek için aşağıdaki değerler aşılmamalıdır:
8 saatte 85 dB (A), 4 saatte 88 dB (A), 2 saatte 91 dB (A), 1 saatte 94 dB (A), 30 dakikada 97 dB (A) ve 15 dakikada 100 dB (A).
Gürültü seviyesi ne kadar yüksek olursa, işitme hasarına uğramadan kişinin bu sese maruz kalabileceği süre o kadar kısa olur.
Gürültü ölçüm cihazı kalibre etmek için kullanışlı sınıf 2 ve sınıf 1 kalibratörler mevcuttur. Kalibrasyon için, ölçüm cihazının mikrofonu, mikrofonun boyutuna uygun bir açıklıkla sağlanan bir ölçüm odasına yerleştirilir. Sınıf 2 kalibratörler ile, ölçüm odasında 94 dB 1000 Hz'lik bir ses basıncı üretilir. Gürültü ölçüm cihazı daha sonra değere kalibre edilebilir. Sınıf 1 kalibratörlerle, gürültü ölçüm cihazları 94 dB ve 114 dB olmak üzere iki seviyede kalibre edilebilir. Ses kalibratörleri genellikle bir gürültü ölçüm cihazı olan bir sette sunulur.
Bugün mutlak ve tam bir sessizliğin olduğu bir şehirde veya ortamda yaşıyor olmak neredeyse imkansız. Nüfus yoğunluğu çok fazla ve buna bağlı olarak çok fazla trafik, fabrika, ulaşım araçları ve havaalanı vb. alanlar mevcut. Bu unsurların sebep olduğu gürültü kirliliğinin insan sağlığına ve güvenliğine zararlı olduğuda aşikardır. Bu nedenle, izin verilen ses seviyeleri çeşitli denetim otoriteleri tarafından sürekli kontrol altıda tutulmalıdır. Açık havada kullanılan tüm ekipman (araçlar, makineler), açık havada gürültü ve ekipman ile ilgili direktiflerin gerekliliklerini karşılamalıdır. Özellikle yerleşim alanlarında, tatbikat ve diğer gürültülü ekipmanlarla çalışmanın yapılabileceği belirli süreler vardır. Bu sesler kısa süreli olsa bile, seviyeleri korunmasız insan kulağı için son derece yüksektir ve riski değerlendirmek ve zararlı maruziyeti önlemek için bir gürültü ölçüm cihazı ile ölçülmelidir. Özellikle tren istasyonlarının, havalimanlarının, işlek yolların, hastanelerin, itfaiye ve polis karakollarının yakın çevresinde yaşayanlar da gürültü seviyesiyle ilgili problemlerle karşılaşmaktadır. Yüksek gürültü seviyelerine aşırı uzun süreli maruz kalma, insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve işitme hasarına, ayrıca sesin yaratmış olduğu stres sebebi ile psikolojik sorunlara yol açar. Bu nedenle, bazı alanlarda, bir gürültü ölçüm cihazı kullanarak gürültü izleme ve kontrol önemli ve zorunlu bir görevdir. 120 dB ile 150 dB arasındaki gürültü seviyeleri (örneğin, uçak kalkışı ve inişi, yolları delme ve kesme) insan kulağı için tehlikelidir ve sürekli olarak bu gürültüye maruz kalmaları korkunç sonuçlar doğurur. Olması gereken gürültü seviyeleri 30 dB ile 50 dB arasındadır, ancak bu rahat seviyeler metropol şehirlerde yaşayan insanlar için imkansız hale gelmiştir.
Gürültüye maruz kalmanın şiddetini tek başına fiziksel algılama belirleyemez. Fiziksel ölçümler almak için bir gürültü ölçüm cihazı kullanmanız gerekir. Farklı insanlar gürültüyü farklı şekillerde algılar. Bazı insanlar için katlanılabilir olan, diğerleri için dayanılmazdır. Bu nedenle, gürültü kirliliği için sınır değerler fikirlere değil, bilimsel gerçeklere dayanmaktadır. Bu sınır değerler, kişisel tercihlerinden bağımsız olarak gürültüye maruz kalan tüm insanlar için geçerlidir. Bu sınırlar birçok olumlu değişikliğe neden oldu. Örneğin, matkap kullanan işçiler koruyucu ekipman giymelidir. Mümkün olduğunda, havaalanları evlerden güvenli bir mesafede inşa edilmelidir. Sirenler ve kornalar ehemmiyetini belirtecek fakat gürültü kirliliğine sebep olmayan gürültü seviyelerine ayarlanmalıdır.
PCE Instruments, ses seviyesi ölçümü için farklı gereksinimleri karşılamak için kullanıcılarına çok çeşitli gürültü ölçüm cihazları sunmaktadır. Veri kaydına sahip gürültü ölçüm cihazlarımız, gürültü kirliliğinin uzun vadeli izlenmesini sağlar. Birkaç gürültü ölçüm cihazı, etkileyici koruma derecelerine (IP sınıfları) sahiptir ve zorlu koşullar altında kesintisiz ölçümler için kullanılabilir. Dış mekanda, havalimanlarının yakınında veya şantiyelerde gerçekleştirilen ölçümler için cihazlarımızın sahip olduğu uzun ömürlü bir pil takımı idealdir, böylece sahada ölçüm yaparken bir güç kaynağı aramaya gerek yoktur. Bir tripoda bir gürültü ölçüm cihazı monte etmek de mümkündür. Belirli bir süre sonra toplanan ölçülen değerler işlenebilir (LEQ verilerinin hesaplanması) ve belirli bir alandaki gürültü seviyesinin kesinlikle net bir resmini elde edebilirsiniz.
Gürültü seviyeleri ve süreleri ile ilgili sınırlamalar olduğunu unutmamak önemlidir. Ses seviyesi ölçer / Leq ses seviyesi ölçer yardımıyla elde edilen ölçümler, istenen ve gerçek değerler arasında bir tutarsızlık gösteriyorsa, gürültü emisyonları ile ilgili herhangi bir sorunun zamanında çözülmesi gerekir, böylece tüm sağlık ve güvenlik gereklilikleri geriye dönük olarak karşılanır.
Ses seviyesi için geleneksel birim desibeldir. Ve işyerinde veya başka herhangi bir durumda gürültü seviyelerini değerlendirmekle ilgili bir şey, geleneksel ikiye katlama (x2) kuralının burada işe yaramadığını hatırlamaktır. İnsan işitme duyusunun belirli bir eşiği 0'dır. 0 ikiye katlanamıyorsa, nasıl ikiye katlanabilir? Desibellerde, yalnızca birkaç dB'lik bir artışın, ses yüksekliğinin / gücün 2 kat artması anlamına geldiği kural geçerlidir. Öyleyse, kural 50dB sınırının aşılmaması gerektiğini söylüyorsa ve 10-15 dB'lik artış, normal çiftten (100) uzak olduğu için zararsız görünüyorsa, bu doğru değildir ve 15 dB'lik değişim önemli bir değişiklik gerçekte bu dikkate alınmalıdır. Akustik söz konusu olduğunda, her 10 dB, sesin iki katı anlamına gelir (güç her biri 3 dB'de iki katına çıkar, genlik her seferinde 6 dB'de).
Sınıf 1 ve 2'nin ses seviyesi ölçüm cihazlarının kalibrasyonu Referans standartları gibi oldukça hassas ölçümler için kullanılan bir ses seviyesi ölçer, sınıf 1 olarak adlandırılır. Sınıf 2 ses seviyesi ölçer, öncelikle testler ve muayeneler için kullanılır. işyeri güvenlik düzenlemelerine uygunluk.
Kalibrasyon, ölçüm sistemine müdahale etmeden bir ölçüm cihazı için ölçülen değişken düzeltmesinin kontrolü veya ölçülen değişkenin gerçek değerine göre sistematik ekran sapmasının belirlenmesidir. PCE Enstrümanları Kalibre Edilmiş Gürültü ölçüm cihazı Kalibrasyon sertifikası, test cihazlarının teknik özelliklerinin tanınmış bir ölçüm standardına uygun olduğunu onaylar.
Ölçümün başlangıcından bu yana, doğruluğun kontrol edilmesi veya kalibre edilmesi ihtiyacı olmuştur. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 9000'in piyasaya sürülmesi, kalite kontrol için yeni standartları beraberinde getirdi. Sonuç olarak, birçok şirket ve laboratuvarın ölçüm cihazları için ISO kalibrasyon sertifikaları alması gerekmektedir. ISO kalibrasyon sertifikası, belirli test ekipmanının ilgili ISO standardının minimum gereksinimlerini karşıladığını onaylayan kontrollü bir belgedir. PCE Instruments tarafından sunulan gürültü ölçüm cihazlarının çoğu için bir ISO kalibrasyon sertifikası alınabilir.
Tipik olarak, yeniden kalibre ederken, yalnızca zaman içindeki ölçümlerin sonuçları bir gürültü ölçüm cihazını yeniden kalibre etmenin uygun olduğunu gösterebilir. Ayrıca dikkate alınması gereken çok önemli noktalar, gürültü ölçüm cihazının kullanım şekli ve sıklığıdır. Bir gürültü ölçüm cihazı kısa bir süre boyunca sıklıkla kullanılmışsa, tüm işlevlerin doğru olduğundan ve doğruluğun aynı olduğundan emin olmak için yeniden kalibre etmek faydalı olabilir. Kalibrasyon zaman aralıkları, gürültü ölçüm cihazının kullanıldığı ortama bağlı olarak da değiştirilebilir. Laboratuvar koşulları, saha koşullarından çok farklı olabilir. Nem, sıcaklık ve kontaminasyon cihazı olumsuz etkileyebilir ve yeniden kalibre edilmesi istenebilir.
Gerçekte, birçok modern gürültü ölçüm cihazı, en yüksek kalibrasyon koşullarında kalır. Geçmişte tüm cihazların kalibre edilmesi gerekiyordu. Günümüzde, gürültü ölçüm cihazı gibi cihazlar çok hassas ve kararlıdır. Elbette çalışma sırasında, özellikle mikrofonlar gibi kırılgan ve hassas bileşenlerde hasar meydana gelebilir. Bu durumda, bir gürültü ölçüm cihazının hassasiyetini geri yüklemek veya doğrulamak için bir kalibrasyon gerçekleştirilir.
Sınıf I kalibrasyon, çok az belirsizlikle (veya toleransla) en doğru olanıdır. Sınıf II, daha büyük bir sapmaya izin verir. Gürültü ölçüm cihazı sınıfına bağlı olarak farklı kalibrasyon türleri kullanılabilir.
Örneğin ses için:- Sınıf I, +/- 0.3 dB toleransla sonuçlanmalıdır
Gürültü ölçüm cihazı / ses ölçer ile yapılan kalibrasyonlar arasındaki süreye kalibrasyon aralığı denir. Kalibrasyonlar arasındaki aralığı belirlemek ve kontrol etmek her gürültü ölçüm cihazı kullanıcısının sorumluluğundadır. PCE Instruments'ın güler yüzlü ve bilgili teknik uzmanları, bir kalibrasyon aralığı oluşturma süreciyle ilgili tüm soruları yanıtlamak için hazırdır.
PCE Instruments, güvenilir bir doğru, güvenilir gürültü ölçüm cihazı üreticisi ve tedarikçisidir. Her test cihazı, PCE Instruments'ın kendisi veya birinci sınıf bir kalibrasyon laboratuvarı ortağı tarafından mümkün olan en yüksek kalite standartlarına göre kalibre edilir ve ayarlanır.
Akustik kalibratörler, Sınıf 1 ve Sınıf 2 gürültü ölçüm cihazları için yaygın olarak mevcuttur. Ölçüm aletini kalibre etmek için ölçüm cihazının mikrofonu kalibratörün haznesine yerleştirilir. Sınıf 2 ölçüm cihazını kalibre etmek için, haznede 94 dB 1000 Hz'lik bir ses basıncı oluşturulur. Sınıf 2 gürültü ölçüm cihazı daha sonra bu değere göre kalibre edilir. Sınıf 1 kalibratörleri için, gürültü ölçüm cihazı 94 dB ve 114 dB'lik iki ses seviyesine kalibre edilmiştir. Bir akustik kalibratör her zaman olmamakla birlikte genellikle bir gürültü ölçüm cihazı ile eşleştirilir ve bir kit olarak satılır.
Bina akustiğinde, binalardaki istenmeyen seslere karşı korumayla ilgilidir, ancak sadece bu değil özellikle çalışma odaları ve etkinlik mekanlarında konuşma anlaşılırlığı ve ses algısı da önemli konulardır. Binalar her zaman mevcut standartlara ve yönergelere uymaz. Onay gerektiren yeni binalar ve dönüştürmeler için yapı ruhsat prosedüründe ses yalıtım hesaplamaları yapılması gerekmektedir. Onay gerektirmeyen mevcut binalar ve tadilatlar söz konusu olduğunda, genellikle ayrı bir anlaşma olmaksızın yalnızca minimum gereksinimler geçerlidir. Uygun bir gürültü ölçüm cihazı ile kullanılan bileşenlerle elde edilen yabancı gürültüdeki azalma, standartlaştırılmış prosedürler kullanılarak kontrol edilebilir ve ardından spesifikasyonlarla karşılaştırılabilir. Binalarda ses yalıtımını değerlendirirken, havadan gelen ses yalıtımı, çarpma sesi seviyesi ve bina hizmetleri sistemlerinden gelen tesisat gürültüsü arasında bir ayrım yapılır. Gürültü ölçüm cihazları ayrıca trafikten veya ticari işlemlerden kaynaklanan mevcut harici gürültünün izin verilen maksimum değerleri aşıp aşmadığını belirlemek için de kullanılabilir.
Bir yapının havadan gelen ses yalıtımı için yüksek değerler, korunacak odaya dışarıdan giren gürültüye karşı iyi koruma sağlar. Mevcut ses yalıtımı, DIN EN ISO 16283-1'e göre iç bileşenler için ses seviyesi farkı olarak ve harici bileşenler için DIN EN ISO 140-5'e göre belirlenir. Bu amaçla, alıcı odada ve belirli bir frekans için ses seviyesi ölçerler kullanılarak gönderme odasında kaydedilen gönderme odasında sabit bir gürültü sinyali üretilir. Dış sesler ve yankılanma süresi düzelttikten sonra, fark spesifikasyonlarla karşılaştırılır, örn. B. DIN 4109 veya VDI 4100'e göre daireler için.
TA Lärm (Gürültüye Karşı Koruma için Teknik Talimatlar) gürültü emisyonlarını Federal Immission Control Act için idari bir düzenleme olarak düzenler ve bu da genel halk veya mahalle için tehlikeler, önemli dezavantajlar veya önemli rahatsızlıklar anlamına gelebilir. TA Lärm, binaların dışındaki ve içindeki emisyon konumları için emisyon kılavuzu değerlerini belirler. Mahallede koruma ihtiyacı ile birlikte dış gürültüden korunma gereksinimleri artmaktadır. Spor ve eğlence tesisleri için Spor Tesisi Gürültü Koruma Yönetmeliği (18. BImSchV) ve Boş Zaman Gürültüsü Direktifi belirli kriterler belirler. Yol, demiryolu ve su yolundaki trafik gürültüsü DIN 45642'ye göre ve uçak gürültüsü DIN 45643'e göre ölçülür. İnşaat gürültüsü AVV inşaat gürültüsüne göre kaydedilecektir.
Kendi sistemlerinizden gelen seslerin mahalleyi olumsuz etkileyip etkilemediğini veya ortamdan gelen gürültünün izin verilen sınır değerleri aşıp aşmadığını kontrol etmek için bir desibelmetre kullanılabilir. Sağlam emisyon tahminlerinden gelen değerler veya varsayımlar sorgulansa bile, bir uzmanı görevlendirmeden önce kendi karşılaştırmalı ölçümlerinizi kaydetmeniz faydalı olabilir. Bir sistem operatörü olarak veya bir konser veya parti organizatörü olarak, gürültü seviyesinin kılavuz değerleri aşmamasını sağlamaktan sorumlusunuz. Analog çıkışlı veya anahtarlama çıkışlı bir desibelmetre kullanırsanız, önceden ayarlanmış sınır değerlere ulaşıldığında uyarılar tetiklenebilir veya gürültülü sistemler kısılabilir veya kapatılabilir.
Gürültülerin ses etkisi, büyük ölçüde oda geometrisine ve oda mobilyalarına bağlıdır. Yankılanma süresini önemli ölçüde etkilerler. Uygun bir gürültü ölçüm cihazına ek olarak, test sinyalleri için bir sinyal üreteci gereklidir. Gürültü ölçüm cihazı, test sinyalinin ne kadar sürdüğünü kaydeder. Ölçüm prosedürü DIN EN ISO 3382'de açıklanmıştır. DIN 18041, boyutlarına bağlı olarak odaların yankılanma süreleri için değerleri belirtir. Grup A, konferans veya eğitim odaları gibi söylenenlerin uzun mesafelerde iyi duyulması gereken odaları içerirken, B grubu konuşmanın yalnızca kısa mesafelerde iyi anlaşılması gereken odaları içerir.