1 TRUE RMS DİJİTAL MULTİMETRE KULLANIM KILAVUZU Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz
2 GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatası bulunmadığı garanti edilir. Teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde kusurlu bulunan ve peşin ödenen nakliye ücretleri ile fabrikaya dönen herhangi bir cihaz ilk alıcı hiçbir ücret ödemeden tamir edilecek, ayarlanacak veya değiştirilecektir. Bu garanti, piller veya sigortalar gibi artırılabilir malzemeleri kapsamaz. Kusur yanlış kullanım ya da anormal çalıştırma koşulları nedeniyle olmuşsa onarım nominal maliyetten fatura edilecektir. GENEL AÇIKLAMA Bu multimetre USB2.0 standart arayüzü ile kompakt bir 3 5/6 dijit true rms dijital multimetredir. DC gerilim, DC akım, true-rms AC gerilim, true-rms AC akım, direnç, kapasitans, frekans, diyot, sıcaklık, süreklilik ve görev döngüsünü ölçmek için kullanılabilir. Kutupluluk göstergesi, veri tutma, arka plan ışığı, erimdışı göstergesi, düşük pil göstergesi, göreli ölçüm, MAX / MIN kayıt modu ve otomatik kapatma özelliklerine sahiptir. Kullanımı kolay ve ideal bir ölçüm aracıdır. Özellikler 1. True-rms AC gerilimi ve true-rms AC akımı ölçer. 2. Sayacın ölçüm okumalarını standart USB portu aracılığıyla bilgisayara aktarır.
3 3. Analog çubuk grafiği, okuma birimi göstergesi ve arka plan ışığı sağlar. 4. Örnekleme hızı yaklaşık saniyede 3 kezdir. 5. Otomatik kutupluluk göstergesi, manuel aralık modu ve otomatik aralık modu sağlar. 6. Düşük pil göstergesi, erimdışı göstergesi, otomatik kapanma, manuel kapanma, göreli ölçüm ve max / min değer kaydı sağlar. 7. DC / AC gerilim, DC / AC akım, direnç, kapasitans, frekans, diyot, sıcaklık (C / F ), süreklilik ve görev döngüsü ölçümü yapar. 8. Tüm aralıklar için aşırı yük koruması sağlar. 9. Düşük güç tüketimi GÜVENLİK BİLGİLERİ Bu sayaç, bir ölçüm kategorisi (CAT III 600 V) ve kirlilik derecesi 2 hakkında elektronik ölçüm aletleri ile ilgili olan IEC-61010'a göre tasarlanmıştır. Bir Uyarı Elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalardan kaçınmak için bu yönergeleri uygulayın: a. Zarar görmüşse sayacı kulanmayın. Sayacı kullanmadan önce, kutuyu dikkatlice gözden geçirin. Konnektörleri çevreleyen yalıtıma özellikle dikkat edin. b. Hasarlı yalıtım veya açıktaki metal için test uçlarını dikkatlice gözden geçirin. Süreklilik için test uçlarını kontrol edin. Sayacı kullanmadan önce hasarlı test uçlarını değiştirin.
4 c. Eğer sayaç anormal çalışıyorsa kullanmayın. Koruma bozulmuş olabilir. Şüphe duyduğunuzda sayacı bakımdan geçirin. d. Patlayıcı gaz, buhar veya toz yakınında cihazı çalıştırmayın. e. Terminaller arasında ya da herhangi bir terminal ile toprak arasında, sayaç üzerinde belirtilmiş beyan geriliminden daha fazlasını uygulamayın. f. Kullanmadan önce, bilinen bir gerilimi ölçerek sayacın çalıştığını doğrulayın. g. Akımı ölçerken, devrede sayacı bağlamadan önce devre gücünü kapatın. Sayacı devre ile seri olarak yerleştirmeyi unutmayın. h. Sayacın bakımını yaparken, sadece belirtilen yedek parçaları kullanın. i. 30V ac rms, 42V maksimum veya 60V dc üstünde bir voltajla çalıştığınızda dikkatli kullanın. Bu voltajlar şok tehlikesi yaratırlar. j. Probları kullanırken, parmaklarınızı problardaki parmak korumalarının arkasında tutun. k. Bağlantı yaparken, ortak test ucunu akım taşıyıcı test ucunu bağlamadan önce bağlayın. Test uçlarının bağlantısını keserken önce akım taşıyıcı test ucunun bağlantısını kesin. I. Pil kapağı ya da kutuyu açmadan önce sayaçtan test uçlarını çıkarın. m. Cihazı çıkarılmış ya da gevşemiş pil kapağı ya da kutu bölümleri ile çalıştırmayın.
5 n. Olası elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara yol açabilecek yanlış okumaları önlemek için, düşük pil göstergesi ("E3") görünür görünmez pili değiştirin. o. Nispi modda ("A" görüntülenir) veya MIN modunda ("MIN" görüntülenir) dikkatli kullanılması zorunludur çünkü tehlikeli gerilim bulunabilir. p. Sayacı bu kılavuzda belirtilmeyen bir şekilde kullanmayın yoksa sayacın güvenlik özellikleri bozulabilir. q. Yerel ve ulusal güvenlik ilkelerine bağlı kalın. Tehlikeli akım taşıyıcı iletkenlerin açıkta olduğu yerde elektrik çarpması ve elektrik atlaması patlama yaralanmalarını önlemek için kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. El ya da cilt ile herhangi bir çıplak iletkene dokunmayın. r. Kalan tehlike: Bir giriş terminali tehlikeli akım taşıyıcı potansiyele bağlı olduğunda bu potansiyelin diğer tüm terminallerde görülebileceğine dikkat edilmelidir! s. CAT III - CAT III - Ölçüm Kategorisi III bina kurulumunda yapılan ölçümler içindir. Örnekler dağıtım panoları, devre kesiciler, kablolama, kablolar, toplayıcı çubuklar, bağlantı kutuları, anahtarlar, sabit kurulumdaki priz çıkışları, endüstriyel kullanım için teçhizat ve diğer bazı teçhizat, örneğin sabit kuruluma kalıcı bağlantılı yerleşik motorların ölçümleri ile ilgilidir. Ölçüm Kategorileri IV içindeki ölçümler için sayacı kullanmayın.
6 Dikkat Sayacı ya da test edilen donanımı olası zararlardan sakınmak için şu yönergeleri izleyin: a. Devre güç bağlantısını kesin ve direnç, diyot, kondansatör, sıcaklık ve sürekliliği ölçmeden önce tüm kondansatörleri boşaltın. b. Ölçümleriniz için uygun terminalleri, fonksiyonu ve aralığı kullanın. c. Akımı ölçmeden önce sayacın sigortalarını kontrol edin ve cihazı devreye bağlamadan önce devrenin gücünü kapatın. d. Fonksiyonları değiştirmek için aralık anahtarını döndürmeden önce test edilen devreden test uçlarının bağlantısını kesin. e. Sayaç kutusunu ya da pil kapağını açmadan önce sayaçtan test uçlarını çıkarın. f. Sayaç anti-parazit tasarımları nedeniyle güçlü parazitli ortamlarda çalışmayı durdurabilir. Sayacı yeniden açmak bu sorunu çözebilir.
7 Semboller Alternatif Akım Doğru Akım DC veya AC Dikkat, tehlike riski, kullanmadan önce kullanım kılavuzuna başvurun. Dikkat elektrik çarpması riski Toprak (topraklama) Terminali Sigorta Avrupa Birliği direktiflerine uyar Cihaz çifte yalıtım ve güçlendirilmiş yalıtım ile korunmaktadır. 1. Ekran Maksimum 9999 okuması olan LCD ekran 2. Düğmesi Ölçü Cihazı Yapısı Şekil 1
8 Sayacı Nispi moda ayarlamak için bu düğmeye basın, gösterge olarak görünür. Nispi moddan çıkmak için bu düğmeye tekrar basın, kaybolur.
9 USB iletişim moduna girmek için bu düğmeye basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun (bu modda sayacın okumalarını USB arayüzü ve iletişim uygulaması ile bir bilgisayara aktarabilirsiniz), bir gösterge olarak "USB" görünür. USB iletişim modundan çıkmak için bu düğmeye basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun, "USB" kaybolur. 3. Düğmesi Bu düğmeye basmak, aralık anahtarı "Hz / GÖREV" konumundayken sayacın frekans ve görev döngüsü arasında geçişini sağlar. 4. Düğmesi Mevcut okumayı ekranda tutmak için bu düğmeye basın. Gösterge olarak ekranda görünür. Veri Tutma modundan çıkmak için bu düğmeye tekrar vasın, kaybolur. Arka plan ışığını açmak ya da kapatmak için bu düğmeye basın ve 2 saniye basılı tutun. 5. Düğmesi MIN MAX Kayıt moduna girmek için kullanılır. 6. Fonksiyon / Aralık Anahtarı İstenen fonksiyonu ve aralığı seçmek için ve bunun yanı sıra sayacı açmak ya da kapamak için de kullanılır. Pil ömrünü korumak için sayacı kullanmıyorsanız bu anahtarı "OFF" konumuna getirin. 7. "10A" Jakı
10 Akım (600mA - 10A) ölçümleri yapmak amacıyla kırmızı test ucu için fişli konnektör
11 8. Jakı Bu, akım (<600mA) ölçümleri yapmak amacıyla kırmızı test ucu için fişli konnektördür. Ayrıca sıcaklık ölçümleri yapmak amacıyla termokupl çiftin pozitif fişi için bir plug-in konnektörüdür. 9. "COM "Jakı Bu, sıcaklık ölçümleri hariç tüm ölçümler için siyah probun fişli konnektörüdür. Ayrıca sıcaklık ölçümleri için termokupl çiftin negatif fişi için fişli konnektörüdür. 10. jakı Akım ve sıcaklık ölçümleri hariç tüm ölçümler için kırmızı test ucuna fişli konnektör. 11. " Aralık " Düğmesi Bu düğme gerilim, akım ve direnç ölçüm modlarında sayacın otomatik aralık modu ve manuel aralık modu arasında geçiş yapması için kullanılabilir ve ayrıca istenilen manuel aralığı seçmek için kullanılabilir. 12. " Seç Düğmesi Bu düğme sayacın şu geçişleri yapması için kullanılabilir: a. AC ve DC akım ölçümleri arasında. b. diyot ve süreklilik testi fonksiyonları arasında. c. fahrenhayt ve santigrat ölçümleri arasında. 1. Pil seviyesi düşük ve derhal değiştirilmelidir AUTO A -TRMS -USB
12 2. MAX Maksimum okuma gösterildi 3. MIN Minimum okuma gösterildi 4. Veri tutma etkinleştirilmiştir 5. Süreklilik testi seçilmiştir 6. Diyot testi seçilmiştir 7. Nispi mod etkindir 8. AUTO Otomatik aralık modu seçilmiştir 9. TRMS True RMS değeri görüntüleniyor. 10. USB USB seri bağlantı noktası iletişimi etkinleştirilmiştir
13 11. DC 12. Negatif işaret 13. AC 14. Çubuk grafiği Çubuk grafiği kullanmak LCD'nin alt kısmındaki çubuk grafik bir analog ekrandır. Yanan kısımlarının uzunluğu LCD'deki mevcut okumaya orantılıdır. Çubuk grafiği analog sayaç üzerindeki bir iğne gibidir. Sağ tarafında aşırı yük göstergesi ("I") ve solunda ise bir negatif kutupluluk göstergesi ("-") vardır. Yanan kısım sayısı ölçülen değeri gösterir ve seçilen aralığın tam ölçek değerine ilişkindir. 600V aralığında, örneğin ölçekteki ana bölümler sırasıyla 0, 100, 200, 300, 400, 500 ve 600V'ı temsil etmektedir. -100V bir giriş, negatif işareti ve ölçekteki "10"a kadar olan kısımları yakar.
14 LCD deki Birimler mv, V, ma, A nf, pf C, F Hz, khz, MHz Gerilim birimi mv: Millivolt; V: Volt; 1V=10 3 mv Akım birimi pa: Microamp; ma: Mllllamp; A: Amper; 1A=10 3 ma=10 6 pa Direnç birimi Q: Ohm; kq:kllohm; MQ: Megohm; 1MQ=10 3 kq=10 6 n Kapasitans birimi nf: Nanofarad; pf: Microfarad; 1F=10 Sıcaklık 6 pf=10 birimi 9 nf=10 12 pf C: Santigrat derece ; F: Fahrenhayt derece; Frekans birimi Hz:Hertz; khz:kilohertz; MHz:Megahertz; 1 MHz=10 khz=1 0 HZ % Görev döngüsü birimi %: Yüzde
15 GENEL ÖZELLİKLER Herhangi bir Terminal ve Toprak Zemin arasındaki maksimum gerilim: 600Vrms Jak Girişleri için Sigorta Koruma: 630mA, 690V, HIZLI, Min. Kesme Derecesi 20000A "10A" Jak Girişleri için Sigorta Koruması: 10A, 690V, FAST, Min. Kesme Derecesi 20000A Ekran: Maksimum 9999 okuması olan LCD Erimdışı Göstergesi: Ekranda "OL" gösterilir. Negatif Kutupluluk Göstergesi: Ekranda otomatik olarak "-" gösterilir. Örnekleme Hızı: yaklaşık saniyede 3 kez Çalıştırma Ortamı: 0 C ~ 40 C, <75%RH Sıcaklık Katsayısı: 0.2 x (belirlenen doğruluk)/ C (<18 C veya >28 C) Muhafaza Ortamı: -30 C ~ 60 C, < 85%RH Çalıştırma Yüksekliği: metre Pil: 9V, 6F22 veya eşdeğeri Düşük Pil Göstergesi: Ekranda gösterilir. Boyut: 185X86X44mm Ağırlık: yaklaşık 380g (pil ve kılıf dahildir) ŞARTNAME
16 Doğruluk, kalibrasyon sonrasında bir yıl süre için ve 18 C - 28 C ve bağıl nemin %75'ten küçük olduğu durumda belirlenmiştir. Özellikle belirlenen aralıklar dışında doğruluk aralığın %5'i ila %100'üne kadar belirlenmiştir. Doğruluk özellikleri şu şekildedir: ±([Okuma yüzdesi]+[en Sağdaki Basamak sayısı]) DC Gerilim
17 Aralık Çözünürlük Doğruluk 600mV 0.1 mv ±(0.8%+5) 6V 1mV ±(0.5%+5) 60V 10mV ±(0.8%+5) 600V 0.1V ±(1.0%+7) Giriş Empedansı: 600mV aralığı:> 100MQ diğer aralıklar: 10M
18 AC Gerilim Aralık Çözünürlük Doğruluk 6V 1mV ±(1.6%+10) 60V 10mV ±(1.5%+10) 600V 0.1V Giriş Empedansı: 10MQ Tepe Faktörü: 3.0 Okuma: True rms Frekans: 40Hz~1kHz Not: Giriş terminalleri kısa devre olduğunda, ekran bir okuma gösterebilir. Bu, önemli değildir ve ölçüm doğruluğunu etkilemez. DC Akım
19 Aralık Çözünürlük Doğruluk 600.0pA 0.1 pa 6000pA 1.0pA ±(1.0%+7) 60.00mA 0.01mA 600.0mA 0.1mA 6.000A 1mA ±(1.5%+7) 10A 10mA Aşırı Yük Koruması: jak girişleri için koruma: Sigorta, 630mA/690V, "10A" jak girişleri için Hızlı Koruma: Sigorta, 10A / 690V, Hızlı Maks. Giriş Akımı: 10A (Girdiler için > 2A: Ölçüm süresi <10 saniye, aralık> 15 dakika) Not: 10A aralığı, aralığın % 20 ila % 100'ü şeklinde belirtilir.
20 AC Akım Aralık Çözünürlü k Doğruluk 600.0pA 0.1 pa 6000pA 1.0pA ±(1.8%+10) 60.00mA 0.01mA 600.0mA 0.1mA 6.000A 1mA ±(2.5%+10) 10A 10mA Aşırı Yük Koruması: jak girişleri için koruma: Sigorta, 630mA/690V, "10A" jak girişleri için Hızlı Koruma: Sigorta, 10A / 690V, Hızlı Maks. Giriş Akımı: 10A (Girdiler için > 2A: Ölçüm süresi <10 saniye, aralık> 15 dakika) Frekans: 40Hz ~ 1 khz Tepe Faktörü: 3.0 Okuma: True rms Not:
21 1. 10A aralığı, aralığın % 20 ila % 100'ü şeklinde belirtilir A manuel aralığında, okuma 0.2A'dan küçükse okumayı stabilize etmek birkaç saniye sürebilir. 3. Giriş terminalleri kısa devre olduğunda, ekran bir okuma gösterebilir. Bu, önemli değildir ve ölçüm doğruluğunu etkilemez. Direnç Aralık Çözünürlük Doğruluk Q ±(1.0%+5) 6.000kQ kQ 100 ±(0.8%+5) 600.OkO MO 1kO ±(1.5%+5) 60.00MO 10k0 ±(3.0%+10) Açık Devre Gerilimi: < 0.7V Frekans
22 Aralık Çözünürlük Doğruluk 9.999Hz 0.001Hz 99.99Hz 0.01Hz 999.9Hz 0.1Hz 9.999kHz 1Hz ±(1.0%+5) 99.99kHz 10Hz 999.9kHz 100Hz 9.999M Hz 1kHz belirtilmemiş Girdi Gerilimi: 1V rms ~ 20V rms Not: Frekans ölçümleri otomatik kademelidir. Görev Döngüsü Kaps am Çözünürl ük Doğruluk Uyarı 5% - 95% 0.1% ±(2%+7) Otomatik Aralık Girdi Gerilimi: 4 ~ 10Vp-p; Frekans Aralığı: 4Hz ~ 1 khz Kapasitans (Nispi Modu kullanın)
23 Aralık Çözünürlü k Doğruluk 40.00nF 10pF ±(3.5%+20) 400.OnF 100pF ±(2.5%+5) 4.000pF 1nF ±(3.5%+5) 40.00pF 10nF ±(4.0%+5) 400.0pF 100nF ±(5.0%+5) 4000pF 1pF belirtilmemiş Sıcaklık Aral ık Kapsam Çözünü rlük Doğruluk -20 C~0 C o.rc ±(6.0% +5 C) C 0 C~400 C o.rc ±(1.5% 400 C~ C) 0 C rc ±(1.8% +5 C) -4 F~32 F 0.1 F ±(6.0% F 32 F~752 F 0.1 F ±(1.5% +9 F) 752 F~183 1 F +7.2 F) ±(1.8% 2 F +9 F) Sıcaklık sensörü: K Tipi Termokupl - Nikel Krom / Nikel Silikon Aşırı Yük Koruması: Sigorta, 630mA/690V, Hızlı Not:
24 1. Doğruluk termokupl prob hatasını içermez. 2. Doğruluk şartnamesi ortam sıcaklığının ± 1 C'de stabil olduğunu varsayar. ±5 C'lik ortam sıcaklığı değişiklikleri için nominal doğruluk 1 saat sonra uygulanır. 3. Sayacın çalıştırma sıcaklığı 18 C ve 28 C arasında olmalıdır; aksi takdirde ölçüm doğruluğu garanti edilmez.
25 Diyot
26 Aral ık Tanıtım Uyarı Diyotun yaklaşık ilyaklaşık ieri gerilim düşüşü görüntülenir. Açık Devre Gerilimi: yaklaşık 3V : Yaklaşık 0.8mA Test Akımı Gerilim düşüşü 2V'dan fazla ise, ekran aralık üstü göstergesini "OL" gösterir. Continuity Aral ık Tanıtım Uyarı Direnç yaklaşık 200'den daha az Açık Devre ise dahili Gerilimi: < ikaz sesi 0.7V duyulacak tır. Direnç 1500'den
27 ÇALIŞTIRMA TANITIMI Nispi Modu Kullanmak Nispi mod bazı fonksiyonlarda mevcuttur. Nispi modu seçmek sayacın o anki okumayı daha sonraki ölçümler için referans olarak saklamasına yol açar. 1. düğmesine basın, sayaç Nispi moda girer ve mevcut okumayı daha sonraki ölçümler için referans olarak saklar ve gösterge olarak görünür. Ekran sıfırı okur. 2. Yeni ölçüm gerçekleştirdiğinizde, ekran referans ve yeni ölçüm arasındaki farkı gösterir. 3. düğmesine tekrar basın, sayaç Nispi moddan çıkar. Not: Nispi modu kullandığınızda, test edilen cismin gerçek değeri, seçilen aralığın tam aralıklı okumasını aşmamalıdır. Gerekirse daha yüksek bir ölçüm aralığı kullanın. Veri Tutma Modu Ekranda mevcut okumayı tutmak için düğmesine basın, gösterge olarak ekranda görünür. Veri tutma modundan çıkmak için düğmeye tekrar basın. Kaybolur.
28 Manuel Aralık ve Otomatik Aralık Sayaç hem otomatik aralık modu hem de manuel aralık moduna sahip olan ölçüm fonksiyonlarından otomatik aralık moduna önceden tanımlanmıştır. Sayaç otomatik aralık modunda olduğunda "AUTO" sembolü gösterilir. 1. Manuel aralık moduna girmek için Range düğmesine basın, "AUTO" sembolü kaybolur. Range düğmesine her bir basma aralığı artırır. En yüksek aralığa ulaşıldığında sayaç en düşük aralığa sarar. 2. Manuel aralık modundan çıkmak için Range düğmesine basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Sayaç Otomatik aralık moduna dönecek ve "AUTO" gösterilir. MIN MAX Kayıt Modu MIN MAX modunun etkinleştirilmesinden itibaren, bu mod tüm giriş değerlerinin minimum ve maksimum değerlerini kaydeder. Veriler kaydedilen minimum değerin altına veya kaydedilen maksimum değerin üstüne giderse sayaç yeni değeri kaydeder. MIN MAX kaydını kullanmak için: 1. Sayacın istenen fonksiyon ve aralıkta olduğundan emin olun.
29 DC Gerilimini Ölçme 2. MIN MAX modunu etkinleştirmek için düğmesine basın, ekran maksimum okumayı gösterir ve ekranda bir gösterge olarak "MAX" görünür. Minimum okumayı ("MIN" görünür) veya maksimum okumayı ("MAX" görünür) göstermek için düğmesine basmaya devam edin. 3. MIN MAX modundan çıkmak ve depolanan okumaları silmek için, düğmesine basın ve yaklaşık 1 saniye basılı tutun veya aralık anahtarını çevirin. Not: Hem otomatik aralık modu hem de manuel aralık moduna sahip olan ölçüm fonksiyonlarında siz MIN MAX moduna girdiğinizde sayaç manuel aralık moduna geçer. MIN MAX moduna girmeden önce istenen manuel aralığını seçin. 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu da jakına bağlayın. 2. Aralık anahtarını aralığına ayarlayın. 3. Range düğmesiyle otomatik veya manuel aralık modunu seçin. Manuel aralık modunu kullanıyorsanız ve ölçülecek gerilim büyüklüğünü önceden bilmiyorsanız, en
30 yüksek aralığı seçin ve sonra tatmin edici çözünürlük elde edilene kadar kademe kademe azaltın. 4. Test uçlarını ölçülecek kaynak veya devre ile bağlayın. 5. Ekrandaki okumayı okuyun. Kırmızı ucun kutupluluk bağlantısı da gösterilecektir.
31 Not: Elektrik çarpmasının size ya da sayaca zarar vermesini önlemek için terminaller arasında 600V dc'den daha yüksek gerilim uygulamayın. AC Gerilimini Ölçme 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu da jakına bağlayın. 2. Aralık anahtarını V~ aralığına ayarlayın. 3. Range düğmesiyle otomatik veya manuel aralık modunu seçin. Manuel aralık modunu kullanıyorsanız ve ölçülecek gerilim büyüklüğünü önceden bilmiyorsanız, en yüksek aralığı seçin ve sonra tatmin edici çözünürlük elde edilene kadar kademe kademe azaltın. 4. Test uçlarını ölçülecek kaynak veya devre ile bağlayın. 5. Ekrandaki okumayı okuyun. Not:
32 Elektrik çarpmasının size ya da sayaca zarar vermesini önlemek için terminaller arasında 600V ac rms'den daha yüksek gerilim uygulamayın. DC veya AC Akımı Ölçme 1. Siyah test ucunu "COM" jakına bağlayın. Ölçülecek akım 600mA'dan az ise kırmızı test ucunu jakına bağlayın. Akım 600mA ve 10A arasında ise kırmızı test ucunu "10A" jakına bağlayın. 2. Aralık anahtarını aralığına ayarlayın. 3. DC veya AC akım ölçümünü seçmek için Seç düğmesine basın, ekranda ilgili simge gösterilir. 4. Ölçmek istediğiniz devrenin gücünü kapatın. Tüm kondansatörleri boşaltın. 5. Ölçülecek devre yolunu kesin, test uçlarını devreye seri bağlayın. 6. Devre gücünü açın, sonra ekranı okuyun. DC akım ölçümleri için, kırmızı test ucunun kutupluluk bağlantısı da gösterilecektir. Not: 1. Manuel aralık modunu kullanıyorsanız ve ölçülecek akımın büyüklüğünü önceden bilmiyorsanız, en yüksek
33 aralığı seçin ve sonra tatmin edici çözünürlük elde edilene kadar kademe kademe azaltın. 2. Otomatik aralık modunda AC akım ölçümü yaparsanız, cihaz 6A aralığından 10A aralığına değiştiğinde ekranda anlık olarak "OL" görünecekr ve dahili ikaz sesi birkaç kez duyulacaktır. Bu normaldir ve ölçümü etkilemez. Direnci Ölçme 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu jakına bağlayın. (Not: Kırmızı ucun kutupluluğu pozitiftir +.) 2. Aralık anahtarını aralığına ayarlayın. 3. Test uçlarını ölçülecek yüke bağlayın. 4. Ekrandaki okumayı okuyun. Not: 1. Ölçümler > 1M için sayacın okumayı stabilize etmesi birkaç saniye sürebilir. Bu yüksek direnç ölçümleri için normaldir. 2. Giriş bağlı değilken, örneğin açık devrede, "OL" erimdışı göstergesi olarak gösterilecektir.
34 Süreklilik Testi 3. Ölçümden önce ölçülecek devrenin tüm gücünü kesin ve tüm kondansatörleri tamamen boşaltın. 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu jakına bağlayın. (Not: Kırmızı ucun kutupluluğu pozitiftir +.) 2. Aralık anahtarını durumuna ayarlayın. 3. Ekran gösterene kadar Seç düğmesine basın. 4. Test uçlarını ölçülecek devreye bağlayın. 5. Devrenin direnci yaklaşık 20 den az ise, dahili ikaz sesi duyulacaktır. Not: Testten önce ölçülecek devrenin tüm gücünü kesin ve tüm kondansatörleri tamamen boşaltın. Kapasitansı Ölçmek Şekil 8
35 1. Aralık anahtarını durumuna ayarlayın. 2. Şekil 8 deki gibi adaptörü "COM" jakına ve jakına bağlayın. 3. düğmesine basın, sayaç Nispi moda girer ve gösterge olarak görünür. Ekran sıfırı okur. 4. Ölçülecek kondansatörü boşaltın ve sonra adaptörün kapasitans test soketine bağlayın. 5. Okuma stabil oluncaya dek bekleyin, sonra okumayı okuyun. Not: 1. Ölçümden önce ölçülecek kondansatörün tamamen boşaltılmış olduğundan emin olun. 2. Kapasitans ölçümleri için maksimum okuma "3999"dur, tüm aralıklar otomatik aralıklıdır. 3. Sayacın kondansatörü şarj ve deşarj etme zamanını ölçerek kapasitansı ölçmesi nedeniyle daha yüksek bir kapasitansı ölçmek daha çok zaman alacaktır. Frekansı Ölçme 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu jakına bağlayın.
36 2. Aralık anahtarını Hz / Görev konumuna ayarlayın. Ekran Hz gösterene dek düğmesine basın. 3. Test uçlarını ölçülecek kaynak ya da yüke bağlayın. 4. Ekrandaki okumayı okuyun.
37 Not: 1. Frekans ölçümleri için aralık değişimi otomatik olarak yapılır. Maksimum okuma 9999'dır. Ölçüm aralığı: 0 ~ 10MHz'dir. 2. Giriş sinyalinin gerilimi 1V rms ve 20V rms arasında olmalıdır. Frekans ne kadar yüksekse gerekli giriş gerilimi de o kadar yüksek olur. Görev Döngüsünü Ölçme 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu jakına bağlayın. 2. Aralık anahtarını Hz/Görev konumuna ayarlayın. 3. Ekran " % "yi gösterene kadar Hz/Görev düğmesine basın. 4. Test uçlarını ölçülecek devreye bağlayın.
38 5. Okuma test edilen kare dalganın görev döngüsü okumasıdır. Not: 1. Giriş sinyalinin gerilimi 4vp-p ve 10Vp-p arasında olmalıdır. 2. Ölçülen sinyali kaldırmanızdan sonra okuması yine de ekranda kalabilir. Düğmeye iki kez basmak ekranı sıfırlayacaktır.
39 Diyot Testi 1. Siyah test ucunu "COM" jakına ve kırmızı test ucunu jakına bağlayın. (Not: Kırmızı ucun kutupluluğu pozitiftir +.)Set the range switch to ' ) position. Şekil Ekran gösterene dek Seç düğmesine basın. 3. Kırmızı test ucunu test edilecek diyotun anotuna ve siyah test ucunu diyotun katotuna bağlayın. 4. Ekran diyotun yaklaşık ileri gerilim düşüşünü gösterir. Bağlantı ters ise ekranda "OL" gösterilecektir. Sıcaklığı Ölçme Not Sayacın ya da diğer teçhizatın olası zararlardan korunması için sayaç -20 C ila C ve 4 F ila
40 1832 F ölçerken sayaç ile verilen K Tipi Termokupl'un 250 C'ye kadar ölçtüğünü unutmayın. Bu aralık dışındaki sıcaklıklar için daha yüksek dereceli bir termokupl kullanın. Sayaç ile verilen K Tipi Termokupl bir hediyedir, profesyonel değildir ve sadece önemli olmayan ölçümler için kullanılabilir. Doğru ölçümler için, profesyonel bir termokupl kullanın.. 1. Aralık anahtarını TEMP konumuna ayarlayın, ekran ortam sıcaklığına benzer olan dengeleme sıcaklığını gösterecektir. (Ortam sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek isterseniz sayaca K Tipi Termokupl bağlamanız gerekir.) 2. K Tipi termokuplun negatif "-" fişini "COM" jakına ve K Tipi termokuplun pozitif "+" fişini ise jakına bağlayın. 3. Ölçülecek cisme termokupl algılama ucunu bağlayın. 4. Bir süre bekleyin, sonra ekrandaki okumayı okuyun. 5. Sayacın santigrat ve fahrenhayt ölçümler arasında geçiş yapması için Seç düğmesine basın. Not: Sıcaklık 1000 C'yi aştığında, ekran "OL" gösterecektir. Otomatik Kapanma 15 dakika boyunca döner anahtarı çevirmemiş ya da bir düğmeye basmamışsanız ekran silinecek ve sayaç Uyku
41 moduna geçecektir. Herhangi bir düğmeye basmak sayacın Uyku modundan çıkmasını sağlar. Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmak için aralık anahtarını "OFF" konumundan çevirirken bir düğmeye basın ve bir süre basılı tutun. USB iletişim modu etkin olduğunda ("USB" görünür), otomatik kapanma özelliği devre dışıdır. İLETİŞİM ÖZELLİĞİ Sayaç ve bir PC arasında iletişim kurmak için, sayaç ile verilen CD'deki iletişim uygulaması talimatına bakın. USB arabirimi üzerinden gerçek zamanlı modda bilgisayara ölçüm okumalarını aktarmak için verilen veri kablosunu ve iletişim uygulamasını kullanabilirsiniz, bu okumalar bilgisayarda çeşitli şekillerde görüntülenecek ve bir dosya olarak saklanabilir.
42 BAKIM Uyarı Kalifiye bir teknisyen olmadıkça ve ilgili kalibrasyon, performans testi ve servis talimatlarına sahip değilseniz, sigortayı ve pili değiştirmek dışında test cihazını asla tamir etmeye ya da bakıma almaya kalkışmayın. Sayacı kullanılmadığı zaman kuru yerde saklayın. Yoğun elektromanyetik alan ortamında saklamayın. Genel Bakım Kutuyu düzenli olarak nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücüler kullanmayın. Terminallerdeki kir veya nem okumaları etkileyebilir. Terminalleri aşağıdaki gibi temizleyin: 1. Aralık anahtarını OFF konumuna ayarlayın ve sayaçtan tüm test uçlarını çıkarın. 2. Terminallerde var olabilecek kiri sallayarak çıkarın. 3. Yeni bir bezi alkolle ıslatın. 4. Her bir terminalin çevresini bezle silin.
43 Pil veya Sigorta Değiştirme Uyarı Olası elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara yol açabilecek yanlış okumaları önlemek için, düşük pil göstergesi belirir belirmez pili değiştirin Hasar veya yaralanmayı önlemek için, sadece belirtilen amper, gerilimi olan yedek sigortaları takın ve değerleri kesin. Arka kapağı veya pil kapağını açmadan önce test uçlarının bağlantısını kesin. Pili değiştirmek için, pil kapağındaki vidalı kilidi pil kapağının üzerinde gösterilen yönde 90 yavaşça döndürmek için uygun bir tornavida kullanın (Şekil 13'e bakınız). Pil kapağını çıkartın ve bitmiş pili aynı türden bir yenisiyle değiştirin. Pil kapağını yerine takın ve vidalı kilidi saat yönünde 90 yavaşça döndürün. Not: Aşırı kuvvet vida tipi kilide zarar verir. Yeterince büyük olmayan bir tornavida kullanmayın. Bu sayaç, iki sigorta kullanır:
44 Fuse 1: 630mA, 690V, HIZLI, Min. Kesme Değeri 20000A, 01OX38mm Fuse2: 10A, 690V, HIZLI, Min. Kesme Değeri 20000A, 01OX38mm Sigortayı değiştirmek için sayacı kılıfından çıkarın, arka kapağındaki vidaları çıkarın, arka kapağı çıkarın, sigortayı aynı değerdeki bir yenisiyle değiştirin. Kapağı, vidaları ve kılıfı yeniden takın. AKSESUARLAR Manuel: 1 parça Test ucu : USB Data Kablosu: Adaptör: CD ( USB Uygulama içerir): 1 çift parça 1 parça Sürücü ve 1 parça HEDİYE K Tipi Termokupl: 1 parça
45 BİLDİRGE 1. Bu kılavuz haber verilmeksizin değiştirilebilir. 2. Firmamız herhangi bir kayba ilişkin diğer sorumlulukları almayacaktır. 3. Bu kılavuzun içeriği test cihazının herhangi bir özel bir uygulama için kullanılmasına gerekçe olarak öne sürülemez.
46 BU MADDENİN İMHASI Değerli Müşterimiz, Eğer belirli bir noktada bu maddeyi imha etme niyetindeyseniz, o zaman bileşenlerinin birçoğunun geri dönüştürülebilen değerli malzemelerden oluştuğunu lütfen unutmayın. Lütfen çöp tenekesine atmayın, bölgenizdeki geri dönüşüm tesisleri için belediyenize danışın. V091222
Dijital Multimetre Kullanım Kılavuzu GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatası bulunmadığı garanti edilir. Teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde kusurlu bulunan ve peşin ödenen nakliye
Dijital Pens Ampermetre EM307 SERİSİ Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatası bulunmadığı garanti edilir. Teslim tarihinden
Analog Multimetre Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 365A GENEL AÇIKLAMA Bu sayaç DC/AC gerilimi, DC/AC akımı, direnç ve süreklilik ölçümleri için tasarlanmış doğrultucu türde,
Dijital Pens Ampermetre Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatası bulunmadığı garanti edilir. Teslim tarihinden itibaren
Dijital Multimetre Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 3672 GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatası bulunmadığı garanti edilir. Teslim tarihinden itibaren
DİJİTAL MULTİMETRE KULLANIM TALİMATI Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçilik hatası bulunmadığı garanti edilir. Teslim tarihinden itibaren bir
Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz GİRİŞ Bu sayaç DC ve AC gerilimi, AC akımı ve direnç ölçümleri için tasarlanmış doğrultucu türde, daimi mıknatıslı hareketli bobin araçtır.
Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu Gerilim Test Cihazı Kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz GENEL AÇIKLAMA Bu test cihazı, AC / DC gerilim testi, süreklilik / diyot testi, direnç ölçümü, tek kutuplu gerilim
DĠJĠTAL AC KLAMPMETRE TES 3092 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP 1.GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Aletin
Dijital Topraklama Test Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Dijital Topraklama Test Cihazı Kullanım Kılavuzu GİRİŞ Bu test cihazı topraklama direncini ve 200V'a kadar
TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.
TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.
TES OTOMATİK-KADEMELİ DİJİTAL MULTİMETRE TES-2700 KULLANMA KLAVUZU TES Electrical Electronic Corp. SAYFA 1 1.GÜVENLİK BİLGİSİ * Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini
SANTECH ST-2000 TOPRAK DİRENCİ TEST CİHAZI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Elektronik Dijital Toprak Direnci Test Cihazı, geleneksel el tipi jeneratör tipi test cihazının direkt olarak yerine kullanılır. Elektrikli
Çok Fonksiyonlu Kablo Test Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz GİRİŞ Bu alet bir Net Toner ve bir Net Probdan oluşur. Aktif bir ağa kablo bağlantısını test etmek ve port
106 & 107 Digital Multimeters Kullanım Kılavuzu June 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of
COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...
K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına
KULLANIM KILAVUZU PCE- SM 11 İleri hassas bir ölçüm için satın aldığınız Tuz Ölçer cihazıdır. Bu Ölçer karmaşık ve hassas bir alet olmasına rağmen,dayanıklı yapısı ile uzun yıllar kullanım sağlayacak özellik
373 Clamp Meter Kullanım Kılavuzu (Turkish) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks
COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...
Nem / Sıcaklık Ölçer TES-1364 KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER U.S. Pat. No. Des. 446,135 EKRAN : LCD çiftli ekran ve Analog ölçek ekran Ölçüm Sınırı : Nem 10% 95% RH Sıcaklık -20 +60 / - 4 +140 Çözünürlük
DC/AC KISKAÇLI ÖLÇER Model 1200 KULLANIM KILAVUZU PROVA INSTRUMENTS INC. EN 61010-2-032 CAT III 600V Kirlilik Derecesi 2 Sembollerin Anlamı: Uyarı: İlişikteki dökümanlara göz atınız. Uyarı: Elektrik çarpma
TES Dijital izolasyon test aleti TES 1600 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.
113 Electrical Multimeter Talimatlar Güvenlik Bilgileri Uyarı ikazı, yaralayıcı veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları ve eylemleri belirler. Dikkat ikazı, yaralayıcı veya ölümle sonuçlanabilecek
Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU ~ TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. I. TANITIM Pensmetre tamamen protatif 3 ½ dijit çok amaçlı ölçümlere imkan sağlayan bir test cihazıdır. Her tür elektrikli
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli
Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek
MT-3102 3 1/2 2A Mini Dijital Pensmetre Kullanım Kılavuzu 1. Baskı, 2013 2013 Prokit s Industries Co., Ltd. Her Hakkı Mahfuzdur. TALİMAT MT-3102 3 1/2 mini dijital pensmetre 3 ½ - haneli LCD multi-metre
K/J/T/E/N/R/S TERMOMETRE TES-1313 KULLANIM KILAVUZU T1 INTERVAL ALM Hi Lo T1 min:sec hour:min TYPE KJTERSN MX- MN AVG F K 1. GĠRĠġ Bu cihaz ısı sensörü olarak herhangi bir J, K, T, E, N, R ve S-tipi termokuplaj
323/324/325 Clamp Meter Kullanım Kılavuzu PN 4045153 May 2012 (Turkish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names
July 2012 (Turkish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies. 15B & 17B Multimeters
İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için
AC + DC WATT PENSMETRE Model 2009 KULLANMA KLAVUZU PROVA INSTRUMENTS INC. Kirlilik Kategori 2 Sembollerin Anlamları Dikkat : ekli dökümanlara bakınız Dikkat: Elektrik çarpma tehlikesi Çifte İzolasyon Voltaj
KULLANMA KLAVUZU MODEL TES 1500 DİJİTAL KAPASİTE ÖLÇER TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. 1. Özellikler 1-1 Genel özellikler Çalışma Prensibi Değer aşımı Pil bitmesi Sıfırlama Görüntüleme oranı Güç gereksinimi
DC / AC ma AKIM PROBU Model 15 KULLANMA KLAVUZU PROVA INSTRUMENTS INC. Kirlilik Kategori 2 Sembollerin Anlamları Dikkat : ekli dökümanlara bakınız Dikkat: Elektrik çarpma tehlikesi Çifte İzolasyon Voltaj
DİJİTAL TERMOMETRE TES-1306 KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİSİ Bu cihaz ısı sensörü olarak herhangi bir K/J tipi termokuplajla birlikte kullanım için bir dijital termometredir. Sıcaklık göstergesi K/J
Tes DĠJĠTAL MULTĠMETRE TES-2712 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Aletin
MT-1210 MULTİMETRE 3 1/2 GÖSTERGE EMNİYET BİLGİLERİ Bu dijital multimetre, aşırı gerilim kategorisi (Kat. II ) ve kirlilik derecesi 2 ye giren elektronik ölçüm aletlerine ilişkin IEC-1010 güvenlik standartlarına
Kızılötesi Termometre Kullanım Talimatı GİRİŞ Bu termometre, kızılötesi teknolojisini kullanan temassız bir sıcaklık ölçüm termometresidir. Bir nesnenin yüzey sıcaklığını ölçmek veya duvarlar, kalıplar,
CA 704 Kullanım Kitapçığı Güvenlik Multimetresi CA704 Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu multimetre enerjili sistemlerde kullanılabilir. Cihazınızdan en üst düzeyde verim almanız için lütfen kullanım
AC KAÇAK AKIM TEST CİHAZI Model CM-03 KULLANMA KLAVUZU PROVA INSTRUMENTS INC. Kirlilik Kategori 2 Sembollerin Anlamları Dikkat : ekli dökümanlara bakınız Dikkat: Elektrik çarpma tehlikesi Çifte İzolasyon
MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı Elektriksel ve endüstriyel testler için dizayn edilmiştir 1000V - 200 GΩ'a kadar İzolasyon testi (YENİ) Stabilize edilmiş izolasyon test voltajı (YENİ) 0.01
DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı; Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesidir. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen
Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz
1736/1738 Power Logger Güvenlik Bilgileri Ürününüzün kaydını yapmak ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.
DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Deneyin Amacı: Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesi. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen gerilimleri analitik
- TESTO 625 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 - INDEX 1. GENEL BİLGİ... 3 2. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR... 3 3. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
15B+/17B+/18B+ Digital Multimeters February 2014 (Turkish) 2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective
TES Ses Seviyesi Ölçer TES 1357 Kullanma Klavuzu TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. 1.GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Aleti
1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimetre tr Kullanım kılavuzu BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Giriş Hangi elektrikli cihazlarda hala elektrik bulunduğundan
365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Kullanım Kılavuzu PN 3622684 August 2010 (Turkish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.
1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.
TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt
MT-5110 3 1/2 Kapasitansmetre Kullanım Kılavuzu 1 inci Baskı, 2013 2013 Telif Hakkı Prokit s Industries Co., Ltd. 2 1. ÖZELLİKLER Kullanımı kolaydır ve doğru sonuçlar verir Yüksek ölçüm hassasiyetine sahiptir
4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA
testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma
İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar
374, 375, 376 Clamp Meter Kullanım Kılavuzu PN 3608883 July 2010 (Turkish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product
Teknik Katalog [Işık Ölçer] [PCE-EM 886] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: email@example.com Telefon: +90
Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)