- İşitme cihazları
- İşitme cihazı stilleri
- Kulak Arkası (BTE) İşitme Cihazları
- KULAK İÇİ (ITE) İŞİTME CİHAZLARI
- UZMANLIK CİHAZLARI İŞİTME CİHAZLARI
- İŞİTME AMPLİFİKATÖRLERİ VE İŞİTME CİHAZLARI ARASINDAKİ FARK
- İşitme Teknolojisi Özellikleri
- İŞİTME CİHAZI TAKMA
- İŞİTME CİHAZLARI BEKLİYOR
- Fiyatlandırma
- BAKIM VE BAKIM
- KULAK ARKASINDA (BTE) İŞİTME CİHAZLARI GÜNLÜK BAKIM
- KULAK İÇİ (ITE) İŞİTME CİHAZLARI GÜNLÜK BAKIM
- AÇIK KULAK BTE İŞİTME CİHAZLARI GÜNLÜK BAKIM
- KULAK ALICISI BTE İŞİTME CİHAZLARI GÜNLÜK BAKIM
- İşitme Cihazlarıyla İletişim
- Mekanik Sınırlamalar ve Bakım
- İlk Donanımda Beklentiler
- İşitme Cihazının Değerlendirilmesi Beklentileri
- İşitme Cihazları Öncesinde Beklentiler Dikkate Alınmaktadır
- İşitme Cihazları Tüketici Kaynakları
İŞİTME AIDS
İşitme cihazları kulağa takılan, pille çalışan küçük amplifikatörlerdir. Ortamdaki sesleri almak için küçük mikrofonlar kullanılır. Bu sesler daha sonra daha da yükselir, böylece kullanıcı bu sesleri daha iyi duyabilir. İşitme cihazları işitme duyunuzu normale döndürmez. İşitme duyusunun doğal bozulmasını önlemezler veya işitme yeteneğinde bozulmaya neden olmazlar. Bununla birlikte, işitme cihazları çoğu zaman günlük durumlarda iletişim kurma becerisini geliştirir.
Yetişkin Odyolojisi işitme cihazlarına iki hizmet yaklaşımı sunar: birlikte bir yaklaşımda ileri teknoloji ve birleşik bir yaklaşımda giriş seviyesi bir model. Gelişmiş teknoloji daha fazla işlem kanalına, çok kanallı sabit durum ve etki gürültüsünü azaltma ve uyarlanabilir yönlülüğün yanı sıra şarj edilebilir ve Bluetooth seçeneklerine sahiptir. Bu yardımlar, 2 - 3 yıllarına kadar garantilidir ve tüm ofis ziyaretleri ve hizmetleri ücrete dahildir. Giriş seviyesi modelinde daha az işlem kanalı, temel gürültü azaltma ve yönlülük vardır. Bu işitme cihazları, 1 yıl garantili olarak teslim edilir ve uygun ofis ziyaretleri ve hizmetleri ücrete dahil değildir. Maliyet önemli derecede düşük ve daha hesaplıdır. İşitme cihazlarını yerleştirmek için en iyi yöntem, her iki hizmet yaklaşımında da uygulanır.
İşitme cihazları birçok farklı stil ve teknoloji seviyesinde bulunmaktadır. Washington Üniversitesi'nde işitme cihazları ve işitme cihazı hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Referans
İşitme Cihazı Stilleri
İşitme cihazları çeşitli stil ve boyutlarda mevcuttur. Stil seçerken, her stilin herkes için uygun olmadığını hatırlamak önemlidir. İşitme uzmanınız farklı stilleri tartışacak ve hangi stilin sizin için en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır. Bir stil seçmeden önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Bu faktörler şunları içerir:
- İşitme kaybının derecesi ve yapılandırması
- Kulağın boyutu ve şekli
- Kozmetik tercihi
- Beceri ve işitme cihazını ve pilleri değiştirme yeteneği
- Kullanılabilir özellikler (örn. Yön mikrofonları, telefon bobini)
Ayrıca, geleneksel işitme cihazlarıyla iyi sonuç vermeyecek bazı işitme kayıpları vardır. Bazı hastalarda bir kulakta normal işitme veya duyulabilir bir işitme kaybı olabilir, ancak diğer kulakta ölçülebilir işitme veya konuşma anlayışı çok düşüktür. Diğer hastalarda kronik kulak problemleri olabilir ve geleneksel işitme cihazları yerine diğer cihazlardan daha fazla yararlanabilir. Özel cihazlar mevcuttur ve bu hastalar için daha uygun olabilir.
Stiller şunları içerir:
Kulak Arkası (BTE) İşitme Cihazları


Geleneksel BTE İşitme Cihazları:


Açık Kulak BTE İşitme Cihazları


Kulak İçi Alıcı BTE İşitme Cihazları:


ITE İşitme Cihazları:


ITC İşitme Cihazları:


CIC İşitme Cihazları:
Özel Aletler İşitme Cihazları
Geleneksel işitme cihazlarını kullanamayan hastalar için özel işitme cihazları mevcuttur. Bu cihazlardan bazıları Kemik Bağlantılı İşitme Cihazı (Baha), TransEar, Sinyalin Kontralateral Yönlendirmesi (CROS) veya Sinyalin İki Taraflı Kontralateral Yönlendirmesi (BiCROS) ve koklear implantları içerir.
Baha:
- Küçük bir vida ve dayanak kulağın arkasındaki kemiğe cerrahi olarak yerleştirilir ve ameliyattan yaklaşık üç ay sonra dayanağa bir işlemci dayanır.
- Bu cihaz, orta kulak hastalığı geçmişi olan veya bir kulakta ölçülebilen işitme duymayan (tek taraflı sağırlık) olan ve geleneksel işitme cihazlarından yararlanamayan hastalar için tasarlanmıştır.
- Ses titreşimleri, çalışan kokleaya kemik iletimi yoluyla aktarılır.
TransEar:
- Kemik iletimi BTE işitme cihazı
- Kulağın arkasına sığar ve kulak kanalının derinliklerine yerleştirilmiş küçük bir kemik iletimli osilatöre sahip bir kabloya bağlanır
- Tek taraflı sağırlığı olan hastalar için tasarlanmıştır
CROS veya BiCROS:
- Bir kulakta ölçülebilir işitme duyusu olmayan, ancak daha iyi kulakta normal işitme olan hastalar CROS'tan faydalanabilir; daha zayıf kulağa bir mikrofon vericisi takıldı ve daha iyi kulağa bir alıcı takıldı; Kötü kulaktaki vericiden gelen ses alıcıya yönlendirilir ve daha iyi kulağa bağlanır.
- Kötü kulakta ölçülebilir işitme duyusu olmayan ve daha iyi kulakta uygun işitme kaybı olan hastalar BiCROS'tan faydalanabilir; daha zayıf kulağa bir mikrofon vericisi takılmış ve daha iyi kulağa alıcı bir işitme cihazı takılmıştır.
- Bu aletler BTE veya ITE işitme cihazları olabilir.
- Bu cihazlar kablosuz olarak ses iletebilir veya vericiyi ve alıcıyı bağlayan bir kablo kullanarak sesi yönlendirebilir.
Koklear İmplantlar:
- Koklear implantlar, orta derecede şiddetli işitme kaybına ve zayıf konuşma anlayışına sahip, geleneksel işitme cihazlarından faydalanmayan hastalar içindir.
- İç kulak içine bir elektrot dizisi yerleştirilir ve dış kulak üzerine bir işlemci takılır.
- Ses, işlemci mikrofonu tarafından alınır, analiz edilir ve bir mıknatıs vasıtasıyla iç implanta iletilir.
- Dahili implant, girişi elektrotlara aktarılan elektrik sinyallerine dönüştürür.
- Elektrotlar daha sonra koklear siniri uyarır.
İşitme Cihazları ve Kişisel Ses Amplifikatörleri: Farkı Bilmek
Onları televizyonda reklamı gördünüz - kullanıcıların uyuyanları rahatsız etmeden gece TV keyfini çıkarmasını veya küçük çocuklarını birçok metre öteden duymalarını sağlayan küçük elektronik ses amplifikatörleri.
Bu kişisel ses yükselticileri, insanların düşük ses seviyeli veya uzaktaki şeyleri duymalarına yardımcı olabilirken, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicilerin onları hatalı etmemelerini (veya ikame edici olarak kullanmalarını) onaylanmış işitme cihazları için kullanmak istemektedir.
FDA'nın Oftalmik, Nörolojik ve Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı genel müdür yardımcısı Eric Mann, “İşitme cihazları ve kişisel ses yükseltme ürünleri (PSAPS) hem sesi duyma yeteneğimizi artırabilir” diyor. cihazlar. “Her ikisi de giyilebilir ve bazı teknolojileri ve işlevleri benzer.”
Bununla birlikte, Mann, ürünlerin yalnızca işitme cihazlarının, işitme engelliler için telafi edilmesinin amaçlandığından farklı olduğunu belirtmektedir.
Tüketicilerin kişisel bir ses yükseltici almaları gerektiğini ancak işitme kaybını bir neden olarak aldıklarını belirttikten sonra almaları gerektiğini söyledi. “İşitme kaybından şüpheleniyorsanız, işitme sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesini sağlayın” diye ekliyor.
Mann, bir PSAP'ı işitme cihazının alternatifi olarak seçmek, işitme duyunuza daha fazla zarar verebilir. “Muhtemel tedavi edilebilir bir durumun tanısında gecikmeye neden olabilir. Ve bu gecikme, durumun daha da kötüleşmesine ve başka komplikasyonlara yol açmasına izin verebilir ”dedi.
Mann, “İşitme engelliler için yapılan tedaviler, doktor ofisinde bir balmumu tıkacının çıkarılması kadar basit olabilir, nadir durumlarda ise orta veya iç kulakta bir tümörü veya büyümeyi gidermek için büyük bir ameliyat kadar ciddi olabilir” diyor Mann.
İşitme Kaybı Belirtileri
Mann, işitme kaybından şüphelendiklerinden şüphelenen tüketicilerin, işitme kaybının tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilir herhangi bir nedenini belirlemek için, tercihen bir kulak uzmanı tarafından kapsamlı bir tıbbi değerlendirme almaları gerektiğini söyledi. İşitme kaybı semptomları gösteren kişiler, işitme testlerini yaptırmak için bir doktora veya işitme sağlığı uzmanına görünmelidir.
Eğer işitme kaybınız varsa,
- insanlar onlarla konuşurken bağırdığını söylüyor
- TV ya da radyonun diğer insanlardan daha yüksek sesle açılmasını istiyorsunuz
- sık sık insanlardan kendilerini tekrar etmelerini istersiniz, çünkü onları, özellikle gruplar halinde veya arka plan gürültüsü olduğunda duyamaz veya anlayamazsınız.
- bir kulaktan diğerinden daha iyi duyabiliyorsunuz
- duymak için zorlanmak zorundasın
- damlayan bir musluk veya yüksek bir keman notu duyamıyorsunuz
Nasıl Farklılaşırlar?
Mart 2009’ta FDA, işitme cihazlarının ve kişisel ses artırıcı cihazların nasıl farklılaştığını açıklayan bir rehber yayınladı.
Yeni yayınlanan rehber, işitme cihazını, işitme bozukluğunu telafi etmeyi amaçlayan ses yükseltici bir cihaz olarak tanımlar.
PSAP'lerin işitme engelliler için yapması amaçlanmamıştır. Bunun yerine, işitme engelli olmayan tüketicilerin, ortamdaki sesleri eğlence etkinlikleri gibi bir dizi nedenden dolayı yükseltmeleri için tasarlanmıştır.
PSAPS ve işitme cihazları arasındaki fark, FDA'nın bugün başlattığı işitme cihazlarına yönelik yeni bir Web sayfasında ele alınan konular arasında.
İşitme amplifikatörlerine karşı işitme cihazları
Benzer amaçlara hizmet etmesine rağmen, işitme amplifikatörleri ve işitme cihazları iki farklı şeydir. Bu cihazları birbirinden ayıran şeylerden geçelim.
Televizyon reklamları kişisel ses amplifikatörlerini cazip bir satın alma işlemi yaparken, çoğu insan işitme amplifikatörleri ve işitme cihazları arasındaki temel farkları tanımakta başarısız olmuştur. Frekansa özgü işitme kaybı, tüm seslerin güçlendirilmesiyle ve bir işitme cihazının kullanılması gereken bir amplifikatör kullanılmasıyla hafifletilebilecek bir şey değildir, tehlikeli olabilir.
Pek çok odyolog ve kuruluş, amplifikatörler ve işitme cihazları arasındaki farkı vurgulamaya çalıştı. FDA bile insanları işitme amplifikatörlerinin işitme cihazlarının yerini almadığı konusunda uyardı. İki cihaz arasındaki önemli farklardan birkaçı ve işitme cihazlarının neden daha güvenli bir bahis olduğu nedenleri.
Kişisel ses artırıcı ürünler veya PSAP'lar, işitme kaybı olmayan insanlar için çevresel işitmeyi artırmak için tasarlanmıştır. Hangi sesleri güçlendirdikleri konusunda seçici değildirler ve genellikle başka bir odadaki çocuklar veya bebeklerde “kulak tutmak” için kullanılırlar. Ayrıca kuş gözlemciliği ve tiyatro gibi dinlence etkinlikleri sırasında ses kalitesini yükseltmek için ilan edilmişlerdir.
Konsept ilginç olsa da, bazı insanlar PSAP'leri reçetesiz işitme cihazı olarak kötüye kullanmaya başladı. Maliyetleri düşürmenin ve sertifikalı bir işitme cihazına para harcamaktan kaçınmanın kolay bir yolu gibi görünebilir, ancak her yerdeki odyologlar ve doktorlar uygulamaya karşı uyardı. İşitme cihazları, kullanıcıya bağlı karmaşık bir amaç gerçekleştirirken, amplifikatörler tüm sesi artırır.
İşitme cihazları genellikle profesyonel olarak takılır ve kullanıcıya ince ayar yapar ve belirli frekansları artırarak işitme kaybını hafifletmeye yardımcı olur. Amplifikatörler frekans veya ses seviyesinden bağımsız olarak işleri daha yüksek sesle yaparlar. İşitme cihazları, işitme güçlüğü çeken kişilere göre uyarlanırken, PSAP'lerin çok çeşitli işitme düzeyi olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.
İşitme amplifikatörlerinin tehlikeleri
İşitme amplifikatörleri tek başlarına tamamen tehlikeli değildir. Ancak, PSAP’ları kötüye kullanan insanlar, onları bu kadar zararlı yapan şeydir. Birçok tüketici bunları işitme cihazı olarak kullanmaya çalışabilir ve bu da işitme duyusuna daha fazla zarar verebilir. İşitme amplifikatörlerinde ve işitme cihazlarında kullanılan teknoloji bazı bakımlardan benzer olsa da, farklı amaçlar için iki ayrı cihazdır.
İşitme amplifikatörlerinin normal işiten insanlar tarafından kullanılması gerekiyorsa, işitme cihazları işitme kaybı olanlar için tasarlanmıştır. İnsanlar işitme kaybını azaltmak için PSAP'lar kullandıklarında, sorun çözülmemektedir. Aslında, sorun tanınmıyor bile. İşitme kaybını teşhis etmek için tam bir odyogram ve kontrol gereklidir.
İşitme kaybı için uygun yardım alamamak bir kişinin işitme duyusunun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu, hafif ve ciddi işitme kaybı arasındaki fark anlamına gelebilir.
Hangisini seçeceğinizi bilmek
Siz veya sevilen biri PSAP satın almakla ilgileniyorsa, bunun hakkında hızlıca bir tartışma yapın. Neden alıyorlar? Yalnızca kuş gözlemciliği, tiyatro veya çocuk bakımı ile ilgileniyorlarsa, işitme amplifikatörünü çok az kullanmaktan faydalanabilirler. Ancak, duymakta güçlük çektikleri için bir PSAP alıyorlarsa, bir sorun olabilir.
Bir PSAP satın almadan önce, potansiyel alıcıların bir işitme testine yatırım yapması önerilir. Duymalarıyla ilgili bir sorun varsa, bir odyogram onu tanımlamaya yardımcı olabilir. Oradan, sorunlarını güvenli ve verimli bir şekilde çözecek olan gerçek işitme cihazlarını göz önünde bulundurarak başlayabilirler.
PSAP'ler ve işitme cihazları ilk bakışta benzer görünse de, daha farklı olamazlardı. Biri rekreasyonel kullanım içindir, diğeri işitme kaybı için önerilen bir tedavidir. İşitme cihazı yerine bir amplifikatör satın almak, kolay çıkış yoluna benzeyebilir, ancak yarardan çok zarar verebilir.
İşitme Teknolojisi Özellikleri
Analog ve Dijital İşitme Cihazları
Analog işitme cihazları uzun yıllardır mevcuttur. Onlar bir .. sahip mikrofon ses toplamak ve sesi elektrik enerjisine dönüştürmek amplifikatör elektrik enerjisinin gücünü artırmak, ve alıcı veya elektrik enerjisini akustik sese dönüştürmek için hoparlör. Analog işitme cihazları, otomatik kazanç kontrolü (AGC) adı verilen bir işlemle yüksek sesleri aşırı yükseltmeden yumuşak seslerin yükseltilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, analog işitme cihazları tipik olarak başka gelişmiş özelliklere sahip değildir.
Dijital işitme cihazları daha karmaşıktır. Dijital işitme cihazlarında, bir mikrofon sesi alır ve daha sonra dijital sinyale dönüştürülür. Dijital sinyaller daha sonra işitme cihazındaki küçük bilgisayar çipi tarafından işlenir. Dijital sinyal Dijital Sinyal İşleme (DSP) kullanılarak analiz edilip işlendikten sonra, akustik sese dönüştürülür. DSP, ses düzeyindeki değişikliklere izin verir, ancak zorlu dinleme ortamlarında iletişimi iyileştirmeye yardımcı olmak için gürültü azaltma ve diğer özellikler de sağlayabilir.
Halen, çok az sayıda analog işitme cihazı mevcuttur ve çoğu işitme cihazı DSP içerir. Bununla birlikte, dijital işitme cihazlarında, birçok farklı özellik mevcuttur ve bu bölümde ayrıca ele alınmaktadır.
Kazanç (hacim) İşleme
Uzun yıllar boyunca, işitme cihazları, giriş seslerine bağlı olarak ses seviyesini otomatik olarak arttırabilir veya azaltabilir. Bu özellik ses kontrolünü fiziksel olarak ayarlama ihtiyacını en aza indirir. Ancak, işitme kaybı olan çoğu hasta için, ses seviyesinin basitçe arttırılması veya azaltılması konuşmanın netliğini artırmaz. Çok yüksek sesleri azaltıyor olabilirsiniz, ancak aynı zamanda konuşma anlayışını geliştirmek için arttırılması gereken sesleri de azaltabilirsiniz. Bunu televizyonunuzun veya radyonuzun ses kontrol ayarlarında sık sık fark edebilirsiniz.
Daha yakın zamanlarda, işitme cihazları, sesi kanal adı verilen farklı frekans (ton) bölgelerine ayırabilir. Her kanalın sesi, stereodaki bir ekolayzere benzer şekilde bazı seslerin diğerlerinden daha fazla yükseltilmesine izin vererek bağımsız olarak ayarlanabilir. Her kanaldaki amplifikasyon miktarı, genel olarak işitme cihazı programlama yazılımı kullanılarak işitme uzmanınız tarafından ayarlanabilir.
Genel ses seviyesini değiştirmek için manuel ses seviyesi kontrolleri birçok işitme cihazında mevcuttur. Ses kontrollerine, işitme cihazı üzerindeki bir düğme veya ses kontrol tekerleği veya bazı durumlarda uzaktan kumanda ile erişilebilir.
Frekans Kanal Sayısı
Programlama için mevcut olan kanal sayısı işitme cihazlarına göre farklılık gösterir. Daha fazla kanalla, işitme cihazlarınız işitme kaybınıza daha doğru uyacak şekilde programlanabilir. Ayrıca, daha fazla kanalla, ses ortamının analizi daha doğrudur, bu da diğer işitme cihazı özelliklerinin işlevini geliştirebilir. Bununla birlikte, daha fazlası her zaman daha iyi değildir. 15'ten 20'e kadar olan kanallar seslerin 'çamurlu' olmasına neden olabilir. Bazı işitme kayıplarında, çok sayıda kanalı olan işitme cihazları, daha az sayıda kanalı olan işitme cihazları üzerinde önemli bir gelişme olmayabilir.
Yönlü Mikrofonlar
İşitme kaybı olan bireyler için en zor dinleme durumlarından biri, gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamaktır. Çevresel gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmenin en etkili yolu, her işitme cihazı üzerinde iki mikrofona sahip olmaktır - biri öndeki alan için diğeri arkadaki alan için. Her mikrofon, ortamdaki sesi analiz eden işitme cihazı işlemcisine bilgi sağlar. Analiz yüksek bir gürültü seviyesi gösterdiğinde, arkadan gelen gürültüyü azaltmak için arka mikrofonun hassasiyeti azaltılır.
Daha az pahalı işitme cihazlarında bu, sesi azaltmak için işitme cihazı veya uzaktan kumandadaki bir düğmeye basılarak yapılır. Orta veya daha yüksek kalitede işitme cihazlarında, işlemci ortam gürültülü olduğunda arka mikrofonun hassasiyetini otomatik olarak azaltacak kadar güçlü olabilir. Ortam kapandığında arka mikrofonun hassasiyetini de normale yükseltir, böylece arkanızdaki yumuşak sesleri kaçırmazsınız.
Hatırlanması gereken bir şey, yönlü mikrofonların gürültüyü azaltmaya yardımcı olduğu, ancak gürültüyü ortadan kaldırmadığıdır.
Dijital Gürültü Azaltma
Gürültü için rekabet halindeki durumlarda yardımcı olacak yönlü mikrofonlara ek olarak, işitme cihazları bazı kanallarda amplifikasyonu azaltabilir. Genel olarak, genel konuşma anlayışına çok az fayda sağlayan kanallarda amplifikasyon azaltılır. Bu, önden gelen gürültüyü ve odadaki genel gürültüyü azaltmada yardımcı olabilir.
Daha fazla premium işitme cihazı, önemli konuşma bilgisi taşıyan kanallardaki amplifikasyonu arttırarak önden gelen konuşmayı geliştirmek için de çalışabilir, böylece konuşmanın sesten daha belirgin olduğunu söyler. Bununla birlikte, bazı çok gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamak, en karmaşık işlemlerle bile çok zor olabilir.
Dijital Geri Bildirim Azaltma
İşitme cihazlarındaki akustik geri bildirim, bazı eski işitme cihazlarından duymuş olabileceğiniz yüksek sesle ıslık sesidir. Bu, yükseltilmiş sesin kulak kanalından sızması ve işitme cihazının mikrofonu tarafından alınmasının bir sonucudur. Neyse ki, geri bildirim artık çok daha az yaygın çünkü çoğu dijital işitme cihazı geri bildirimi azaltan bir geri besleme yöneticisine sahip. Üreticiler geri bildirimlerin kontrol edilme şekli bakımından farklılık gösterir, ancak genel olarak, prim araçları daha etkilidir. Geri besleme olasılığı, işitme kaybının yapılandırmasına ve ciddiyetine de bağlıdır. Bu nedenle, her hasta en gelişmiş geribildirim yönetim sistemine ihtiyaç duymaz. Geri bildirim ayrıca cihazın uygunluğuna da bağlıdır. İşitme cihazları uygun şekilde takılırsa geri bildirim azaltılabilir.
Birden Çok Program veya Anılar
Birden fazla program veya hafıza işitme cihazlarında saklanabilir ve bir buton veya uzaktan kumanda ile erişilebilir. Bu programlar, farklı dinleme ortamları için işitme cihazlarını optimize eder. Telefonda veya televizyonda dinlemek gibi özel kullanımlar için çoklu programlar da kullanılabilir. Daha gelişmiş işitme cihazları ses ortamını analiz eder ve belirli ortamlar için otomatik olarak ayarlanır. Örneğin, birinci sınıf işitme cihazları gürültülü bir restoranda olduğunuzu doğru bir şekilde tespit edebilir ve yönlü mikrofonları ve gürültü azaltmayı etkinleştirebilir. Daha ucuz olan işitme cihazlarında, programın işitme cihazlarındaki düğmelere basılarak veya yönlü mikrofonların ve gürültü azaltmanın devreye girmesi için uzaktan kumanda kullanılarak manuel olarak değiştirilmesi gerekebilir.
Kendi kendine öğrenme
Bu özelliğe sahip işitme cihazları, belirli dinleme ortamlarında ses düzeyinizi ve program tercihlerinizi hatırlayabilir. İşitme cihazlarını bir düğmeye veya uzaktan kumandayla eğitebilirsiniz. Örneğin, her sabah işitme cihazlarının sesi, ses seviyesi kontrolü veya uzaktan kumanda kullanılarak azaltıyorsa, nihayet, işitme cihazları daha düşük ses seviyesinde otomatik olarak açılır.
Veri kaydı
Birçok işitme cihazı dahili olarak işitme cihazlarının takıldığı saat sayısını, hangi programların kullanıldığını, sesin ne sıklıkla ve ne kadar arttığını veya azaldığını ve bazı durumlarda ses ortamlarının yapısını kaydeder. Bu araç işitme cihazlarında ince ayar yapılmasında çok yardımcı olabilir ve işitme uzmanının yaşayabileceğiniz bazı zorluk türlerini tanımlamasına ve çözmesine yardımcı olur.
Telefon Uyarlaması
Telefonda konuşmayı anlamak, işitme bozukluğu olan bazı kişiler için zor olabilir ve işitme cihazları çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. Hem cep telefonlarından hem de sabit hat telefonlarından gelen sinyaller, işitme cihazı aracılığıyla, sadece alıcıyı işitme cihazının mikrofonlarının yanına yerleştirerek veya birçok işitme cihazında bulunan elektromanyetik indüksiyon bobini (telecoil) kullanılarak duyulabilir. Belirli işitme cihazı uyumlu telefonlar telecoil ile en iyi şekilde çalışır.
Bazı cihazlarda otomatik bir telefon sensörü bulunmaktadır ve elektromanyetik sinyalin işitme cihazı uyumlu bir telefondan varlığını otomatik olarak algılar ve işitme cihazını akustik bir telefona veya telecoil programına geçirir. Birinci sınıf işitme cihazları, telefon bir kulağın üzerine yerleştirildiğinde telefon sinyalini her iki kulağa da verebilir.
Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı
Bu teknoloji, Bluetooth vericilerinden ses almak ve sesi işitme cihazlarına göndermek için bir Bluetooth veya kablosuz akış cihazı (boynuna takılmış veya cepte tutulur) kullanır. Örneğin, akış cihazı bir cep telefonundan Bluetooth sinyalini alır ve sinyali doğrudan işitme cihazlarınıza iletir. Bir televizyondan veya MP3 oynatıcıdan gelen ses sinyali gibi diğer ses sinyallerini doğrudan işitme cihazlarına aktarmak için kablosuz cihazlar da mevcuttur. Son zamanlarda, kablosuz cihazlar, bir hoparlörün giyebileceği bir yaka mikrofonundan gelen sinyalleri de yayınlayabilir.
Bu akış cihazlarından gelen yayın, ortamdaki rakip seslerden çok az etkilenerek stereo olarak duyulur. Sinyal, en fazla 30 ft mesafesinden alınabilir.
Uzaktan kumandalar
Birçok işitme cihazı, uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabilir. Bazı bireyler ve belirli işitme cihazları için, uzaktan kumanda, işitme cihazlarına dokunmadan programların ve / veya ses seviyelerinin değiştirilmesine izin vererek çok yararlı olabilir. Modern işitme cihazlarının otomatik olarak artması, uzaktan kumandalara duyulan ihtiyacı biraz azaltmıştır, ancak birçok işitme cihazı kullanıcısı hala bunları faydalı bulmaktadır. Bazı uzaktan kumandalar Bluetooth akış cihazı olarak da işlev görebilir.
Frekans değiştirme
Bazı işitme cihazları, frekans kaydırma veya frekans azaltma olarak tanımlanan bir özelliğe sahiptir. Yüksek zift bölgesindeki işitme kaybının derinliği şiddetli olduğu zaman, bu ziftlere yeterli amplifikasyon sağlamak zor olabilir. Frekans kaydırma veya frekans azaltma işleminde, yüksek ses tonları işitmenin tipik olarak daha iyi olduğu daha düşük frekanslara kaydırılır. Konuşmadaki ünsüzlü bilgiler tipik olarak yüksek ses aralıklarında bulunur ve bu sesleri daha iyi bir işitme alanına kaydırarak konuşma anlayışı geliştirilebilir. Bu özellik, bu farklı konuşma ipuçlarını kullanmayı öğrenmek için bir süre ayarlama gerektirebilir.
Ses Jeneratörleri veya Tinnitus Maskeleri
Bazı işitme cihazları, çevrede bulunmayan dahili olarak ses üretme kabiliyetine sahiptir. Ses jeneratörleri, kulak çınlamasının algılanan ses yüksekliğini azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli sesler üretmek için kullanılır (kulak veya kafa gürültüsü). Bu özellik nispeten yenidir ve daha ayrıntılı bilgiler bu web sitesinin Tinnitus Bölümünde tartışılmaktadır.
İşitme cihazlarında şimdi mevcut olan tüm özelliklerle, hangi özelliklerin gerekli olduğuna karar vermek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çalıştığınız odyolog, dinleme ihtiyaçlarınızı analiz etmeye ve dinleme ortamlarınız ve ihtiyaçlarınız için hangi özelliklerin uygun olduğunu değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
İşitme Cihazı Armatürünüzde Ne Beklenmeli?
Başarılı bir işitme cihazı armatürü, işitme ihtiyaçlarınız için doğru cihazı seçmekten daha fazlasını sağlar. İşitme cihazlarının, işitme cihazı yararını en üst düzeye çıkarmak için doğru miktarda amplifikasyon sağlayabilmeleri için kulağınıza tam olarak oturması gerekir.
İşitme cihazlarını takmadan önce işitme uzmanınız, farklı ses tonlarında duyabileceğiniz en yumuşak sesi ölçmek ve sizin için rahatsız edici derecede yüksek olan ses seviyesini kaydetmek için kapsamlı bir işitme testi uygulayacaktır. Bu testlere dayanarak, işitme uzmanınız yumuşak sesleri yükseltmek için duyulabilir ses seviyesini yükseltmek için işitme cihazının ne kadar kazanması gerektiğini ve rahatsızlık duymamaları için yüksek sesleri ne kadar sıkıştıracaklarını bilir.
Farklı işitme cihazı stilleri, teknoloji seviyeleri ve maliyet, İşitme Cihazı Değerlendirme randevunuzda tartışılacaktır. Çeşitli dinleme ortamlarınız ve işitme cihazlarından beklentileriniz de tartışılacaktır. Odyoloğunuz, işitme cihazlarında bulunan farklı özellikleri tartışacak ve işitme değerlendirme ve iletişim ihtiyaçlarınıza göre önerilerde bulunacaktır. Sipariş etmek istediğiniz işitme cihazlarını seçeceksiniz. İşitme cihazlarını sipariş etmek için (gerekirse) kulaklarınızdan kulak kalıbı izlenimleri alınacaktır. İşitme cihazlarını sipariş ettikten yaklaşık iki hafta sonra, işitme cihazı donanımı için geri döneceksiniz.
İşitme cihazı yerleştirme randevusunda, işitme uzmanınız İşitme Cihazlarının Gerçek Kulak Önlemleri yaparak doğru miktarda amplifikasyon sağladığını doğrulayacaktır. Gerçek Kulak Ölçümleri, işitme uzmanının kulak kanalınızdaki seslerin ne kadar yüksek olduğunu bilmesini sağlar. İlk olarak, kulak kanalınıza ince bir tüp yerleştirilecektir. Bu tüp, kulağınızda herhangi bir işitme cihazı olmadan kulak zarı yakınındaki ses seviyesini ölçecek bir mikrofona bağlanır.
Ardından, işitme cihazınız, kulak tüpünüzde bulunan prob tüpü mikrofonunu hareket ettirmemeye dikkat ederek kulağınıza yerleştirilecektir. İşitme cihazı açıldığında, işitme uzmanınız, sesin işitme cihazınızın çıkışında ne kadar yüksek olduğunu ölçecektir. Yumuşak seslerin güçlendirildiğini doğrulamak için işitme uzmanınızın yumuşak seslerden çok yüksek seslere kadar farklı ses seviyelerini çalması önemlidir; böylece seslerin duyulduğunu, orta yoğunluktaki seslerin rahat bir dinleme seviyesine yükseltildiğini ve yüksek seslerin olduğu kabul edilir. yüksek sesle, ancak rahatsızlık seviyenizi aşmayın.
İşitme cihazı ayarlarının doğru şekilde doğrulanması, başarılı bir işitme cihazı bağlantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu önlemler tamamlanmazsa, işitme uzmanınız işitme cihazlarınızın uygun şekilde programlanıp programlanmadığını bilmeyecektir. Gerçek Kulak Önlemleri, işitme kaybınızın ciddiyetine göre uygun miktarda amplifikasyon almanızı sağlar. İşitme cihazları programlandıktan sonra işitme uzmanınız işitme cihazlarının bakım ve bakımını gözden geçirir. İşitme cihazlarının takılması ve pillerin değiştirilmesi gibi görevler ofiste uygulanacaktır.
İşitme Cihazınızdan Ne Beklenmeli?
Makul ve gerçekçi beklentilerle birlikte motivasyon, amplifikasyonun başarılı bir şekilde kullanılmasının temel anahtarıdır. İyi duyma motivasyonu bir odyoloğu görmenize ve amplifikasyon seçeneklerini tartışmanıza neden olur. İşitme cihazları, işitme kaybı olan kişilerin iletişimine yardımcı olmak için tasarlanmış çok karmaşık araçlardır. İşitme cihazı yararlarının iyi bir şekilde anlaşılması ve işitme cihazı kısıtlamalarının iyi bir şekilde kullanılması, amplifikasyonun başarılı bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki gerçekler, yükseltmeyle ne bekleyeceğinizi anlamanıza yardımcı olacak bir rehberdir. Özel işitme kaybınız ve işitme cihazlarınızla ilgili diğer detaylar işitme uzmanınızla tartışılabilir.
Fiyatlandırma ve Finansal Destek
İşitme kaybı, iş, sosyal ve aile yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek ciddi düzeyde zayıflatıcı bir bozukluk olabilir. Ne yazık ki, Medicare dahil olmak üzere çoğu sağlık sigortası sağlayıcısı, işitme cihazlarının maliyetini kapsamaz. Sigortanızın işitme cihazlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız, sağlayıcınızın işitme cihazlarıyla ilgili masrafların bir kısmını mı yoksa tamamını mı ödeyeceğini belirlemek için önce sağlık sigortası sağlayıcınızı arayarak kontrol etmeniz önerilir. Sigorta sağlayıcınız sigorta kapsamı sağlamazsa, işitme cihazı alımı ve / veya işitme cihazı teknolojisi için finansal destek sağlayabilecek başka kaynaklar da vardır. Aşağıdaki liste Saint Louis bölgesindeki mali destek kaynaklarını içermektedir. Nitelikler ve maliyetler programdan programa değişiklik gösterir, bu yüzden lütfen başvurmadan önce kontrol ediniz.
İşitme ve Konuşma Merkezi
9835 Manchester Yolu
Louis, MO 63119
Telefon: 314-968-4710
Ağ: http://www.chsstl.org
E-posta: Web sitesine bakınız
Hizmetler: İşitme değerlendirmeleri, işitme cihazları ve işitme cihazı onarımı için mali burslar, nitelikli bireyler için kullanılabilir. Burs başvurusu web sitesi üzerinden ya da (314) 968-4710'i arayarak yapılabilir.
Illinois Telekomünikasyon Erişim Kurumu
3001 Montvale Sürücü
Süit D
Springfield, IL 62704
Telefon: 1-800-841-6167 (Sesli / TTY)
Ağ: http://www.itactty.org/
E-posta: mevcut değil
Hizmetler: Güçlendirilmiş ve altyazılı telefonlar, TTY ve telefon sinyal cihazları ücretsiz.
Aslanlar Ekonomik İşitme Cihazı Projesi
Telefon: 630-468-3837
Ağ: http://www.lionsclubs.org/
Hizmetler: Düşük maliyetli işitme cihazları ve değişken işitme değerlendirme maliyetleri ve işitme cihazı ile ilgili servisler. Daha fazla bilgi için yerel Lions kulübüne başvurun. Size en yakın kulübü bulmak için Lions Club yer belirleyicisini kullanın:
http://lionsclubs.org/EN/find-a-club.php
Bütün kulüplerin işitme desteği sağlamadığını unutmayın.
Missouri Yardımcı Teknoloji
Hizmetler: Güçlendirilmiş ve altyazılı telefonlar, sağırlar için telekomünikasyon cihazı (TDD / TTY) ve hiçbir ücret ödemeden telefon sinyalizasyon cihazları (uygunluk için brüt gelir kısıtlaması vardır).
İşitme Engelliler İçin Burs Güven
Amerika'nın Gezgin Koruyucu Birliği
3755 Lindell Bulvarı
Louis, Missouri, 63108
Telefon: 314-371-0533
Ağ: http://www.tpahq.orgsonra mavi çubuktaki “Topluluk” a gidin ve “Burs Güven” i tıklayın; yardım için bir uygulama sayfanın en altında indirilebilir.
E-mail: email@example.com
Hizmetler: İşitme cihazı alımı, özel tedavi ve eğitim için burs. Uygulama her yıl Mart 1'tir.
Sertoma İşitme Cihazı Geri Dönüşüm Programı
1912 E. Meyer Blvd.
Kansas City, MO 64132
Telefon: 785-235-5678
Ağ: http://www.sertoma.org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?pid=335&srcid=238
E-posta: mevcut değil
Hizmetler: Yenilenmiş işitme cihazları sunun
Bana Kredileri Göster
Missouri Yardımcı Teknoloji
Attn: Kredileri Göster
1501 NW Jefferson St.
Mavi Yaylar, MO 64015
Phone: 1-816-655-6702 or 1-800-647-8557
Ağ: http://www.at.mo.gov/loans/smloans.html
E-mail: firstname.lastname@example.org
Hizmetler: İşitme cihazları satın almaya ve işitme destek teknolojisine yönelik düşük faizli krediler.
Veteran'ın İşleri Tıp Merkezi
John Cochran Bölümü
915 N. Grand Blvd.
Saint Louis, MO 63106
Or
Jefferson Kışlası Bölümü
1 Jefferson Kışlası Dr.
Louis, MO 63125
Phone: 314-652-4100 or 1-800-228-5459
Ağ: http://www.stlouis.va.gov/
E-posta: Verilmedi
Servisler: Servis bağlıysa, işitme cihazları sağlanabilir.
İşitme Cihazı Bakımı ve Bakımı
İşitme cihazlarınızın uygun şekilde temizlenmesi ve bakımı, tamir ihtiyacını önlemeye ve işitme cihazlarınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Uygun bakım, sahip olduğunuz işitme cihazlarının tipine bağlıdır. Lütfen ayrıntılı bilgi için işitme cihazı tipinizi seçin.
|Kulak Arkası (BTE) İşitme Cihazları
||Kulak İçi (ITE) İşitme Cihazları


|Açık Kulak BTE İşitme Cihazları
||Kulak İçi Alıcı BTE İşitme Cihazları


Kulak Arkası (BTE) İşitme Cihazları
Günlük bakım:
Gün boyunca işitme cihazları terleme ve çevre yoluyla neme maruz kalır. İşitme cihazlarınız nem koruması için tedavi edilmiş olmasına rağmen, nem birikmesi işitme cihazlarının elektroniğine zararlıdır. İşitme cihazlarını gece boyunca kuru bir ortamda saklayarak nemin günlük etkilerini tersine çevirmek önemlidir.
İşitme uzmanınız Kuru ve Depo adı verilen elektronik bir kurutucu sağlayabilir. Nemin zararlı etkileriyle mücadele eden özel bir birimdir. Dry and Store, içinde iki bölme içeren bir ünitedir. Bir bölmede “Dri-Brik” adı verilen tek kullanımlık bir kurutucu blok bulunur. Bu Dri-Brick havadaki nemi emer ve işitme cihazı ünite içinde bulunur. 2 ay boyunca nemi etkili bir şekilde emer ve ardından tuğlayı değiştirmeniz gerekecektir. Bir tuğlayı etkinleştirmek için, yeni tuğlanın koruyucu örtüsünü kaldırın ve üstüne tarihi yazarak ne zaman değiştireceğinizi bileceksiniz. İkinci bölme işitme cihazlarınızı tutar. Bu tepsinin altında, sıcak havayı cihazlardan geçirecek bir fan bulunur. Geceleri işitme cihazlarınızı çıkarın, yardımcıları kapatmak için batarya kapaklarını açın ve yardımcıları tepsiye yerleştirin. Pilleri İşitme Cihazlarında Kuru ve Mağazada iken saklayabilirsiniz. Sonra, güç düğmesine basarak fanı açın. Yeşil ışık, ünitenin açık olduğunu gösterecektir. Fan 8 saatliğine çalışacak ve otomatik olarak kapanacaktır.
Her sabah, balmumu gidermek için kulak kalıplarının ses açıklığını bir diş fırçası veya küçük işitme cihazı fırçasıyla hafifçe fırçalamanız gerekir. Ayrıca, tozu veya pisliği gidermek için işitme cihazlarındaki mikrofonları fırçalayın.
Kulak kalıplarınızdaki fazla balmumu ve bakterileri gidermek için bir işitme cihazı temizleme solüsyonu da kullanabilirsiniz. Bu çözeltiyi bir mendil veya yumuşak bir kağıt havlu üzerine püskürtün ve kulak kalıplarının ve işitme cihazlarının dışını silin. Sadece işitme uzmanınız tarafından sağlanan işitme cihazı dezenfektanının kullanılması önemlidir. İşitme cihazlarına zarar vereceği için alkol veya başka temizlik maddeleri kullanmayın.
Sorun Giderme:
Bazen işitme cihazlarınız beklenmedik şekilde çalışmayı durdurabilir. Genellikle, bu temel sorun giderme tekniklerini takip ederek işitme cihazı işlevini geri yükleyebilirsiniz.
- Pilleri değiştirin
- İşitme cihazlarınız çalışmayı bıraktığında, pilleri değiştirin.
- Pilleri değiştirdikten sonra, işitme cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin ya yardımları elinize tutarak ya da işitme cihazlarını dinleyerek kontrol edin.
- Tüplerde nem tıkanıklığı olup olmadığını kontrol edin
- Pili değiştirmek işitme cihazı performansını geri getirmiyorsa, kulak kalıbı hortumunu tıkanma için kontrol edin. Tüpte nem varsa, ses kulak kalıbının ses açıklığını bırakamaz.
- Tüpte nem görürseniz, nemi tüpten dışarı çıkarmak için kulak kalıplarını hafifçe itin.
- Tıkanma için ses açıklıklarını kontrol edin
- İşitme cihazları arızalanmaya devam ederse, yardımların ses boşluklarını inceleyin.
- Balmumu tıkanması varsa, bu açıklıkları döküntüler çıkana kadar diş fırçası ile fırçalayın.
- Sesin açılmasını veya döküntü tüpünü temizleyemezseniz, kulak kalıbını ılık bir bardak ılık suda derin bir sabunla temizlemeniz gerekir.
- İlk önce, yumuşak boruyu bir elinizle tutturup, diğer yandan da sert kulak kancasını sıkarak kulak kalıbını işitme cihazlarından ayırın. Kulak kancasıyla boru arasında dikişin yakınında olduğunuzdan emin olun. Boruyu kulak kancasından döndürün ve çekin.
- Kulak kalıplarını 10 dakika boyunca bir bardak sabunlu ılık suya batırın. İşitme cihazlarını ve kulak kalıplarını, sadece kulak kalıplarını ıslatmayın.
- Kulak kalıplarını tamamen havluyla kurulayın ve kurulayın. İşitme uzmanınız tarafından sağlanan basınçlı hava üfleyicisini kullanarak, fazla suyu borudan ve kulak kalıplarının havalandırma deliğinden zorlayın.
- Kulak kalıpları tamamen kuruduğunda, hortumu işitme cihazına takın. Kulak kalıplarını, kulak kalıplarının kanadı, ses açıklığının karşısına gelecek şekilde işitme yardımcılarına doğru olacak şekilde yönlendirmek için boruyu bükün.
Bu üç sorun giderme adımını kullanmak işitme cihazlarınızı geri getirecektir. İşitme cihazları arızalanmaya devam ederse veya tüp sertse ve temizlik için kolayca çıkarılamadıysa, işitme cihazı kontrolü için işitme uzmanınızı arayın.
Kulak İçi (ITE) İşitme Cihazları
Günlük bakım:
Gün boyunca, işitme cihazları terleme ve çevre yoluyla neme maruz kalır. İşitme cihazlarınız nem koruması için tedavi edilmiş olmasına rağmen, nem birikmesi işitme cihazlarının elektroniğine zararlıdır. İşitme cihazlarını gece boyunca kuru bir ortamda saklayarak nemin günlük etkilerini tersine çevirmek önemlidir.
İşitme uzmanınız Kuru ve Depo adı verilen elektronik bir kurutucu sağlayabilir. Nemin zararlı etkileriyle mücadele eden özel bir birimdir. Dry and Store, içinde iki bölme içeren bir ünitedir. Bir bölmede “Dri-Brik” adı verilen tek kullanımlık bir kurutucu blok bulunur. Bu Dri-Brick havadaki nemi emer ve işitme cihazı ünite içinde bulunur. 2 ay boyunca nemi etkili bir şekilde emer ve ardından tuğlayı değiştirmeniz gerekecektir. Bir tuğlayı etkinleştirmek için, yeni tuğlanın koruyucu örtüsünü kaldırın ve üstüne tarihi yazarak ne zaman değiştireceğinizi bileceksiniz. İkinci bölme işitme cihazlarınızı tutar. Bu tepsinin altında, sıcak havayı cihazlardan geçirecek bir fan bulunur. Geceleri işitme cihazlarınızı çıkarın, yardımcıları kapatmak için batarya kapaklarını açın ve yardımcıları tepsiye yerleştirin. Pilleri İşitme Cihazlarında Kuru ve Mağazada iken saklayabilirsiniz. Sonra, güç düğmesine basarak fanı açın. Yeşil ışık, ünitenin açık olduğunu gösterecektir. Fan 8 saatliğine çalışacak ve otomatik olarak kapanacaktır.
Her sabah, balmumu gidermek için işitme cihazlarının ses açıklıklarını bir diş fırçası veya küçük işitme cihazı fırçasıyla hafifçe fırçalamanız gerekir. Ayrıca, tozu veya pisliği gidermek için işitme cihazlarındaki mikrofonları fırçalayın.
İşitme cihazlarınızdaki fazla mumu ve bakterileri gidermek için bir işitme cihazı temizleme solüsyonu da kullanabilirsiniz. Bu çözeltiyi bir mendil veya yumuşak bir kağıt havlu üzerine püskürtün ve işitme cihazlarının dışını silin. Sadece işitme uzmanınız tarafından sağlanan işitme cihazı dezenfektanının kullanılması önemlidir. İşitme cihazlarına zarar vereceği için alkol veya başka temizlik maddeleri kullanmayın.
İşitme cihazlarınız, alıcıları balmumundan koruyacak balmumu korumalarıyla donatılmıştır. Balmumu koruyucuları, kulaklarınızın ne kadar balmumu üretdiğine bağlı olarak her iki ila dört haftada bir değiştirilmelidir. İşitme uzmanınız size ilave balmumu korumaları sağlayacaktır. Balmumu koruyucularını değiştirmek için, aletin boş ucunu doğrudan işitme cihazındaki balmumu korumasına yerleştirin. Siyah aleti çevirin ve çıkarın. Mum koruyucu aletle birlikte verilmelidir. Daha sonra, aletin ucunu, üzerine doğrudan bağlı olan yeni balmumu koruyucusu ile alıcının ağzına yerleştirin. Baskı uygulayın, döndürün ve siyah aleti dışarı çekin. Balmumu koruması alıcıda kalmalıdır. Balmumu muhafazasının alıcıya sağlam bir şekilde oturduğundan emin olmak için parmağınızla aşağı bastırın. İşitme cihazlarınızda havanın yardımcı maddelerden kulak kanalınıza geçmesine izin veren delikleri de olabilir. Siyah kabloyu ucuna uzun tel takılı olarak kullanarak bu delikleri artıklardan uzak tutun. Akünün tutulduğu işitme cihazlarının yan tarafındaki deliklerin açıklığını bulun ve siyah çizgiyi bu havalandırma deliğinden diğer tarafa geçirin.
Sorun Giderme:
Bazen işitme cihazlarınız beklenmedik şekilde çalışmayı durdurabilir. Genellikle, bu temel sorun giderme tekniklerini takip ederek işitme cihazı işlevini geri yükleyebilirsiniz.
- Pilleri değiştirin
- İşitme cihazlarınız çalışmayı bıraktığında, pilleri değiştirin.
- Pilleri değiştirdikten sonra, işitme cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin ya yardımları elinize tutarak ya da işitme cihazlarını dinleyerek kontrol edin.
- Mum koruyucularını tıkanma için kontrol edin
- Pili değiştirmek işitme cihazı performansını geri getirmiyorsa, balmumu koruyucularını tıkanma için kontrol edin. Bir döküntü varsa, ses alıcıdan çıkamaz.
- Balmumu koruyucularını değiştirerek birikintileri temizleyin.
Bu iki sorun giderme adımını kullanmak işitme cihazlarınızı geri getirecektir. Eğer işitme cihazları arızalanmaya devam ederse, işitme uzmanı kontrolü için işitme uzmanınızı arayın.
Açık Kulak BTE İşitme Cihazları
Günlük bakım:
Gün boyunca, işitme cihazları terleme ve çevre yoluyla neme maruz kalır. İşitme cihazlarınız nem koruması için tedavi edilmiş olmasına rağmen, nem birikmesi işitme cihazlarının elektroniğine zararlıdır. İşitme cihazlarını gece boyunca kuru bir ortamda saklayarak nemin günlük etkilerini tersine çevirmek önemlidir.
İşitme uzmanınız Kuru ve Depo adı verilen elektronik bir kurutucu sağlayabilir. Nemin zararlı etkileriyle mücadele eden özel bir birimdir. Dry and Store, içinde iki bölme içeren bir ünitedir. Bir bölmede “Dri-Brik” adı verilen tek kullanımlık bir kurutucu blok bulunur. Bu Dri-Brick havadaki nemi emer ve işitme cihazı ünite içinde bulunur. 2 ay boyunca nemi etkili bir şekilde emer ve ardından tuğlayı değiştirmeniz gerekecektir. Bir tuğlayı etkinleştirmek için, yeni tuğlanın koruyucu örtüsünü kaldırın ve üstüne tarihi yazarak ne zaman değiştireceğinizi bileceksiniz. İkinci bölme işitme cihazlarınızı tutar. Bu tepsinin altında, sıcak havayı cihazlardan geçirecek bir fan bulunur. Geceleri işitme cihazlarınızı çıkarın, yardımcıları kapatmak için batarya kapaklarını açın ve yardımcıları tepsiye yerleştirin. Pilleri İşitme Cihazlarında Kuru ve Mağazada iken saklayabilirsiniz. Sonra, güç düğmesine basarak fanı açın. Yeşil ışık, ünitenin açık olduğunu gösterecektir. Fan 8 saatliğine çalışacak ve otomatik olarak kapanacaktır.
Her sabah, balmumu gidermek için kubbeleri veya özel kulak kalıplarını ve tüp açıklıklarını diş fırçası veya küçük işitme cihazı fırçasıyla hafifçe fırçalamanız gerekir. Ayrıca, tozu veya pisliği gidermek için işitme cihazlarındaki mikrofonları fırçalayın.
Kulaklığınızdan fazla balmumu ve bakterileri çıkarmak için işitme cihazı temizleme solüsyonu da kullanabilirsiniz. Bu çözeltiyi bir mendil veya yumuşak bir kağıt havlu üzerine püskürtün ve kulaklıkların ve işitme cihazlarının dışını silin. Sadece işitme uzmanınız tarafından sağlanan işitme cihazı dezenfektanının kullanılması önemlidir. İşitme cihazlarına zarar verebileceklerinden alkol veya başka temizlik maddeleri kullanmayın.
Sorun Giderme:
Bazen işitme cihazlarınız beklenmedik şekilde çalışmayı durdurabilir. Genellikle, bu temel sorun giderme tekniklerini takip ederek işitme cihazı işlevini geri yükleyebilirsiniz.
- Pilleri değiştirin
- İşitme cihazlarınız çalışmayı bıraktığında, pilleri değiştirin.
- Kubbeleri veya özel kulak kalıplarını ve boruları tıkanma için kontrol edin
- Pili değiştirmek işitme cihazı performansını geri getirmiyorsa, kubbeleri ve boruları tıkanma için kontrol edin. Tüpte artık varsa, ses ses açıklığını bırakamaz.
- Boruya pislik sıkışmışsa, boruyu temizlemek için ince bir tel kullanabilirsiniz.
- İşitme cihazlarınız kubbelerle uyumluysa kubbeleri borudan çıkararak başlayın. Photo 41 Özel kulak kalıbınız varsa, kulak kalıbını çıkarmak gerekmez.
- Ardından, tüpü işitme cihazlarından çıkarın. Bazı boruların kopması, diğerlerinin vidalanması gerekir.
- Odyologunuz tarafından sağlanan ince plastik tel parçasını alın ve yavaşça tüm tüpün içine doğru itin. Bu içindeki herhangi bir döküntüyü kaldırmalıdır. İsterseniz, borudaki kalıntıları veya nemi gidermek için bir basınçlı hava üfleyici de kullanabilirsiniz. Ucu boruya yerleştirin ve kalıntı çıkana kadar birkaç kez sıkın. Sağlanmamışsa, işitme uzmanınızdan zorla hava üfleyici isteyin.
- Boruyu işitme cihazlarına geri takın veya vidalayın ve kubbeleri boruya geri itin.
Bu iki sorun giderme adımını kullanmak işitme cihazlarınızı geri getirecektir. İşitme cihazları arızalanmaya devam ederse veya tüp sertse ve temizlik için kolayca çıkarılamadıysa, işitme cihazı kontrolü için işitme uzmanınızı arayın.
Kulak İçi Alıcı BTE İşitme Cihazları
Günlük bakım:
Gün boyunca, işitme cihazları terleme ve çevre yoluyla neme maruz kalır. İşitme cihazlarınız nem koruması için tedavi edilmiş olmasına rağmen, nem birikmesi işitme cihazlarının elektroniğine zararlıdır. İşitme cihazlarını gece boyunca kuru bir ortamda saklayarak nemin günlük etkilerini tersine çevirmek önemlidir.
Her sabah, balmumu gidermek için kubbeleri veya özel kulak kalıplarını ve tüp açıklıklarını diş fırçası veya küçük işitme cihazı fırçasıyla hafifçe fırçalamanız gerekir. Ayrıca, tozu veya pisliği gidermek için işitme cihazlarındaki mikrofonları fırçalayın.
Kulaklıklarınızdaki fazla balmumu ve bakterileri gidermek için işitme cihazı temizleme solüsyonu da kullanabilirsiniz. Bu çözeltiyi bir mendil veya yumuşak bir kağıt havlu üzerine püskürtün ve kulak kalıplarının ve işitme cihazlarının dışını silin. Sadece işitme uzmanınız tarafından sağlanan işitme cihazı dezenfektanının kullanılması önemlidir. İşitme cihazlarına zarar verebileceklerinden alkol veya başka temizlik maddeleri kullanmayın.
İşitme cihazlarınız, alıcıları balmumundan koruyacak balmumu korumalarıyla donatılmıştır. Balmumu koruyucuları, kulaklarınızın ne kadar balmumu üretdiğine bağlı olarak her iki ila dört haftada bir değiştirilmelidir. İşitme uzmanınız size ilave balmumu korumaları sağlayacaktır. İşitme cihazınızın hoparlörü üzerinde kubbeler varsa, ilk önce ucu bir elinizle sıkıştırarak ve alıcıyı diğer elinizle sıkıştırarak kubbeleri çıkarın. Kubbelerde balmumu varsa, bir mendil ile silip tekrar kullanabilirsiniz.
Eğer kubbeler yaşlı ve yırtılmışsa, onu atmalı ve yeni kubbeler kullanmalısınız. İşitme uzmanınız size yeni kubbeler sağlayabilir. Kubbeler kaldırıldıktan sonra, balmumu koruyucularını göreceksiniz. Alıcının sonundaki küçük beyaz dairesel nesnedir. Özel kulak kalıplarınız varsa, beyaz mum korumaları kulak kalıplarının kulağa takıldığı kulak kalıplarında görünecektir.
Balmumu koruyucuları göründükten sonra, aletin boş ucunu doğrudan işitme cihazlarındaki balmumu korumasına yerleştirin. Siyah aleti çevirin ve çıkarın. Fotoğraf 50 Mum koruyucu aletle birlikte verilmelidir. Daha sonra, aletin ucunu, üzerine doğrudan bağlı olan yeni balmumu koruyucusu ile alıcının ağzına yerleştirin. Baskı uygulayın, döndürün ve siyah aleti dışarı çekin. Balmumu koruması alıcıda kalmalıdır. Balmumu muhafazasının alıcıya sağlam bir şekilde oturduğundan emin olmak için parmağınızla bastırın.
Şimdi kubbeleri alıcılara geri yerleştirmeniz gerekebilir. Kubbeleri ucundan tutun ve işitme cihazlarının alıcılarını diğer elinizle tutun. Kubbeleri tamamen alıcıların üzerine itin.
Sorun Giderme:
- Pilleri değiştirin
- İşitme cihazlarınız çalışmayı bıraktığında, pilleri değiştirin.
- Kubbeleri ve balmumu koruyucularını tıkanma için kontrol edin
- Pili değiştirmek işitme cihazı performansını geri getirmiyorsa, kubbe ve balmumu koruyucularını tıkanma için kontrol edin. Bir döküntü varsa, ses alıcıdan çıkamaz. b.
- Kubbeleri bir fırçayla fırçalayarak ve bal mumu koruyucusunu değiştirerek bu kalıntıları çıkarın.
Bu iki sorun giderme adımını kullanmak işitme cihazlarınızı geri getirecektir. İşitme cihazı arızalanmaya devam ederse, işitme cihazı kontrolü için işitme uzmanınızı arayın.
İşitme Cihazlarıyla İletişim
- İşitme cihazı mikrofonları, bir kaç metre içindeki bir kaynaktan gelen sesleri toplarken en etkilidir. Ses kaynağınız ne kadar fazlaysa, işitme cihazlarının çalışması o kadar az etkili olur. Bir kişiyi başka bir odadan veya televizyondan çok uzak bir yerde dinlemek hala zor olabilir. Mesafenin bir sorun olduğu durumlarda Yardımcı İşitme Cihazları yararlı olabilir.
- İşitme cihazları, sessiz ortamlarda her zaman en etkili olacaktır, ancak gürültülü durumlarda hala yararlıdır. İşitme cihazları, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmaz. İşitme cihazı özelliklerinde konuşma anlayışına ve gürültüdeki rahatlığa yardımcı olan birçok gelişme olmuştur, ancak arka plandaki gürültü işitme kaybı olan kişiler için her zaman zor olacaktır.
- Telefon kullanımı, işitme cihazı kullanan birçok hasta için zor olabilir, ancak Amplifiye Telefonlar, özel telefon programları ve yardımcı cihazlar gibi, yardım etmek için seçenekler vardır.
- Oda akustiği de iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek tavanlar, sert duvarlar ve zeminler duymayı ve anlayışı zorlaştırır. Kendi evinizde, akustiği geliştirmek için mümkün olduğunca çevreyi (perdeler, halılar, alçak tavanlar) değiştirin.
- İşitme kaybı olduğunda, İletişim Stratejileri çok önemlidir. İşitme cihazlarını kullanırken konuşmacıya bakmak gibi iyi iletişim stratejilerinin kullanılması gerekecektir.
Mekanik Sınırlamalar ve Bakım
- İşitme cihazları günlük bakım gerektirir. İşitme cihazlarının maksimum performansta çalışması için rutin temizlik gereklidir. Bakın İşitme Cihazı Bakımı ve Bakımı daha detaylı bilgi için bölüm.
- İşitme cihazları bozulur! Boyutları, karmaşıklığı ve tipik kullanım koşullarını dikkate alarak, işitme cihazları dayanıklıdır. Ancak, yok edilemez değildir. Nem, darbe (düşme veya ezilme), hoparlörde balmumu birikmesi vb. Nedeniyle hasar görebilirler. Herhangi bir elektronik cihaz gibi, parçalar sonunda yıpranır ve değiştirilmesi gerekir.
- İşitme cihazları, satın alındıklarında onarım garantisine sahiptir. Bu garantiler genellikle bir veya iki yıldır. İşitme cihazlarının üretici tarafından garanti süresi dolduktan sonra servis edilmesi gerekiyorsa, onarımın bir bedeli vardır.
İlk Donanımda Beklentiler
- Kendi sesinize işitme cihazlarıyla ilk tepki negatif olabilir. Hastalar sıklıkla kendi seslerinin daha yüksek olduğunu ve tuhaf sesler veya “namlusunda konuşuyorlar” gibi ses çıkardıklarını söylüyorlar. Bu, sıklıkla bir mikrofon aracılığıyla güçlendirilmiş olarak duyduğunuzdan kaynaklanmaktadır. İşitme cihazlarının birkaç gün boyunca düzenli kullanımından sonra sesinizi ayarlayamıyorsanız, “kapanma etkisi” olarak adlandırılan bir şey yaşıyor olabilirsiniz ve bunu işitme uzmanınızla tartışmanız gerekebilir.
- Bir ayar süresi bekleyin. Yeni sesleri dinlemek ve yeni işitme cihazlarını kullanmakla rahat etmek için tipik yeni işitme cihazı kullanıcısı 4 ile 6 haftaları arasındadır.
- İşitme uzmanınız işitme cihazlarının sağladığı faydayı ölçmelidir. Buna doğrulama denir. Odyolog işitme cihazlarınızın Gerçek Kulak Önlemleri yaparak en uygun performansı sağladığını doğrulamalıdır. Kulak kanalındaki küçük bir mikrofon, işitme cihazınızla kulağınızdan ölçüm almak için kullanılır. Bakın İşitme Cihazı Bağlantımda Ne Beklemeli? daha fazla bilgi için bölüm.
- Birden fazla takip ziyareti yapmayı beklemelisiniz.
- Kulağa tam oturan işitme cihazları kulaklarınızda rahat olmalıdır; ancak, işitme cihazları ve / veya kulak kalıpları gösterimlerden yapılmıştır ve iyi bir uyum sağlamak için ayarlamalar gerekebilir. Herhangi bir rahatsızlık, sorunun çözülmesi için derhal odyoloğunuza bildirilmelidir.
- İşitme uzmanınız işitme cihazlarınızın günlük olarak kullanılmasını önerecektir. İşitme cihazlarınızın düzenli kullanımı, başarılı ayar şansınızı artıracaktır.
- Akan su, ayak sesleri, kağıt kırışması, vb. Gibi çevresel sesler güçlendirilecektir. Bunlar, işitme kaybı geliştirdiğinden beri duymamış olabileceğiniz seslerdir. Zamanla, bu sesleri tekrar görmezden gelmeyi öğrenebilirsiniz.
- İşitme cihazları ıslık çalabilir! Islık çalmaya akustik geri bildirim denir. Kulağa giren ses ile kulak arasında sıkı bir sızdırmazlık olmadığında ortaya çıkar. İşitme cihazlarının üzerlerinde işitme cihazlarının ıslık çalması normaldir. Örneğin, işitme cihazlarınız içeri girdiğinde kulaklarınızı almak, ıslık sesi çıkarır. Ancak, bu aletinizi kullanırken kendiliğinden olmamalıdır. Eğer kendiliğinden veya aşırı geribildirim yaşıyorsanız, o zaman odyoloğunuzu görmeniz gerekir.
İşitme Cihazının Değerlendirilmesi Beklentileri
- Uygunsa, işitme uzmanınız iki işitme cihazı önerecektir. Birçok hasta, sadece bir işitme cihazının gerekli olduğu görüşündedir. Bununla birlikte, işitme cihazının işitme kaybı olan çoğu hasta için her iki kulakta kullanılmasında önemli akustik avantajlar vardır. Bu avantajlar arasında gürültü konusunda gelişmiş konuşma anlayışı, yerelleştirmeye yardımcı olma (sesin yönünü belirleme) ve kulaklar arasında işitme konusunda bir denge hissi vardır.
- Bu ziyarette 30 günlük deneme süresi tartışılmalıdır. Çoğu işitme uzmanı, yeni işitme cihazlarınıza uyum sağlamanıza ve bunları normal iletişim durumlarınızın çoğunda kullanmanıza izin vermek için bir 30 günlük deneme süresi sunar. İşitme cihazlarının ödemeleri, onları eve götürdüğünüzde gerçekleşir, ancak 30 günlük deneme süresi boyunca iade edilebilir. İşitme cihazlarınızı bu deneme süresi içinde iade etmeye karar verirseniz, genellikle önceden belirlenmiş bir iade edilmeyen ücret uygulanır.
- Yukarıda bahsedildiği gibi, mükemmel bir tarz ya da işitme cihazı üreticisi yoktur. Odyolog, mevcut tüm stilleri ve farklı teknoloji seviyelerini incelemelidir. İşitme kaybınız, yaşam tarzınız ve iletişim ihtiyaçlarınız için en uygun stil ve teknoloji tartışılacaktır. İşitme cihazlarının kozmetik ürünleri önemli olsa da, hangi işitme cihazlarının satın alınacağına karar vermenin temel nedeni olmamalıdır.
- İşitme uzmanınız işitme kaybınızı nasıl algıladığınızı ve amplifikasyonun yaşam kalitenizi iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için iletişim ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için bu randevu sırasında zaman alacaktır.
İşitme Cihazları Öncesinde Beklentiler Dikkate Alınmaktadır
- İşitme cihazları işitme duyunuzu ya da iletişiminizi “normal” olarak ayarlayamaz, çünkü gözlük vizyonunuzu 20 / 20'e geri yükleyebilir.
- Komşunuzun sağladığı işitme cihazlarından aynı faydaları yaşamayacağınızı anlamanız önemlidir. İşitme kaybı bireyseldir ve bir hastanın işitme cihazlarıyla nasıl bir performans gösterdiği işitme kaybına, kullanılan araçlara ve hastanın beklentilerine ve motivasyonuna bağlıdır.
- Mükemmel bir stil veya işitme cihazı üreticisi yoktur; İşitme cihazlarının tümü tüm işitme kayıpları için aynı işlemi yapmaz.
- İşitme cihazlarında ayarlamanın zaman almasını bekleyin. Yükseltilmiş ses ile uyum sağlamak ve rahatlamak için sabır ve zaman gerekir.
- İşitme cihazları, bataryalarla çalışır. Pillerin çinko havası vardır ve pil boyutu, işitme cihazı devresi ve gücü, çevre ve aksesuarlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 3 ile 14 gün arasında bir yerde değiştirilmesi gerekir.
- Hastalar genellikle işitme cihazı kullanmanın ek işitme kaybına neden olacağından endişe duyuyorlar. Düzgün bir şekilde ayarlanmış işitme cihazları asla kulaklarınızı incitecek kadar yüksek ses çıkarmamalıdır.