İşlev anlatımı
180° lik bir sapmaya sahip olan kuvvet azaltma eğrisi sıkıştırma öncesinde çekme kuvvetini nazikçe azaltır. Pnömatik sıkıştırma sayesinde germe kuvveti sabittir ve kolayca ve tekrarlanabilir bir şekilde ayarlanabilir. Numune güvenli bir şekilde tutulur ve test sırasında kopmaları önlenir.
Avantaj
- Küçülen numunelerde bile numuneyi sıkıca kavrama sayesinde güvenilir test sonuçları.
- Bir kılavuz oluğu aracılığıyla, hızlı yerleştirme ve doğru merkezleme sayesinde yüksek numune verimi.
- Çeneyi ayak kontrol ünitesi ile çalıştırarak iki elle kolay ve hızlı numune değişimi.
- Kuvvet azaltma eğrisi, sıkıştırmadan dolayı kırılmalar olmadan yumuşak bir germe sağlar.
- Çene, değiştirilebilir kuvvet azaltma eğrileri ile farklı numune malzemelerine optimum şekilde uyarlanabilir.
- Uygulama değişirse, çeneler alet kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. Çeneler otomatik olarak ortalanır.
|Tip||8297|
|Ürün No.||353413|
|Test kuvveti Fmaks||2,5||kN|
|Fonksiyon prensibi/işaretleme||tek taraflı kapanan pnömatik çeneler|
|Germe kuvveti , maks 6 bar||16||kN|
|Germe kuvveti , maks 10 bar||27||kN|
|Çalışma Basıncı||1,5 ... 10||bar|
|Boyut|
|Yükseklik||254||mm|
|Genişlik||358||mm|
|Derinlik||100||mm|
|Açma acısı, maks. (çene ağzı dahil)||5||mm|
|Bağlantı, Kilit pim||Ø 20||mm|
|Çene başına ağırlık, yakl.||7,5||kg|
|Ortam sıcaklığı||+10 ... +35||°C|
|Teslimat kapsamı||2||Adet|