We Are At The Heart Of The Laboratory
With more than 15 years of experience in the sector we are at your service for your domestic and international laboratory projects.
All Equipments Required for Your Analysis
Fast and reliable service in any subject you may need in your laboratories, Our goal is to achieve "always getting stronger and better together" with our quality products and solutions.
Special Designs For Your Laboratory Area
Laboratory conditions and the needs of the applications to be made we offer optimum space efficiency with our most suitable solutions.
Your Laboratory Is Safe With Us
Starting from consultancy, feasibility studies, which is the first stage of your laboratory projects, we are at your side with all our facilities throughout the design, production, installation and training processes.
accordance with the accreditation conditions
We are always at your side with our project planning and consultancy services in accordance with the scope of accreditation and standards for laboratory installation and operation.
Sterility test pump is the critical device for closed sterility testing. it adopts membrane filtration method to do sterility test. the pump is used matching with Steritailin®️ disposable sterility test canisters. Test sample is pumped into canister through inbuilt peristaltic pump, the potential microorganism will be retained on the membrane.
Potential contamination on the surface of the pump: our pump is made of SS316, surface can be disinfected before taking into sterile room.
It could fit for most of the other brands sterility test canisters.
Kabinlerin dış gövdesi elektrostatik toz boyalı çelik sacdan imal edilmiştir. Kolay temizlik açısından kontaminasyona karşı çalışma tablası paslanmaz çelik malzeme ile tasarlanmıştır. Lamine edilmiş temperli ön pencere UV ışınlarını geçirmez.
Kontrol paneli dijital ve LCD göstergelidir. Kontrol panelinde;
Cihazda 2 adet HEPA tip filtre olup 0,3 mikrondan büyük boyutlu partikülleri tutar. Minimum etkinlik düzeyi %99,999’dur.
(DOP testine göre)Dekontominasyon faktörü(F)minimum 100000’dir.
Class ΙΙ Biyogüvenlik kabini (Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri) kontaminasyon riski olan hava kanalları negatif basınç altında bırakılmış böylece çalışma alanına giden havaya partikül karışması önlenmiştir.
Class ΙΙ Biyogüvenlik kabini (Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri) Teknik Özellikleri:
Hepa Filtre: HEPA tip filtre olup 0.3 mikrondan büyük boyutlu partikülleri tutar. Minimum etkinlik düzeyi %99,999’dur. (D.O.P testine göre) Dekontominasyon faktörü(F) minimum 100000’dir.
Çalışma Kabini: Epoksi Elektrostatik Toz Boyalı 2mm soğuk çekilmiş çelik DKP malzemeden, alt dolap ise mobil, yerinden çıkabilir veya metal kapaklı sabit sistem olarak tasarlanabilir. Kabin içinde; hortum uçlu gaz ve su çıkış nozulları, ağır ve hafif gaz ayar paneli mevcuttur. Kabin içi aydınlatma; gerçekleştirilecek olacak çalışmalar çerçevesinde ihtiyaçlara göre flouresant veya UV aydınlatma olarak tasarlanabilir. Davlumbaz mekanizması hava akış fiziğine uygun olarak tasarlanır.
Çalışma Zemini: AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Tezgah Yüzeyi
Ön Filtre: Sentetik Fiber esaslı filtredir. HEPA filtreye gelen havadaki partikülleri filtre ederek HEPA filtrenin ömrünü uzatır.
Fan: Standart EN 60034-1 Koruma sınıfı IP44 Çelik gövdeli, tek emişli santrifugal tip üfleyicidir. Pervane ve motor statik olarak balanslıdır. Laminar hava hızı 3,35-0,55 m/sn’dir.
Aydınlatma: 800 Lüx(Flouresant Lamba/UV Lambalar enerji tasarruflu olup, çalışmalar için optimum performans göstermektedir.
Boya: Class II Biyogüvenlik Kabinleri EN 12469 standartlarına uygun olarak üretim aşamasında özel solventlerle temizlenme, epoksi elektrostatik toz boya ile kaplanma ve 200 °C ̊’de pişirilme aşamalarından geçerek kullanıma hazır hale getirilir.
Gürültü Seviyesi: 55 dBA
Standart Aksesuar: Ayaklı destek standı,UV lamba,Hız ayarlı dimmer anahtar,filtre ömür sayacı
Kurulu Güç: 220 Volt/50Hz (şehir cereyanı)
Hava Akış Kontrolü: Manuel Hız Kontrollü