Vacuklav 31 B+ dental otoklav fraksiyonlu ön vakum metoduna göre çalışmaktadır.
Cihaz küçük ölçekli bir sterilizasyon fabrikası gibi çalışır. Bünyesinde güçlü bir vakum pompası, etkili bir buhar jeneratörü ve akıllı bir işletim sistemi bulunur.
Sterilizasyon sürecinin başında kazandaki hava güçlü vakum pompası sayesinde boşaltılır.
Sonra buhar jeneratörü ile üretilen buharın kazana tekrar tekrar doldurulma ve hızla boşaltılma süreci işler.
Bu aşamada kazanda, aletlerin boşluklarında (oluklarında / gözeneklerinde) veya tekstillerin arasında sterilizasyonun başarısını olumsuz etkileyebilecek hava tamamen tahliye olur.
Bu sürecin sonunda asıl sterilizasyon evresine geçilir.
Vacuklav aynı zamanda uzun süre saklanacak steril aletler için gerekli olan etkili kurutmayı sağlayacak fraksiyonlu post vakum sistemine de sahiptir.
Sensörler ve akıllı mikroçipler sayesinde, güvenli sterilizasyon için gerekli olan basınç, ısı, vakum gibi parametrelerin takibi ve kontrolü sağlanır.
Kazanı optimal olarak kullanmak için taşıma rafını 5 tepsi ya da 3 kaset dizecek şekilde konumlayabilirsiniz.
Vacuklav 31 B class “B” EN13060 standardına uyumlu bir otoklavdır. Bu sebeple gelecekteki beklentileri de karşılayacak bir cihazdır.
Vacuklav 31 B+ otoklav beş program sunar ve aynı zamanda 2 test programı vardır.
Universal Program 134°C / 2 bar
Hızlı Program B 134°C / 2 bar
Hızlı Program S 134°C / 2 bar
Uzun Prion Program 134°C / 2 bar
Hassas Tekstil Programı 121°C / 1 bar
Vakuum test programı
Bowie & Dick test programı
Vacuklav 31 B+ otoklav kendi başına çalışabilen bir cihaz olarak tasarlanmıştır.
Tezgah üstünde çalışabilen kompakt bir cihazdır.
Sadece elektrik kaynağı yeterlidir.
Meladest 65 ile kullanıldığında şebeke suyu bağlantısı gerekli değildir.
Otoklavın içinde demineralize su ve kullanılmış su için iki ayrı hazne mevcuttur.
Ancak istenirse Meladem 40 su arıtma sistemi vasıtası ile şebekeye bağlı olarak da kullanılabilir.
Bu durumda taze su girişi ve kullanılmış suyun tahliyesi otomatik olarak gerçekleşecektir.
Sterilizasyon prosesinin dökümante edilmesi:
Cihaz üzerinde bulunan seri arayüz bağlantısı (RS 232) ile protokol yazıcısı Melaprint 42 ile ya da bilgisayarınızla iletişim kurar.
Melag tarafından geliştirilmiş olan dökümantasyon yazılımı Melatrace bu işlem için uygundur.
Melaflash CF Card yazıcı sayesinde bilgiler CF karta kaydedilebilir ve sterilizasyon kayıtları kart okuyucu ile her bilgisayarda okunabilir.
Melacontrol (Helix Test) ek olarak düşük maliyetli ve kolay bir şekilde sterilizasyon partisi kontrolü ve dökümantasyon yapılmasına yardımcı olur.
Meladoc sistemi ile de sterilizasyon bilgilerini etiketlere basarak poşetlenmiş aletlerinizin üzerine yapıştırabilirsiniz.