Masaüstü spektrofotometre CM-3600A
CM-3600A laboratuvar, ARGE ve üretim kullanıcılarının renk ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, çok yönlü bir masaüstü spektrofotometredir. Cihaz tüm çeşitlerde katı ve sıvı numunelerinde hassas renk verisi sunar; hatta bulanıklık ölçümü bile yapabilir.
Tanıtım
Yüksek Hassasiyetli, Çok Yönlü Spektrofotometre
CM-3600A Spektrofotometre, yansıma veya geçirgenlikte renk ölçme kapasitesine sahip ve dolayısıyla Plastik, Boya, Seramik, Kimyasal vb. gibi geniş bir uygulama aralığında hizmet sunan yüksek hassasiyetli ve yüksek güvenilirlikli bir masaüstü cihazıdır.
CM-3600A, aynı anda parlaklık tutucu hem dahil (SCI) hem de hariç (SCE) tutan ölçümler sağlayan sayısal parlaklık kontrolü (NGC) dahil olmak üzere patentli Yenilikçi Optik Sistem teknolojisini kullanmaktadır. Buna ek olarak posa, kağıt tekstil ve diğer kimyasallar gibi optik parlatıcı içeren numunelerin ölçümünde benzersiz UV ayarı sağlayan sayısal UV kontrolüne (NUVC) teknolojisine sahiptir.
Bu patentli teknolojiler en yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik seviyeleriyle birlikte hareketli parça sayısının azaltılmasıyla üstün güvenilirlik sağlar; dolayısıyla da eşi görülmemiş bir fiyat-performans oranı sunar.
Özellikler
Sayısal Parlaklık Kontrolü Aynı Anda SCI/SCE Ölçümleri Sağlar
CM-3600A Konica Minolta’nın patentli Sayısal Parlaklık Kontrolü sistemini kullanarak mekanik parlaklık tutucusu ihtiyacını ortadan kaldırır. İki adet xenon lamba kullanan sistem, tek ölçümde yansıtıcı elemanı hem dahil (SCI) hem de hariç (SCE) tutacak şekilde eşzamanlı renk ölçümü yapabilir.
Kumaş veya kağıt gibi optik parlatıcı (OBA) içeren materyallerin hassas ölçümü, UV elemanının kesin kontrolünü gerektirir. CM-3600A’nın kullandığı patentli Sayısal UV Kontrolü metodu, iki xenon lambadan gelen flaşların sonuçlarını birleştirmek için özel hesaplamalar kullanarak bu kontrolü sağlar. Lambalardan biri tam UV enerjisine sahiptir, diğerindeki UV enerjisi ise bir UV kesme filtresi (400 veya 420 nm) tarafından alınmıştır. Bu yöntem uzun ve tekrarlı filtre pozisyonu ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırarak Beyazlık Endeksi, Gölge, Parlaklık veya UV profiline göre UV ayarı yapılmasını sağlar.
CM-3600A yansıma veya geçirgenlik modunda katı veya sıvı numuneleri ölçerek opak malzemelerden yarı saydam veya saydam malzemelere kadar geniş bir numune aralığında mükemmel esneklik sağlar.
Numune izleyici, ölçülecek alanın kesin biçimde hedeflenmesi ve kontrol edilmesi için numunenin net ve aydınlatılmış şekilde izlenmesini sağlar.
CM-3600A, tüm numune boyutlarına uyacak Ø 4 mm, 8 mm ve 25.4 mm’lik açıklıklar sunar.
Model
 Masatipi Spektrofotometre CM-3600AAydınlatma/ görüntüleme sistemiYansıtma; d:8° (geniş aydınlatma, 8 derece görüntüleme), aynı anda SCI (di:8° yansıtıcı tutucu dahil) / SCE (de:8° yansıtıcı tutucu hariç) ölçüm özelliğine sahip CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7 ve JIS Z8722 Condition C standartlarına uyumlu. Aktarım: di:0°, de:0° (geniş aydınlatma, 0-derece izleme); CIE No.15, ASTM E-1164 and DIN 5033 Teil7 standartlarıyla uyumlu.Işık alıcı elemanSilikon fotodiyot dizisi (çift 40- eleman)Spektral ayırma cihazıKırınım kafesiDalga boyu aralığı360-740 nmDalga boyu sahası10 nmYarım bant genişliğiYaklaşık 10 nmYansıtma aralığı0 ila {4f41dafb441653bc01d5a5f77771681af348716bac706b69e401f3a7a2194a0d}200, çözünürlük: 0.01{4f41dafb441653bc01d5a5f77771681af348716bac706b69e401f3a7a2194a0d}Küre boyutuØ152 mmIşık kaynağı4 pulslu xenon lambaÖlçümler arasındaki minimum sıklıkNormal SCI/ SCE ölçümü: 4 saniye UV kesim / UV ayarlı ölçüm: 5 saniye Aktarım ölçümü: 3 saniyeÖlçüm/Aydınlatma alanıYansıma: LAV, MAV ve SAV LAV arasında değiştirilebilir: Ø25.4 mm / Ø30 mm
MAV: Ø8 mm / Ø11 mm
SAV: Ø4 mm / Ø7 mm
Aktarım: Yaklaşık Ø17 mmTekrarlanabilirlik(Beyaz plaka beyaz kalibrasyonunun ardından 10 saniye aralıklar ile 30 kez ölçüldüğünde) Spektral yansıma: Standart sapma {4f41dafb441653bc01d5a5f77771681af348716bac706b69e401f3a7a2194a0d}0.1 içinde Kolorimetrik değerler: Standart sapma ÄE*ab 0.02 içerisindeCihazlar arası uyumlulukÄE*ab 0,15 içerisinde (LAV/SCI) Ana gövde ölçüm değerlerine kıyasla 12 BCRA Series II renk karoları için ortalama 12UV ayarıAnlık sayısal ayarUV kesme filtreleri400 nm kesim ve 420 nm kesimAktarım odasıGenişlik: 133 mm, Derinlik: Yakl. 50mm; Ölçüm çapı: Yaklaşık 17 mm; Transmisyon numune tutacağı (opsiyonel aksesuar): Hem plaka şekilli hem de sıvı numuneler için numune tutacağı (çıkarılabilir); CM-3610A’da sıvı numuneler ölçülemez.Ara yüzUSB 1,1GüçAC 100 ila 240V 50/60Hz (sağlanan AC adaptor kullanılarak)Çalışma sıcaklığı/ nem aralığı13 – 33℃, bağıl nem buharsız 80ï¼… veya daha az (35℃)Depolama sıcaklığı/ nem aralığı0 – 40℃, bağıl nem buharsız 80ï¼… veya daha az (35℃)Ebatlar (GxYxD)244 × 205 × 378 mmAğırlık11,5 kgStandart aksesuarlarBeyaz Kalibrasyon Plakası, Hedef Maskesi (Ø4 mm), Hedef Maskesi (Ø8 mm), Hedef Maskesi (Ø25.4 mm), Sıfır Kalibrasyon Kutusu, AC Adaptör, Toz Kapağı, Aksesuar Kutusu, USB Kablo (3 m)Opsiyonel aksesuarlarSıvı ölçümü için aktarım Numune Tutacağı, Hücre (2mm)/(10mm)/(20mm), Plastik Hücre (2mm)/(10mm)/(20mm), Aktarım Sıfır Kalibrasyon Plakası