NANOSIGHT LM10
Malvern Panalytical NanoSight LM10, hem rutin testlerin hem de araştırma laboratuvarlarının değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde her zaman yükseltilebilen oldukça esnek ve sağlam bir araçtır.
- Sonuçların görsel olarak doğrulanması.
- Minimum numune hazırlama.
- Standart veya yüksek hassasiyetli kamera seçimi.
- Sıcaklık kontrolü olan veya olmayan örnek odasının seçimi.
- Değiştirilebilir lazer blokları ve dalga boyları seçimi.
Nasıl çalışır?
NanoSight LM10, Nanopartikül İzleme Analizi (NTA) teknolojisini kullanır.Bu teknoloji, bir süspansiyondaki partiküllerin boyut dağılımını ve konsantrasyon ölçümünü elde etmek için hem ışık saçılımı yönteminden hem de Brownian hareketinden yararlanır.
Bir lazer ışını numune haznesinden geçirilir ve bu ışının yolunda olan süspansiyon içindeki partiküller ışık saçılmasına yol açar ve 20x büyütmeli mikroskoba yerleştirilmiş kamera ile kolayca görüntülenir.
Kamera saniyede 30 kare (fps) hızında çalışır ve Brownian hareketi altında hareket eden partikülleri videoya kaydeder. Yazılım birçok partikülü ayrı ayrı ve aynı anda izler ve Stokes-Einstein denklemini kullanarak hidrodinamik çaplarını hesaplar. Ölçüm, kullanıcı dostu bir yazılım ara yüzü ile ayarlanan Standart İşletim Prosedürleri (SOP) ile kontrol edilir.