Ürün No: M9822B
M9822 / M9822B yeni tasarlanmış devre yüksek doğruluk ile hızlı ölçümler elde etmek için hızlı AD ve DA teknolojisini benimser. Ve 0.1mV / 0.1mA çözünürlüğü, voltaj ve akımın küçük değişikliklerini etkili bir şekilde gösterebilir, böylece cihaz daha geniş bir uygulama alanına sahiptir ve daha iyi test sonuçları elde eder. Bu arada, yüksek ışıklı VFD'yi, basit menüyü ve görüntülenen içerikleri ve tüm tuşlardaki çalışma durumu göstergelerini donatarak işleminiz çok daha rahat ve kolay hale gelir. Aksi takdirde, eksiksiz ve insancıllaştırılmış test fonksiyonları üretkenliğinizi büyük ölçüde artıracaktır.
Yeni CR-LED test modu, diyot dönüş voltajındaki artışla ayarlanan LED ışık özelliklerinin gerçek bir simülasyonu olabilir, diyotun çalışma prensibini tamamen simüle eder, böylece test voltajı ve akımı normal ve kararlı bir şekilde elde edilir değer, geleneksel sabit direnç modunu önlemek için gerilim ve akım kararsızlığı veya şok altında, gerçek LED sürücü güç yük durumunu yansıtır.
Yeni seri programlanabilir elektronik yük, LED sürücü gücü, anahtar gücü, güç trafosu, şarj cihazı, akümülatör gibi endüstriler için ürün araştırmalarının deneysel araştırma gereksinimlerini ve üretim hattının test gereksinimlerini karşılar.
Özellikler:
• Giriş voltajı: 0 ~ 150V (M9822) veya 0 ~ 500V (M9822B); Giriş akımı: 1mA ~ 30A; Giriş gücü: 300W
• CR-LED ölçüm modu, tamamen LED gücünün yük özelliklerini simüle eder
• Yüksek ışık ve yüksek görünürlüklü VFD ekran
• 0.1mV ve 0.1mA yüksek çözünürlük
• OCP ve OPP'nin test fonksiyonları kritik parametreleri doğru şekilde yakalayabilir
• CC, CV, CR, CP modları
• Batarya test modu, deşarj süresini ve kapasitesini otomatik olarak kaydedebilir
• 0.1mA dinamik geçiş süresi, güç dinamik yanıtını etkili bir şekilde algılayabilir.
• Liste testi, test modunu ve süresini esnek bir şekilde ayarlayabilir ve son olarak test sonucunu değerlendirebilir
• Uzaktan test fonksiyonu ve çoklu veri depolama grupları