160 boru uzunluğu amacı ile sınırlı uzunlukta
farkı: 160 tüp uzunluğu objektif lensi optik mesafe değiştiremez, ve sonsuzluk objektif lens diğer cihazlara eklenebilir; Böyle o zaman o zaman sen floresan cihazı ekleyebilir, sonsuz objektif lens ise biyolojik mikroskop, ancak 160 tüp uzunluğu objektif lens gibi.
160 / - 160 / 0.17 cam kapak ihtiyacına değinmektedir ilave kapak camı gerek kalmadan 160 boru uzunluğu amaca belirtir
PH faz kontrast amacıdır
P (PL) Düzlem Amaç PL L Düzlem Uzun Mesafe Amaç EP yarı-düzlem F floresan hedeftir
Akromatik Amaç ACH apokromatik Amaç
Süper Uzun Renksiz Amaç APO L
Amacı mikroskop en önemli optik bileşenleridir. ilk defa bir amacı, doğrudan görüntüleme ve farklı optik özellikleri kalitesini etkiler ve bir mikroskop kalitesini ölçmek için bir numaralı kriterdir görüntü ışık kullanılarak. objektif lens yapısı karmaşık ve hassas yapılır. Nedeniyle nesne zayıf düzeltme metal mercek kovan belirli bir mesafe ile ayrılır ve sabit bir mercek grubundan oluşmaktadır. Amacı böyle koaksiyel, parfocal gibi birçok özel gereksinimleri vardır. Görüntü net gözlemlemek objektif merceğinin büyütme kullanırken parfocal hem mikroskobik incelemede, objektif lens başka büyütme dönüşüm, onun görüntüleme temelde açık olmalıdır edilir ve görüntünün merkezi de içinde olmalıdır belirli bir aralık sapma, bu, menteşe derecesidir. avantaj ve parfocal performansı olumsuz yönleri ve ko-aksiyel derecesi mikroskobu kalitesinin önemli bir sembol, bu amaç kalite ve objektif lens dönüştürücünün doğruluğu ile ilişkilidir. Modern mikroskop amaçları mükemmel yüksek derecede ulaşmış, sayısal açıklık limitine yakın iken, teorik değerin arasındaki farkın merkezinin görüş alanının çözünürlüğü az olmuştur. Bununla birlikte, bu alanda kenarında görüntü kalitesi mikroskop objektif görüş alanını artırmak için devam eden ve geliştirilmesi imkanı hala var. Böyle bir araştırma çalışması ise hâlâ devam ediyor. Modern mikroskop amaçları görüntüleme noktalarında farklıdır. Amaç geniş kirişler (büyük delikler) bir mikroskop ve işin en karmaşık ve önemli bir parçası, ancak bu kirişler, optik eksen (küçük görüş alanı) için küçük bir eğim açısına sahip; mercek dar kiriş ancak büyük daldırma Field büyük) ile çalışır. objektif ve mercek hesaplanırken, sapmalar ortadan kaldırarak büyük bir fark vardır. Geniş kirişler ile ilişkili sapmalar küresel sapma, koma ve konumsal sapkıdır; görüş alanı ile bağlantılı anormallikleri astigmat, alan, bozulma ve büyütme kavisi vardır. Mikroskopik objektif bir iptal küresel sapma sistemidir. Bu küresel sapma elimine edilir ve sinüzoidal koşulları elde edildiğinde eksende konjugat nokta çifti için, her hedef için sadece iki tür iptal sızıntıları olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, nesne ve görüntünün hesaplanan pozisyonlarda bir değişiklik sapmaları büyük hale gelmesine yol açar.
Gönderme zamanı: Aralık-04-2018