İki adet kolon motor ile yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini yapmaktadır.
Sırt kısmı, motor ile 0 - 90 derece arasında ayarlanabilir. Sırt kısmı kalkış sırasında geriye doğru kayarak hastanın sıkışmasını engellemektedir.
Diz kısmı, motor ile 0 – 35 derece arasında ayarlanabilir.
Ayak ucu kısmı manuel dişli sistemi ile ters v, fowler ve vascular pozisyonu alabilmektedir.
El kumandası ile tüm fonksiyonlar kontrol edilebilir.
Ayak ucu kısmında bulunan hemşire paneli ile tüm kontrol sağlanır ve ayrıca paneldeki kilit sistemi ile el kumandasındaki fonksiyonlar kilitlenebilir.
Hemşire paneli üzerindeki CPR butonu ile acil durumlarda elektronik CPR yapılabilir.
Karyola yatak platformu ve alt şasesi ABS plastik malzeme ile kaplanmıştır.
Karyola başlıkları ABS plastik malzemeden üretilmiştir ve istenildiğinde kolayca sökülebilir.
Korkuluklar dört ayrı parça olup alt kısmında bulunan mandal vasıtası ile konforlu bir şekilde kapanıp açılabilir.
Korkuluklar ABS plastik malzemeden üretilmiştir.
Bir adet yüksekliği ayarlanabilen serum asma aparatı bulunmaktadır. Bu askı karyolanın dört köşesine takılabilir.
360 derece dönebilen dört adet tekerlek, ABS kaplı, antistatik özellikte, merkezi yön kilitlidir.
Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.