25 Torbalık Kan Dolabı
Fiyat Isteyiniz
Ürünün Adı 25 Torbalık Kan Dolabı
Ürün Model No Model-1901
-
Torba Kapasitesi 450 Ml: 25 adet
-
Çalışma Aralığı C°: 0 - 10 c°
-
Ayarlanmış Isı C°: + 4 c°
-
Çekmeceli Raf Cr-Ni: 2
-
Dış Ölçüler GxDxY Mm: 450 x 655 x 765
-
İç Ölçüler GxDxY Mm: 370 x 350 x 520
-
Ambalajlı GxDxY Mm: 460 x 700 x 795
-
Brüt Kg: 53
-
Brüt Hacim Lt: 87,5
25 Torbalık Kan Dolabı ürünle ilgili açıklama1-Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrosatatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
2-Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
3-Cihazın kapısı cift kat ısı camlı,kilitlenebilir ve manyetik contalıdır.Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
4-Cihaz,havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir.Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur.Bu hareketli raf sisteminde kolay çekilebilme özelliği mevcuttur.kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi seperatörler bulunmaktadır.
5-Dolapta bulunan her bir raf en az 33 unite kan torbası saklama kapasitesine sahiptir.
6-Cihaz kan bileşenlerinin ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 derece aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
7-Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
8-Cihaz kan bileşenlerini ayırmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
9-Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
10-Dolap kabin içi aydınlatması floresan lamba gerçekleşmektedir.
11-Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır.
12-Dolap sıcaklık bilgisinin, istenildiğinde bilgisayar ortamına aktarımını sağlayan RS 232 port bulunmaktadır. Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
13-Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır.Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir.Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilebilmektedir.
14-Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur.Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 72 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
15-incubatör çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında,elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
16-incubatörün soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
17-Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
9-Cihazın çalışma sistemine kullanıcı talebi doğrultusunda 30 gun boyunca veri saklama imkanı veren bir mikroişlemci eklenebilmektedir.Bununla birlikte sisteme eklenen termal yazıcı ile saklanan verilerin rakamsal ve grafiksel dökümü alınabilmektedir.
20-Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008,TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir.Kan dolaplarımızın CE,UBB kaydı ve Barkodu bulunmaktad
25 Torbalık Kan Dolabı, Sıfır ( Yeni ) Satılık Fiyat'la satılık, inceleyin sipariş verin satın alın!