SmartVent™
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi Gürüntüleme Seti
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisinde yeni nesil !...
-Oksiyen tüpü gerektirmez
- Radyoizotopun solunması (uptake) esnasında
hasta normal nefes alıp verir
- Uptake zamanı:1-2 dak.
- Uptake sırasında ortama kesinlikle
radyasyon kaçağı olmaz
Üstün Özellikleri
Performans özellikleri
Yukarıdaki parametreler ile sayım oranı;
SmartVent™ Nasıl Çalışır?
SmartVent™, sıvı aerosolün üretiminde, mevcut teknolojilerden farklı olarak elektronik mikro-pompa kullanır.
SmartVent™, aerosol jeneratörünün kalbinde, eşsiz bir kubbe şekline haiz diyafram plaka yer alır. Diyafram plakada 1000 den fazla hassas konik delik vardır ve titreşimli elementle sarılıdır. Enerji uygulandığında, diyafram plaka saniyede 125,000'den fazla titreşim yapar. Bu hızlı titreşim, her bir diyaframın mikro-pompa şeklinde hareket etmesine yol açarak deliklerden sürekli damlacıklar halinde sıvı akışını sağlar.
SmartVent™, hasta ve kullanıcı dostu olarak dizayn edilmiştir.
Düşük dirençli hasta aparatı, hastaların basınçlı konvansiyonel aerosol sistemlerine göre daha rahat nefes almasını sağlar.
Aynı zamanda SmartVent™ sistemin kolay açılıp kapatılabilmesi sayesinde, aerosol ventilasyon işlemi esnasında dinlenme ihtiyacı duyan hastalarda, görüntü kalitesinde veya uptake verimliliğinde kayıp olmadan ara verilebilir.
Kullanım Kolaylığı ve Güvenlik
SmartVent™ kullanımı çok kolaydır. Sistem tek seans kullanım için CE işaretli olup, transfer seti tek kullanımlıktır.
Jeneratöre hasta sayısına göre yeterli miktarda aktivite yüklenebilir.
Her bir hastada, transfer setleri zırhlı kanisteri açmaya gerek kalmadan değiştirilebilir. Bu da kullanıcının alacağı doz miktarını minimize etmeye yardımcı olur.
Aerosol üretimini başlatmak ya da durdurmak için sadece SmartVent™ on/off düğmesine basmak yeterlidir.
Bu sayede, aerosol ventilasyon işlemi sırasında diğer ventilasyon sistemleriyle karşılaştırıldığında daha iyi kontrol sağlanır.
Üretim tamamen pasif olduğundan, çalışma esnasında hasta ağızlığı çıkartsa dahi, sistemden Tc-99m DTPA aerosol kaçağı olmaz.
Bu özellik sayesinde radyoaerosol çalışmalarında oluşan kontaminasyon önlenmiş olur ve ihtiyaç halinde gama kameranın önünde dahi ventilasyon yapılmasına olanak verir.
Tipik Ventilasyon Süreleri
SmartVent™’in yüksek verimliliği Tc-99m DTPA‛nın toplam aktivite, hacim ve konsantrasyon seviyeleri, yerel şartlara uyacak şekilde özelleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda bazı olasılıklar gösterilmektedir.
Transfer zamanları farklı yaşlarda ve durumlarda bulunan birçok hastada denenerek, transfer edilen sayım oranının tipik perfüzyon dozunun yaklaşık olarak %20-30 arasında olduğu tespit edilmiştir.
İleri derecede solunum rahatsızlığı olan hastalara yüksek konsantrasyonlu 800 MBq civarında doz verildiğinde, uptake süresinin daha kısaldığı görülmüştür. Ayrıca, gerekli durumlarda bir kaç nefeste kabul edilebilir sayım oranına ulaşmak da mümkündür.
SmartVent™ Relatif Verimlilik
SmartVent™ göreceli transfer etkinliği yönünden diğer iki radyoaerosol transfer sistemi ile karşılaştırılmıştır.
Her üç sistem de kullanım talimatlarına uygun olarak kurulmuş ve 2.5 ml 800MBq Tc-99m DTPA ile yüklenmiştir.
Sistemlerin ağızlık ve çıkışı arasına yüksek verimli filtre yerleştirilmiştir.
Bir gönüllü, sistemler çalışırken, 1 dakika boyunca ağızlıktan solumuştur.
Filtrelerin, kapalı bir torbaya yerleştirildikten sonra, tek detektörlü gama kamera ile radyoaktivite sayımı yapılmıştır.
Sonuçlar
Partikül Boyut Ölçüm Sonuçları
Partikül boyut ölçümleri SmartVentTM sistemde yapılarak, venturi prensibine göre çalışan diğer iki ticari aerosol sistemler ile karşılaştırılmıştır.
Bu sonuçlar SmartVent™ transfer oranının, sistem X1 ve X2'den çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.
SmartVent™ Sistem Bileşenleri