4 Kanallı, Yük ve Ses Ölçüm Modülü
imc CRONOSflex ölçüm modülü QI-4, özellikle hem oldukça durağan hem de dinamik yük ölçümlerine uygun tasarlanmıştır. Piezoelektrik sensörler ile kuvvet, basınç, ivme ölçülebildiği gibi ayrıca araç test sistemlerindeki motor göstergelerinde ortaya çıkan gürültü gibi katı üzerinden aktarılan gürültülerin analizleri gerçekleştirilebilir.
Standart BNC terminallerine alternatif olarak, tümleşik TEDS ile gelen yük sensörlerinin kullanımına izin veren üç eksenli terminaller sunulmaktadır.
Modül ek olarak akustik ölçümleri ve titreşim analizlerini gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptir. Bu amaç uğruna ICP, DeltaTron ve PiezoTron sensörleri gibi akım beslemeli IEPE sensörleri modül tarafından desteklenmektedir. Bundan başka, modül geniş gerilim aralığı boyunca yüksek isabetli ölçümler içinde kullanılabilmektedir.
Modül çok yüksek sinyal-gürültü oranına ve yüksek güvenilirliğe sahiptir. 50 kHz dolaylarınaki büyük bant genişliği ve 24-bitlik çözünürlüğünün birleşimi ile ölçüm mühendisliği alanındaki geniş uygulama yelpazesinde kullanılabilmektedir. Her kanala ayrı ayrı uygulanan galvanize izolasyon ile girişimsiz sinyal yakalamak mümkündür.
QI-4 modülün ön panelindeki her ölçüm girişinin yanında “akım beslemesi ile AC” ölçüm modunda iken kablo kırılmasını gösteren LED bulunmaktadır
QI-4 modülünün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir:
- Durağan ölçümler için zaman içerisinde düşük sapma ile yük ölçümü
- Her kanal için galvanize izolasyon
- 49 kHz sinyal bant genişliği
- Yüksek sinyal-gürültü oranı (-110 dB SNR)
- Düşük sinyal bozulma oranı (-115 dB THD)
imc CRONOSflex – Sınırsız Genişleme, Esnek Modülarite
imc CRONOSflex sistemi bir ana ünite (CRFX-400/CRFX-2000G) ve bir ya da birden fazla modülden oluşmaktadır. Bu modüller birbirlerine doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
imc CLICK mekanizması ve kalınlaştırılmış alüminyum kasası düzgün bir elektriksel ve mekanik bağlantı sağlar. Sonuç olarak, ana şasi ya da raf sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Ayrıca, modül sisteme eklendiği modülün önünde dinamik olarak atanan tanımlama kodunu(ID) gösteren yazılım tarafından otomatik olarak tanınır.
Alternatif olarak bağlantı, standart Ethernet kabloları (RJ45, CAT5) ile de gerçekleştirilebildiğinden dağıtılmış sistem oluşturulabilmektedir.
imc CRONOSflex modülleri, tam EtherCAT üzerinden CANopen (CoE) desteği ile EtherCAT tabanlı otomasyon sisteminde EtherCAT yardımcı üniteleri olarak çalışan bileşenler olarak kullanıldığında ana ünite olmaksızın çalışabilmektedirler.
Modül Versiyonları
|CRFX/QI-4||Standart, BNC giriş konnektörleri|
|CRFX/QI-4-ET||Arttırılmış çevresel dayanıklılık|
Terminal Bağlantıları
|Ölçüm Girişleri:||8x BNC|
|Sistem Veri Yolu (EtherCAT):||2x RJ45 ağ konnektörleri|
|Güç Kaynağı Bağlantısı:||Çoklu kodlanmış LEMO.EGE.1B.302 (dişi)FGG.1B.302 (Standart) ve FGE.1B.302 (E-kodlu) konnektörlerine uygun|
|Modül Bağlantısı:||2x 20 pol. (Sistem veri yolu ve güç kaynağı)|
Modül Güç Kaynağı Seçenekleri
- Doğrudan bağlantı (LEMO.EGE.1B.302 güç soketi)
- Bitişik modül (modül konnektörü / imc Click mekanizması)
- EtherCAT ağ kablosu: EtherCAT üzerinden enerji (PoE)