To'liq qon, sarum yoki plazmadagi miyoglobinni sifatli aniqlash uchun tezkor, bir bosqichli test.
Faqat professional in vitro diagnostikada foydalanish uchun.
MYO One Step miyoglobin test qurilmasi (to'liq qon/zardob/plazma) miyokard infarkti (MI) tashxisida yordam sifatida to'liq qon, sarum yoki plazmadagi inson miyoglobinini sifatli aniqlash uchun tezkor xromatografik immunoassaydir.
Sinovdan oldin sinov, namuna va/yoki boshqaruv elementlari xona haroratiga (15-30°C) yetib borishiga ruxsat bering.
1. Xaltani ochishdan oldin uni xona haroratiga keltiring.Sinov moslamasini muhrlangan xaltadan olib tashlang va uni imkon qadar tezroq ishlating. Sinov folga qopchasini ochgandan so'ng darhol amalga oshirilsa, eng yaxshi natijalarga erishiladi.
2. Sinov moslamasini toza va tekis yuzaga qo'ying.
Sarum yoki plazma namunalari uchun:Tomizgichni vertikal holda ushlab turing va 2 tomchi sarum yoki plazmani (taxminan 50 uL) sinov qurilmasining namuna qudug'iga (S) o'tkazing, so'ngra taymerni ishga tushiring.Quyidagi rasmga qarang.
To'liq qonning venipunktur namunalari uchun:Tomizgichni vertikal holda ushlab turing va 4 tomchi venipunktura to'liq qonini (taxminan 100 uL) sinov qurilmasining namuna qudug'iga (S) o'tkazing, so'ngra taymerni ishga tushiring.Quyidagi rasmga qarang.
Finaerstick butun qon namunalari uchun:
Kapillyar naychadan foydalanish uchun:Kapillyar naychani to'ldiring va taxminan 100 uL barmoq tayoqchasidagi to'liq qon namunasini sinov qurilmasining namuna qudug'iga (S) o'tkazing, so'ngra taymerni ishga tushiring. Quyidagi rasmga qarang.
Osma tomchilarni ishlatish uchun:Sinov moslamasidagi namuna qudug'ining (S) markaziga barmoq cho'g'ida osilgan 4 tomchi to'liq qon namunasi (taxminan 100 uL) tushishiga ruxsat bering, so'ngra taymerni ishga tushiring.Quyidagi rasmga qarang.
3. Rangli chiziq(lar) paydo bo'lguncha kuting.Natijalarni 10 daqiqada o'qing.20 daqiqadan so'ng natijalarni sharhlamang.
