title: Abi prism collection
text: # Abi prism collection
  
  Abi prism collection est le logiciel chargé de faire la collecte des données brutes d'électrophorèse sur le séquenceur de gène Abi prism 310.
  
  Le logiciel permet :
  
  * de faire son plan de plaque : noms des échantillons et position sur la plaque
  * de lancer l'électrophorèse
  
  Le logiciel effectue le pilotage de l'instrument afin de collecter les données brutes. La séquence des opérations est :
  
  * fermeture du canal du gel bloc du côté de la cuve de tampon,
  * coulage d'un nouveau polymère dans le capillaire entre chaque échantillon en agissant sur le piston relié à la seringue de polymère au niveau du gel block. Le vieux polymère est jeté dans le tube poubelle en position trois,
  * réouverture du canal du gel block,
  * positionnement dans le tube de la plaque correspondant à l'échantillon suivant,
  * électro-injection dans le tube,
  * rinçage de l'électrode et du capillaire,
  * lancement de l'électrophorèse,
  * collecte des données d'électrophorèse au bout d'un temps préprogrammé,
  * arrêt de la collecte au bout d'un autre temps préprogrammé (30 minutes généralement en gene scan ou 3 heures en séquence)
  * appel du programme d'analyse des données (gene-scan analysis ou sequencing analysis)
  * passage à l'échantillon suivant : le cycle recommence
  