prompt: Из текста ниже сделать 5 вопросов-ответов: Автоматический вискозиметр дискретного действия
  в. п. новиченко
  (Кустанайский завод искусственного волокна)
  |Лами предложен прибор для непрерывного из-“ мерения вязкости в широких пределах. Принцип работы вискозиметра известен из литературы*. Ввиду значительных колебаний вязкости прядильного раствора была изменена схема и заменены некоторые узлы. Основными частями вискозиметра являются (рис. 1):
  Рис. 1. Схема работы вискозиметра: /—шестеренчатый насос; 2—шарик; 3—ограничивающая сетка (нижняя); 4—то же (верхняя); 5—вторичный прибор; 6—резервуар; 7—мерная трубка; 8—релейный блок управления; 9—электронный прибор ЭР-Ш-К.
  1.	Электродвигатель с насосом.
  2.	Мерная трубка с надетыми на нее катушками. Трубка изготовлена из органического стекла. Это позволяет в любое время контролировать работу вискозиметра, не отбирая специальной пробы.
  3.	Электронный регулирующий прибор типа ЭР-Ш-К.
  4.	Релейный блок, который состоит: ...
  а)	из шести реле МКУ-48;
  б)	из двух электронных реле времени, причем одно из них высокой стабильности; электронные реле времени сделаны по схемам, приведенным В. М. Большовым**;
  в)	из шагового искателя ШИ 17/4. >В качестве, датчика импульсов использован синхронный электромоторчик СД-2 с редуктором (2 об/мин.). На его ось насажена зубчатка с десятью зубцами; таким образом, датчик дает один импульс в три секунды.
  ■5. Регистрирующий прибор. Использован автоматический мост ЭМП-209 вместо автоматического
  * Приборостроение, № 2 (1959).
  ** В. М. Большов, Электронные