3D irudiak C-Arma gaixoaren inguruan biratzean lortutako proiekzio multzo batetik kalkulatzen dira. Bolumenaren berreraikuntza lan postu berezi batean egiten da. C-Arma eta lan postuak etengabe komunikatzen dira. Adibidez, erabiltzaileak lan postuaren bolumena biratu duenean anatomia perspektiba jakin batetik ikusteko, ikuspegi honen parametroa angio sistemara igor daiteke, eta horrek C-Arma fluoroskopia perspektiba berera bultzatzen du. Era berean, C-Arma angulazioa aldatuz gero, angulazio hau lan postuari igor daiteke, eta horrek bolumena ikuspegi fluoroskopikoaren berera eguneratzen du. Prozesu honen atzean dagoen algoritmoari erregistroa deitzen zaio eta beste irudi batzuekin ere egin daiteke, hala nola DICOMRT edo CTOMM.
erregistroa